topicarray["td20e300"] = {"Html":"\u003c?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\"?\u003e\u003chtml xmlns:msxsl=\"urn:schemas-microsoft-com:xslt\"\u003e\u003cdiv class=\"main_body\"\u003e\u003cbr/\u003e\u003cdiv class=\"content_body\"\u003e\u003cdiv class=\"body_headline\" style=\"display:none;\"\u003e附件\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"container\"\u003e\u003cdiv class=\"content\"/\u003e\u003cdiv class=\"tedfootnotes\"\u003e\u003cdiv class=\"tableTitleNarrow inserted-object tablecontainer has-no-table-title has-no-table-footer\"\u003e\u003ctable cellspacing=\"0\" width=\"100%\" class=\"table_invisible\"\u003e\u003ccolgroup\u003e\u003ccol width=\"2%\"/\u003e\u003ccol width=\"98%\"/\u003e\u003c/colgroup\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003csup style=\"font-size: 4pt; top: 1.5px;\"\u003e\u003cspan\u003ea\u003c/span\u003e\u003c/sup\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cdiv class=\"p default floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e只在 G 螺纹上有，在拥有食品/制药证书的仪表上采用 EPDM\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003csup style=\"font-size: 4pt; top: 1.5px;\"\u003e\u003cspan\u003ea\u003c/span\u003e\u003c/sup\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e取决于应用和介质\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003csup style=\"font-size: 4pt; top: 1.5px;\"\u003e\u003cspan\u003eb\u003c/span\u003e\u003c/sup\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e取决于应用条件\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003csup style=\"font-size: 4pt; top: 1.5px;\"\u003e\u003cspan\u003ea\u003c/span\u003e\u003c/sup\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e默认值，可以任意设定。\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003csup style=\"font-size: 4pt; top: 1.5px;\"\u003e\u003cspan\u003ea\u003c/span\u003e\u003c/sup\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e已经包含在测量偏差中了\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003csup style=\"font-size: 4pt; top: 1.5px;\"\u003e\u003cspan\u003ea\u003c/span\u003e\u003c/sup\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e当工作电压 U\u003csub\u003eB\u003c/sub\u003e ≥ 24 V DC 时\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003csup style=\"font-size: 4pt; top: 1.5px;\"\u003e\u003cspan\u003eb\u003c/span\u003e\u003c/sup\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e在测量距离跳跃式地从 1 m 变为 5 m 后直至输出信号首次达到其稳态值的 90 % 的时间段。适用于当工作电压为 U\u003csub\u003eB\u003c/sub\u003e ≥ 24 V DC 时。\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003csup style=\"font-size: 4pt; top: 1.5px;\"\u003e\u003cspan\u003ec\u003c/span\u003e\u003c/sup\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003e在给定的波束角之外，雷达信号的能量水平降低了 50 % (-3 dB)。\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/html\u003e"}