topicarray["td20e89"] = {"Html":"\u003c?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\"?\u003e\u003chtml xmlns:msxsl=\"urn:schemas-microsoft-com:xslt\"\u003e\u003cdiv class=\"main_body\"\u003e\u003cbr/\u003e\u003cdiv class=\"content_body\"\u003e\u003cdiv class=\"body_headline\" style=\"display:none;\"\u003eПід'єднання\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"prolog-container\"/\u003e\u003cdiv class=\"expandable-container\" data-type=\"condition\"\u003e\u003cdiv class=\"h4 block-title header-object\" data-expandable=\"minus\"\u003e\u003cspan class=\"data-expandable\"\u003eТехніка під'єднання\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"expandable-content\" style=\"display: block;\"\u003e\u003cdiv class=\"p p-default floating-text\"\u003e\u003cspan\u003eПід'єднання живлення і сигнального виходу здійснюється за допомогою пружинних клем в корпусі.\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"safetycontainer inserted-object\"\u003e\u003ctable width=\"100%\" class=\"note\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr valign=\"top\"\u003e\u003ctd colspan=\"3\" class=\"hint-headerContent\"\u003e\u003cp\u003e\u003cdiv style=\"display:table;\"\u003e\u003cdiv style=\"display:table-cell;vertical-align:middle;\"\u003eПримітка\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr class=\"hint-content\"\u003e\u003ctd class=\"emptyIcon\"/\u003e\u003ctd class=\"emptyIcon\"/\u003e\u003ctd class=\"hint-content-text\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003cdiv class=\"p p-default floating-text\"\u003e\u003cspan\u003eЖорсткі і гнучкі проводи з гільзами на кінцях можна вставляти безпосередньо в отвори клем. В гнучких проводах для відкривання клеми потрібно зсунути важіль з отвору клеми за допомогою викрутки (ширина 3 мм). Клеми закриються, якщо Ви знімете викрутку.\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd colspan=\"3\" class=\"hint-lower-line\"/\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"safetycontainer inserted-object\"\u003e\u003ctable width=\"100%\" class=\"note\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr valign=\"top\"\u003e\u003ctd colspan=\"3\" class=\"hint-headerContent\"\u003e\u003cp\u003e\u003cdiv style=\"display:table;\"\u003e\u003cdiv style=\"display:table-cell;vertical-align:middle;\"\u003eПримітка\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr class=\"hint-content\"\u003e\u003ctd class=\"emptyIcon\"/\u003e\u003ctd class=\"emptyIcon\"/\u003e\u003ctd class=\"hint-content-text\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003cdiv class=\"p p-default floating-text\"\u003e\u003cspan\u003eПроводи повинні мати товщину ізоляції як мінімум 0,5 мм або більше.\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd colspan=\"3\" class=\"hint-lower-line\"/\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003cspan class=\"img_free inserted-object has-image-title\"\u003e\u003cdiv style=\"margin-bottom:-4px;line-height:12.5pt;\"/\u003e\u003cdiv style=\"margin-bottom:-4px;line-height:12.5pt;\"/\u003e\u003cimg src=\"images/EA-Anschlussraum-Litzenanschluss-Zweileiter-4-20mA-PULSx1.svg\" docVersionId=\"contents\" language=\"uk\" class=\"img_free\" id=\"contents_td20e89_EA-Anschlussraum-Litzenanschluss-Zweileiter-4-20mA-PULSx1\"/\u003e\u003cdiv class=\"p imageTitle\"\u003e\u003cspan class=\"imageTitle\"\u003eПід'єднання\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/span\u003e\u003cdiv class=\"p p-default floating-text\"\u003e\u003cspan\u003eДетальніша інформація про макс. поперечний переріз проводів міститься в розділі \"\"\u003cspan class=\"i\"\u003eТехнічні дані - Електромеханічні дані\u003c/span\u003e\".\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/html\u003e"}