topicarray["td20e245"] = {"Html":"\u003c?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\"?\u003e\u003chtml xmlns:msxsl=\"urn:schemas-microsoft-com:xslt\"\u003e\u003cdiv class=\"main_body\"\u003e\u003cbr/\u003e\u003cdiv class=\"content_body\"\u003e\u003cdiv class=\"body_headline\" style=\"display:none;\"\u003e诊断，故障信息\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"prolog-container\"/\u003e\u003cdiv class=\"expandable-container\" data-type=\"condition\"\u003e\u003cdiv class=\"h4 block-title header-object\" data-expandable=\"minus\"\u003e\u003cspan class=\"data-expandable\"\u003e4 … 20 mA 信号\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"expandable-content\" style=\"display: block;\"\u003e\u003cdiv class=\"p p-default floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e请按照接线图在合适的测量范围内接入万用表。下表描述电流信号中可能存在的错误并提供纠错帮助：\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cfigure id=\"Diagnosis_fault_messages.3.3\" class=\"table-wrapper\"\u003e\u003cdiv class=\"tableTitleNarrow inserted-object tablecontainer has-no-table-footer\"\u003e\u003cdiv class=\"table-overflow-container\"\u003e\u003ctable class=\"table_default\"\u003e\u003ccolgroup\u003e				\u003ccol width=\"1.5*\"/\u003e				\u003ccol width=\"2*\"/\u003e				\u003ccol width=\"2*\"/\u003e			\u003c/colgroup\u003e\u003cthead\u003e\u003ctr class=\"first\"\u003e					\u003ctd class=\"default_Cell not_empty\" text-align=\"center\"\u003e						\u003cdiv class=\"p p-default floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e错误\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e					\u003c/td\u003e					\u003ctd class=\"default_Cell not_empty\" text-align=\"center\"\u003e						\u003cdiv class=\"p p-default floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e原因\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e					\u003c/td\u003e					\u003ctd class=\"default_Cell not_empty\" text-align=\"center\"\u003e						\u003cdiv class=\"p p-default floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e纠正\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e					\u003c/td\u003e				\u003c/tr\u003e\u003c/thead\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr class=\"first-content\"\u003e					\u003ctd class=\"default_Cell not_empty\"\u003e						\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e4 … 20 mA信号不稳定\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e					\u003c/td\u003e					\u003ctd class=\"default_Cell not_empty\"\u003e						\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e测量变量有波动\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e					\u003c/td\u003e					\u003ctd class=\"default_Cell not_empty\"\u003e						\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e设置衰减\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e					\u003c/td\u003e				\u003c/tr\u003e\u003ctr class=\"other-content\"\u003e					\u003ctd class=\"default_Cell not_empty\" rowspan=\"3\" valign=\"top\"\u003e						\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e没有4 … 20 mA信号\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e					\u003c/td\u003e					\u003ctd class=\"default_Cell not_empty\"\u003e						\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e接电错误\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e					\u003c/td\u003e					\u003ctd class=\"default_Cell not_empty\"\u003e						\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e检查连接情况，必要时纠正\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e					\u003c/td\u003e				\u003c/tr\u003e\u003ctr class=\"other-content\"\u003e					\u003ctd class=\"default_Cell not_empty\"\u003e						\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e电源未连接\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e					\u003c/td\u003e					\u003ctd class=\"default_Cell not_empty\"\u003e						\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e检查电路是否开路，必要时加以维修\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e					\u003c/td\u003e				\u003c/tr\u003e\u003ctr class=\"other-content\"\u003e					\u003ctd class=\"default_Cell not_empty\"\u003e						\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e工作电压太低，负载电阻太高\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e					\u003c/td\u003e					\u003ctd class=\"default_Cell not_empty\"\u003e						\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e检查，必要时调整\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e					\u003c/td\u003e				\u003c/tr\u003e\u003ctr class=\"other-content\"\u003e					\u003ctd class=\"default_Cell not_empty\"\u003e						\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e电流信号大于22 mA，小于3.6 mA\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e					\u003c/td\u003e					\u003ctd class=\"default_Cell not_empty\"\u003e						\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e传感器电子部件损坏\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e					\u003c/td\u003e					\u003ctd class=\"default_Cell not_empty\"\u003e						\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e更换仪表，或视仪表类型送去维修\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e					\u003c/td\u003e				\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/figure\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/html\u003e"}