var g_sepIdx = [];
//g_searchEnginePlainTextArray -> treeId | TopicText
var g_searchEnginePlainTextArray = [];
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e17';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e17'] = 'Sicherheitshinweise für Ex-Bereiche:WARNUNGBeachten Sie bei Ex-Anwendungen die Ex-spezifischen Sicherheitshinweise. Diese liegen jedem Gerät mit Ex-Zulassung als Dokument bei und sind Bestandteil der Betriebsanleitung.Redaktionsstand: 2023-10-26';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e19';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e19'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e21';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e21'] = 'Die vorliegende Anleitung liefert Ihnen die erforderlichen Informationen für Montage, Anschluss und Inbetriebnahme sowie wichtige Hinweise für Wartung, Störungsbeseitigung, Sicherheit und den Austausch von Teilen. Lesen Sie diese deshalb vor der Inbetriebnahme und bewahren Sie sie als Produktbestandteil in unmittelbarer Nähe des Gerätes jederzeit zugänglich auf.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e24';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e24'] = 'Diese Betriebsanleitung richtet sich an ausgebildetes Fachpersonal. Der Inhalt dieser Anleitung muss dem Fachpersonal zugänglich gemacht und umgesetzt werden.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e27';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e27'] = 'Information, Hinweis, Tipp: Dieses Symbol kennzeichnet hilfreiche Zusatzinformationen und Tipps für erfolgreiches Arbeiten.Hinweis: Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise zur Vermeidung von Störungen, Fehlfunktionen, Geräte- oder Anlagenschäden.Vorsicht: Nichtbeachten der mit diesem Symbol gekennzeichneten Informationen kann einen Personenschaden zur Folge haben.Warnung: Nichtbeachten der mit diesem Symbol gekennzeichneten Informationen kann einen ernsthaften oder tödlichen Personenschaden zur Folge haben.Gefahr: Nichtbeachten der mit diesem Symbol gekennzeichneten Informationen wird einen ernsthaften oder tödlichen Personenschaden zur Folge haben. Ex-Anwendungen Dieses Symbol kennzeichnet besondere Hinweise für Ex-Anwendungen. • Liste Der vorangestellte Punkt kennzeichnet eine Liste ohne zwingende Reihenfolge. 1 Handlungsfolge Vorangestellte Zahlen kennzeichnen aufeinander folgende Handlungsschritte. Entsorgung Dieses Symbol kennzeichnet besondere Hinweise zur Entsorgung.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e32';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e32'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e34';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e34'] = 'Sämtliche in dieser Dokumentation beschriebenen Handhabungen dürfen nur durch ausgebildetes und autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.Bei Arbeiten am und mit dem Gerät ist immer die erforderliche persönliche Schutzausrüstung zu tragen.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e37';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e37'] = 'Der SITRANS LR150 ist ein Instrument zur kontinuierlichen Füllstandmessung.Detaillierte Angaben zum Anwendungsbereich finden Sie in Kapitel ""Produktbeschreibung".Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend den Angaben in der Betriebsanleitung sowie in den evtl. ergänzenden Anleitungen gegeben.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e40';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e40'] = 'Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können von diesem Produkt anwendungsspezifische Gefahren ausgehen, so z. B. ein Überlauf des Behälters durch falsche Montage oder Einstellung. Dies kann Sach-, Personen- oder Umweltschäden zur Folge haben. Weiterhin können dadurch die Schutzeigenschaften des Gerätes beeinträchtigt werden.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e43';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e43'] = 'Das Gerät entspricht dem Stand der Technik unter Beachtung der üblichen Vorschriften und Richtlinien. Es darf nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betrieben werden. Das betreibende Unternehmen ist für den störungsfreien Betrieb des Gerätes verantwortlich. Beim Einsatz in aggressiven oder korrosiven Medien, bei denen eine Fehlfunktion des Gerätes zu einer Gefährdung führen kann, hat sich das betreibende Unternehmen durch geeignete Maßnahmen von der korrekten Funktion des Gerätes zu überzeugen.Die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung, die landesspezifischen Installationsstandards sowie die geltenden Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.Eingriffe über die in der Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen hinaus dürfen aus Sicherheits- und Gewährleistungsgründen nur durch von uns autorisiertes Personal vorgenommen werden. Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen sind ausdrücklich untersagt. Aus Sicherheitsgründen darf nur das von uns benannte Zubehör verwendet werden.Um Gefährdungen zu vermeiden, sind die auf dem Gerät angebrachten Sicherheitskennzeichen und -hinweise zu beachten.Die geringe Sendeleistung des Radarinstruments liegt weit unter den international zugelassenen Grenzwerten. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keinerlei gesundheitliche Beeinträchtigungen zu erwarten. Den Bandbereich der Messfrequenz finden Sie in Kapitel ""Technische Daten".';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e46';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e46'] = 'Über die Frequenz werden länder- oder regionenspezifische Einstellungen für die Radarsignale festgelegt. Die Betriebsart muss zwingend zu Beginn der Inbetriebnahme im Bedienmenü über Sitrans mobile IQ App eingestellt werden.WARNUNGEin Betrieb des Gerätes ohne die Auswahl der für die jeweilige Länder- oder Regionengruppe zutreffenden Frequenz stellt einen Verstoß gegen die Bestimmungen der funktechnischen Zulassungen des jeweiligen Landes oder der Region dar.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e50';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e50'] = 'Diese Hinweise sind ausschließlich für die USA und Kanada gültig. Deshalb ist der folgende Text nur in englischer Sprache verfügbar.Installations in the US shall comply with the relevant requirements of the National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA).Installations in Canada shall comply with the relevant requirements of the Canadian Electrical Code (CEC Part I) (Canada).';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e53';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e53'] = 'Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen.Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts.Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur, wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z. B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden.Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Security finden Sie unter: https://www.siemens.com/industrialsecurityDie Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Security RSS Feed unter: https://www.siemens.com/industrialsecurity';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e57';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e57'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e59';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e59'] = 'LieferumfangDer Lieferumfang besteht aus:Radarinstrument SITRANS LR150Informationsblatt ""Dokumente und Software" mit:Geräte-SeriennummerQR-Code mit Link zum direkten AbscannenInformationsblatt ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes" mit: Bluetooth PIN Bluetooth PUK Device Access PUK Der weitere Lieferumfang besteht aus:DokumentationEx-spezifischen ""Sicherheitshinweisen" (bei Ex-Ausführungen)Funktechnische ZulassungenGgf. weiteren BescheinigungenHinweisIn dieser Betriebsanleitung werden auch optionale Gerätemerkmale beschrieben. Der jeweilige Lieferumfang ergibt sich aus der Bestellspezifikation.KomponentenRadarantenneProzessanschlussProzessdichtung (nur bei G-Gewinden)ElektronikgehäuseAnzeige- und BedieneinheitBelüftung/DruckausgleichKomponenten des SITRANS LR150 (Beispiel Prozessanschluss G1½)TypschildDas Typschild enthält die wichtigsten Daten zur Identifikation und zum Einsatz des Gerätes:GerätetypInformationen über ZulassungenInformationen zur KonfigurationTechnische DatenSeriennummer des GerätesQR-Code zur GeräteidentifikationZahlen-Code für Bluetooth-Zugang (optional)Herstellerinformationen';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e62';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e62'] = 'AnwendungsbereichDer SITRANS LR150 ist ein Radarinstrument zur berührungslosen, kontinuierlichen Füllstandmessung. Er ist geeignet für Flüssigkeiten und Schüttgüter in nahezu allen Industriebereichen.FunktionsprinzipDas Gerät sendet über seine Antenne ein kontinuierliches, frequenzmoduliertes Radarsignal aus. Das ausgesandte Signal wird vom Medium reflektiert und von der Antenne als Echo mit geänderter Frequenz empfangen. Die Frequenzänderung ist proportional zur Distanz und wird in die Füllhöhe umgerechnet.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e65';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e65'] = 'Vor-Ort-BedienungDie Vor-Ort-Bedienung des Gerätes erfolgt über das optional integrierte HMI.Drahtlose BedienungGeräte mit integriertem Bluetooth-Modul lassen sich drahtlos über die Siemens mobile IQ App bedienen.InstrumentMobiles EndgerätDrahtlose Verbindung zu Standard-Bediengeräten mit integriertem Bluetooth LEBedienung über die SignalleitungBei Geräten mit Signalausgang 4 … 20 mA/HART ist auch eine Bedienung über Signalleitung möglich. Dies erfolgt über einen Schnittstellenadapter sowie einen PC/Notebook mittels SIMATIC PDM.InstrumentHART-Widerstand 250 Ω (optional je nach Auswertung)LeitsystemHandbediengerätAnschluss des PCs an die Signalleitung';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e68';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e68'] = 'VerpackungIhr Gerät wurde auf dem Weg zum Einsatzort durch eine Verpackung geschützt. Dabei sind die üblichen Transportbeanspruchungen durch eine Prüfung in Anlehnung an ISO 4180 abgesichert.Die Geräteverpackung besteht aus Karton, ist umweltverträglich und wieder verwertbar. Bei Sonderausführungen wird zusätzlich PE-Schaum oder PE-Folie verwendet. Entsorgen Sie das anfallende Verpackungsmaterial über spezialisierte Recyclingbetriebe.TransportDer Transport muss unter Berücksichtigung der Hinweise auf der Transportverpackung erfolgen. Nichtbeachtung kann Schäden am Gerät zur Folge haben.TransportinspektionDie Lieferung ist bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden zu untersuchen. Festgestellte Transportschäden oder verdeckte Mängel sind entsprechend zu behandeln.LagerungDie Packstücke sind bis zur Montage verschlossen und unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierungen aufzubewahren.Packstücke, sofern nicht anders angegeben, nur unter folgenden Bedingungen lagern:Nicht im Freien aufbewahrenTrocken und staubfrei lagernKeinen aggressiven Medien aussetzenVor Sonneneinstrahlung schützenMechanische Erschütterungen vermeidenLager- und TransporttemperaturLager- und Transporttemperatur siehe Kapitel ""Anhang - Technische Daten - Umgebungsbedingungen"Relative Luftfeuchte 20 … 85 %';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e72';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e72'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e74';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e74'] = 'UmgebungsbedingungenDas Gerät ist für normale und erweiterte Umgebungsbedingungen nach DIN/EN/BS EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1 geeignet. Es kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.ProzessbedingungenHinweisDas Gerät darf aus Sicherheitsgründen nur innerhalb der zulässigen Prozessbedingungen betrieben werden. Die Angaben dazu finden Sie in Kapitel ""Technische Daten" der Betriebsanleitung bzw. auf dem Typschild.Stellen Sie deshalb vor Montage sicher, dass sämtliche im Prozess befindlichen Teile des Gerätes für die auftretenden Prozessbedingungen geeignet sind.Dazu zählen insbesondere:Messaktiver TeilProzessanschlussProzessdichtungProzessbedingungen sind insbesondere:ProzessdruckProzesstemperaturChemische Eigenschaften der MedienAbrasion und mechanische Einwirkungen';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e77';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e77'] = 'PolarisationRadarinstrumenten zur Füllstandmessung senden elektromagnetische Wellen aus. Die Polarisation ist die Richtung des elektrischen Anteils dieser Wellen.Die Polarisation ist durch eine Markierung am Gehäuse gekennzeichnet, siehe nachfolgende Zeichnung:Markierung zur Kennzeichnung der PolarisationLage der PolarisationHinweisDurch Drehen des Gehäuses ändert sich die Polarisation und damit die Auswirkung von Störechos auf den Messwert. Beachten Sie dies bei der Montage bzw. bei nachträglichen Veränderungen.BezugsebeneDie Mitte der Antennenlinse ist der Beginn des Messbereichs und gleichzeitig die Bezugsebene für den Min.-/Max.-Abgleich, siehe folgende Grafik:BezugsebeneBezugsebeneMontagepositionMontieren Sie das Gerät an einer Position, die mindestens 200 mm (7.874 in) von der Behälterwand entfernt ist. Bei einer mittigen Montage des Gerätes in Behältern mit Klöpper- oder Runddecken können Vielfachechos entstehen, die jedoch durch einen entsprechenden Abgleich ausgeblendet werden können (siehe Kapitel ""In Betrieb nehmen").Wenn Sie diesen Abstand nicht einhalten können, sollten Sie bei der Inbetriebnahme eine Störsignalausblendung durchführen. Dies gilt vor allem, wenn Anhaftungen an der Behälterwand zu erwarten sind. In diesem Fall empfiehlt es sich, die Störsignalausblendung zu einem späteren Zeitpunkt mit vorhandenen Anhaftungen zu wiederholen.Montage des Radarinstruments an runden BehälterdeckenBei Behältern mit konischem Boden kann es vorteilhaft sein, das Gerät in Behältermitte zu montieren, da die Messung dann bis zum Boden möglich ist.Montage des Radarinstruments an Behältern mit konischem BodenEinströmendes MediumMontieren Sie die Geräte nicht über oder in den Befüllstrom. Stellen Sie sicher, dass Sie die Mediumoberfläche erfassen und nicht das einströmende Medium.Montage des Radarinstruments bei einströmendem MediumGewinde- und RohrstutzenBei Gewindeanschluss sollte der Antennenrand mindestens 5 mm (0.2 in) aus dem Stutzen herausragen.GewindemontageBei guten Reflexionseigenschaften des Mediums können Sie den SITRANS LR150 auch auf Rohrstutzen montieren, die länger als die Antenne sind. Das Stutzenende sollte in diesem Fall glatt und gratfrei, wenn möglich sogar abgerundet sein.Richtwerte für die Stutzenlängen finden Sie in der nachfolgenden Abbildung bzw. Tabelle. Die Werte wurde aus typischen Anwendungen abgeleitet. Abweichend von den vorgeschlagenen Abmessungen sind auch größere Stutzenlängen möglich, allerdings müssen die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden.Rohrstutzenmontage Stutzendurchmesser d Stutzenlänge h 40 mm 1½" ≤ 150 mm ≤ 5.9 in 50 mm 2" ≤ 200 mm ≤ 7.9 in 80 mm 3" ≤ 300 mm ≤ 11.8 in 100 mm 4" ≤ 400 mm ≤ 15.8 in 150 mm 6" ≤ 600 mm ≤ 23.6 in HinweisBei der Montage auf längeren Rohrstutzen empfehlen wir, eine Störsignalausblendung durchführen (siehe Kapitel ""Parametrierung").Ausrichtung - FlüssigkeitenRichten Sie das Gerät in Flüssigkeiten möglichst senkrecht auf die Mediumoberfläche, um optimale Messergebnisse zu erzielen.Ausrichtung in FlüssigkeitenRührwerkeBei Rührwerken im Behälter sollten Sie eine Störsignalausblendung bei laufendem Rührwerk durchführen. Somit ist sichergestellt, dass die Störreflektionen des Rührwerks in unterschiedlichen Positionen abgespeichert werden.RührwerkeSchaumbildungDurch Befüllung, Rührwerke oder andere Prozesse im Behälter, können sich zum Teil sehr kompakte Schäume auf der Mediumoberfläche bilden, die das Sendesignal sehr stark dämpfen.HinweisWenn Schäume zu Messfehlern führen, sollten Sie größtmögliche Radarantennen oder alternativ Instrumenten mit geführtem Radar einsetzen.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e80';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e80'] = 'MontageGrundsätzlich ist zur Montage des Gerätes folgendes zu beachten:Einbau auf Oberwasser- bzw. ZulaufseiteEinbau mittig zum Gerinne und senkrecht zur Oberfläche der FlüssigkeitAbstand zur Überfallblende bzw. VenturirinneAbstand zur max. Höhe von Blende bzw. Gerinne für optimale Messgenauigkeit: > 250 mm (9.843 in)1Anforderungen aus Zulassungen zur Durchflussmessung, z. B. MCERTSGerinne Vorgegebene Kurven: Eine Durchflussmessung mit diesen Standardkurven ist sehr einfach einzurichten, da keine Dimensionsangaben des Gerinnes erforderlich sind.Palmer-Bowlus-Flume (Q = k x h1,86)Venturi, Trapezwehr, Rechtecküberfall (Q = k x h1,5)V-Notch, Dreiecküberfall (Q = k x h2,5) Gerinne mit Abmessungen nach ISO-Standard: Bei Auswahl dieser Kurven müssen die Dimensionsangaben des Gerinnes bekannt sein und über den Assistenten eingegeben werden. Hierdurch ist die Genauigkeit der Durchflussmessung höher als bei den vorgegebenen Kurven.Rechteckgerinne (ISO 4359)Trapezgerinne (ISO 4359)U-förmiges Gerinne (ISO 4359)Dreiecküberfall dünnwandig (ISO 1438)Rechtecküberfall dünnwandig (ISO 1438)Rechteckwehr breite Krone (ISO 3846) Durchflussformel: Wenn von Ihrem Gerinne die Durchflussformel bekannt ist, sollten Sie diese Option wählen, da hier die Genauigkeit der Durchflussmessung am höchsten ist.Durchflussformel: Q = k x hexp Herstellerdefinition: Wenn Sie ein Parshall-Gerinne des Herstellers ISCO verwenden, muss diese Option ausgewählt werden. Hiermit erhalten Sie eine hohe Genauigkeit der Durchflussmessung bei gleichzeitig einfacher Konfiguration.Alternativ können Sie hier auch vom Hersteller bereitgestellte Q/h-Tabellenwerte übernehmen. ISCO-Parshall-Flume Q/h-Tabelle (Zuweisung von Höhe mit entsprechendem Durchfluss in einer Tabelle)HinweisDetaillierte Projektierungsdaten finden Sie bei den Gerinneherstellern und in der Fachliteratur.Die folgenden Beispiele dienen als Übersicht zur Durchflussmessung.RechtecküberfallÜberfallblende (Seitenansicht)OberwasserUnterwasserÜberfallblende (Ansicht vom Unterwasser)Durchflussmessung mit Rechtecküberfall: hmax. = max. Befüllung des RechtecküberfallsKhafagi-VenturirinnePosition InstrumentVenturirinneDurchflussmessung mit Khafagi-Venturirinne: hmax. = max. Befüllung der Rinne; B = größte Einschnürung der Rinne';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e84';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e84'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e86';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e86'] = 'SicherheitshinweiseBeachten Sie grundsätzlich folgende Sicherheitshinweise:Elektrischen Anschluss nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisiertes Fachpersonal durchführenWARNUNGNur in spannungslosem Zustand anschließen bzw. abklemmen.SpannungsversorgungDie Daten für die Spannungsversorgung finden Sie in Kapitel ""Technische Daten".HinweisVersorgen Sie das Gerät über einen energiebegrenzten Stromkreis (Leistung max. 100 W) nach IEC 61010-1, z. B.:Class 2-Netzteil (nach UL1310)SELV-Netzteil (Sicherheitskleinspannung) mit passender interner oder externer Begrenzung des AusgangsstromesBerücksichtigen Sie folgende zusätzliche Einflüsse für die Betriebsspannung:Geringere Ausgangsspannung des Speisegerätes unter Nennlast (z. B. bei einem Instrumentstrom von 20,5 mA oder 22 mA bei Störmeldung)Einfluss weiterer Geräte im Stromkreis (siehe Bürdenwerte in Kapitel ""Technische Daten")AnschlusskabelVerwenden Sie Kabel mit rundem Querschnitt bei Geräten mit Gehäuse und Kabelverschraubung. Kontrollieren Sie für welchen Kabelaußendurchmesser die Kabelverschraubung geeignet ist, um die Dichtwirkung der Kabelverschraubung (IP-Schutzart) sicher zu stellen.Zum Anschluss des Gerätes wird abgeschirmtes, zweiadriges Kabel empfohlen.HinweisIm HART-Multidropbetrieb ist generell abgeschirmtes Kabel erforderlich.HinweisZu hohe Temperaturen können die Kabelisolation beschädigen. Berücksichtigen Sie deshalb neben der Umgebungstemperatur auch die Eigenerwärmung des Gerätes für die Temperaturbeständigkeit des Kabels im Anschlussraum (Bei einer Umgebungstemperatur ≥ 50 °C (122 °F) sollte das Anschlusskabel für eine mindestens 20 °C (36 °F) höhere Temperatur ausgelegt sein.).Kabelschirmung und ErdungEs wird empfohlen, die Kabelschirmung auf der Versorgungsseite auf Erdpotenzial zu legen.Kabelverschraubung Metrische Gewinde Bei Gerätegehäusen mit metrischen Gewinden ist die Kabelverschraubung werkseitig eingeschraubt. Sie ist durch Kunststoffstopfen als Transportschutz verschlossen.Sie müssen diesen Stopfen vor dem elektrischen Anschluss entfernen. NPT-Gewinde Bei Gerätegehäusen mit selbstdichtenden NPT-Gewinden kann die Kabelverschraubung nicht werkseitig eingeschraubt werden. Die Kabeleinführung ist deshalb als Transportschutz mit einer roten Staubschutzkappe verschlossen.HinweisUm die Gehäuseschutzart sicherzustellen, müssen Sie diese Schutzkappe vor der Inbetriebnahme durch eine zugelassene NPT-Kabelverschraubung ersetzen.HinweisBeim Einschrauben der NPT-Kabelverschraubung bzw. eines Conduit-Stahlrohrs darf kein Fett verwendet werden.Maximales Anzugsmoment siehe Kapitel ""Technische Daten".';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e89';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e89'] = 'AnschlusstechnikDer Anschluss der Spannungsversorgung und des Signalausganges erfolgt über Federkraftklemmen im Gehäuse.HinweisFeste Leiter sowie flexible Leiter mit Aderendhülsen können direkt in die Klemmenöffnungen gesteckt werden. Bei flexiblen Leitern zum Öffnen der Klemmen Betätigerhebel mit einem Schraubendreher (3 mm Klingenbreite) von der Klemmenöffnung wegschieben. Beim Loslassen werden die Klemmen wieder geschlossen.HinweisDie Drähte müssen eine Isolierstärke von mindestens 0,5 mm oder größer aufweisen.AnschlussWeitere Informationen zum max. Aderquerschnitt finden Sie unter ""Technische Daten - Elektromechanische Daten".';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e92';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e92'] = 'Elektronik- und AnschlussraumSpannungsversorgung, SignalausgangSteckverbinder für HMIAnschlussraum SITRANS LR150';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e95';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e95'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e98';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e98'] = 'Nach dem Anschluss an die Spannungsversorgung führt das Gerät einen Selbsttest durch:Interne Prüfung der ElektronikAusgangssignal wird auf Störung gesetztDanach wird der aktuelle Messwert auf der Signalleitung ausgegeben.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e102';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e102'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e104';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e104'] = 'Geräte mit Bluetooth-Funkschnittstelle sind gegen einen unerwünschten Zugriff von außen geschützt. Dadurch ist der Empfang von Mess- und Statuswerten sowie das Ändern von Geräteeinstellungen über diese Schnittstelle nur autorisierten Personen möglich.Bluetooth PINZum Aufbau der Bluetooth-Kommunikation über das Bedientool (Smartphone/Tablet/Notebook) ist ein Bluetooth PIN erforderlich. Dieser muss einmalig beim ersten Aufbau der Bluetooth-Kommunikation in das Bedientool eingegeben werden. Danach ist er im Bedientool gespeichert und muss nicht mehr erneut eingegeben werden.Der Bluetooth PIN ist für jedes Gerät individuell. Er wird im Informationsblatt ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes" mit dem Gerät geliefert. Er kann durch den Anwender nach dem ersten Verbindungsaufbau geändert werden. Nach einer Fehleingabe des Bluetooth PIN ist die Neueingabe erst nach Ablauf einer Wartezeit möglich. Die Wartezeit steigt mit jeder weiteren Fehleingabe.Bluetooth PUKDer Bluetooth PUK ermöglicht den Aufbau einer Bluetooth-Kommunikation für den Fall, dass der Bluetooth PIN nicht mehr bekannt ist. Er ist nicht veränderbar. Der Bluetooth PUK befindet sich auf dem Informationsblatt ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes". Sollte dieses Dokument verloren gehen, kann der Bluetooth PUK bei ihrem persönlichen Ansprechpartner nach Legitimation abgerufen werden. Die Speicherung sowie die Übertragung der Bluetooth-Zugangscodes erfolgt immer verschlüsselt (SHA 256-Algorithmus).';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e107';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e107'] = 'Die Einstellungen (Parameter) des Gerätes können gegen unerwünschte Veränderungen geschützt werden. Im Auslieferungszustand ist der Parameterschutz deaktiviert, es können alle Einstellungen vorgenommen werden.Benutzer-PINZum Schutz der Parametrierung kann das Gerät vom Anwender mit Hilfe eines frei wählbaren Benutzer-PINs gesperrt werden. Die Einstellungen (Parameter) können danach nur noch ausgelesen, aber nicht mehr geändert werden. Der Benutzer-PIN wird ebenfalls im Bedientool gespeichert. Er muss jedoch im Unterschied zum Bluetooth PIN für jedes Entsperren neu eingegeben werden. Bei Benutzung der Bedien-App bzw. der EDD wird dann der gespeicherte Benutzer-PIN dem Anwender zum Entsperren vorgeschlagen.PUK für GerätezugriffDer PUK für Gerätezugriff ermöglicht das Entsperren des Gerätes für den Fall, dass der Benutzer-PIN nicht mehr bekannt ist. Er ist nicht veränderbar. Der PUK für Gerätezugriff befindet sich auf dem mitgelieferten Informationsblatt ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes". Sollte dieses Dokument verloren gehen, kann der PUK für Gerätezugriff bei ihrem persönlichen Ansprechpartner nach Legitimation abgerufen werden. Die Speicherung sowie die Übertragung der Benutzer-PIN erfolgt immer verschlüsselt (SHA 256-Algorithmus).';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e111';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e111'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e113';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e113'] = 'FunktionSie bedienen das Gerät über die vier Tasten der integrierten Anzeige- und Bedieneinheit. Auf dem HMI werden die jeweiligen Menüpunkte angezeigt. Die Funktion der einzelnen Tasten finden Sie in der folgenden Übersicht.Anzeige- und BedienelementeHMIBedientastenElemente der integrierten Anzeige- und BedieneinheitTastenfunktionen Taste Funktion Alle Ansichten: zur Messwertansicht zurückkehren Editieransicht: Auswählen der Parametereinstellungen Editieransicht: ohne Änderung der Parametereinstellung zur Parameteransicht zurückkehren Messwertansicht: Gewünschten Messwert wählen Parameteransicht: Parameter auswählen Editieransicht: Parameterwert ändern aufwärts Messwertansicht: Gewünschten Messwert wählen Parameteransicht: Parameter auswählen Editieransicht: Parameterwert ändern abwärts Messwertansicht: In Hauptmenü bzw. Parameteransicht navigieren Parameteransicht: In Editieransicht navigieren Editieransicht: Gewählten Parameterwert bestätigenZeitfunktionenWird die jeweilige Taste gedrückt gehalten, so erhöht sich die Scrollgeschwindgkeit bzw. die Parameter-Änderungsrate. 10 Minuten nach der letzten Tastenbetätigung wird ein automatischer Rücksprung in die Messwertansicht ausgelöst. Dabei gehen noch nicht bestätigte Parameteränderungen verloren.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e116';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e116'] = 'Aufbau der AnzeigeTitelzeileHauptzeileNavigationspfeile nach oben/untenInfo-FeldVerriegelungssymbolEditieranzeigeInfo-AnzeigeDiagnosesymbole nach NE 107BargraphVorzeichen des MesswertesAufbau der AnzeigeSymbole der Anzeige Info-Feld Symbol Bedeutung LP Gerät ist über Parameter ""Benutzer-PIN" schreibgeschützt. Co Stromkreistest läuft EDIT Wenn das Symbol blinkt, können Sie den Parameter bearbeiten. INFO Diagnosemeldung. Die ID neben dem Info-Symbol wird zur Identifikation der Diagnosemeldung verwendet. Im Folgenden werden die unterschiedlichen Ansichten der Anzeige dargestellt und beschrieben.HinweisDas Display geht nach 10 min ohne Tastenbetätigung automatisch in die Messwertansicht zurück.MesswertansichtDie Messwertansicht zeigt die aktuellen Messwerte des Gerätes, sowie Status- und Diagnosemeldungen. Name und Einheit des Messwertes werden abwechselnd angezeigt.Name des ProzesswertesEinheit des ProzesswertesProzesswert (Wenn der Prozesswert zu groß ist, um auf dem Display angezeigt zu werden (mehr als 5 Ziffern), werden stattdessen Rauten "#####" angezeigt.)Nummer des ProzesswertesDiagnosesymbolMesswertansichtFolgende Messwertansichten werden angeboten: Einstellung Beschreibung P1 LEVEL Füllstand P2 SPACE Leerraum P3 DIST Abstand P4a VOL Volumen P5b VFLOW Volumendurchfluss P6 LOOPC Schleifenstrom P7 PERCENT Prozent P8 STEMP Elektroniktemperatur aBei entsprechend eingestellter BetriebsartbBei entsprechend eingestellter BetriebsartHinweisKann der Messwert in der Anzeige nicht dargestellt werden, so erscheint ""99999" blinkend. In diesem Fall ist die gewählte Einheit bzw. Skalierung anzupassen.ParameteransichtDie Parameteransicht zeigt die Parameter, Parameterwerte und die Assistenten des Gerätes.ParameternameParameterwertParameternummer"EDIT"-Symbol (dauerhaft aktiviert)ParameteransichtEditieransichtIn dieser Ansicht können Parameterwerte verändert werden. Für bestimmte Parameter stehen Assistenten zur Verfügung.HinweisWährend sich das Gerät in der Editieransicht befindet, bleibt der Ausgang aktiv und reagiert weiterhin auf Änderungen.ParameternameEinheit des Messwertes (Nr. 1 und 2 werden abwechselnd angezeigt)Pfeile zum Scrollen (nur innerhalb einer Optionsliste)Parameternummer"EDIT"-Symbol (blinkend)EditieransichtZehn Minuten nach der letzten Tastenbetätigung wird ein automatischer Rücksprung in die Messwertansicht ausgelöst. Dabei gehen noch nicht bestätigte Parameteränderungen verloren.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e119';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e119'] = 'Tabelle 7.1: QUICK START Menu item Parameter Setting Default COMMISSION OPERATION LEVEL OPERATION = LEVEL   MATERIAL TYPE LIQUID STRGE Vessel STRGE PRCSS Process vessel with agitation WTWLL Wet well PLSTC Outside of Plastic Tank OPEN Level of open liquid DEMO Demonstration MATERIAL TYPE SOLID SILO Silo SILO BIN Buffer, surge bin OPEN Heap, pile UNITS = DeviceUnits, Physical Value Unit mm, m, in, ft m LOWER CAL PT Level Adjustment Data 15 m UPPER CAL PT Level Adjustment Data 0 m CONFIRM     COMMISSION OPERATION = SPACE MATERIAL TYPE LIQUID STRGE Vessel STRGE PRCSS Process vessel with agitation WTWLL Wet well PLSTC Outside of Plastic Tank OPEN Level of open liquid DEMO Demonstration MATERIAL TYPE SOLID SILO Silo SILO BIN Buffer, surge bin OPEN Heap, pile UNITS, LOWER CAL PT, UPPER CAL PT, CONFIRM See OPERATION = LEVEL   COMMISSION OPERATION = DISTANCE MATERIAL TYPE LIQUID STRGE Vessel STRGE PRCSS Process vessel with agitation WTWLL Wet well PLSTC Outside of Plastic Tank OPEN Level of open liquid DEMO Demonstration MATERIAL TYPE SOLID SILO Silo SILO BIN Buffer, surge bin OPEN Heap, pile UNITS, LOWER CAL PT, UPPER CAL PT, CONFIRM See OPERATION = LEVEL   COMMISSION OPERATION = VOLUME MATERIAL TYPE LIQUID STRGE Vessel STRGE PRCSS Process vessel with agitation WTWLL Wet well PLSTC Outside of Plastic Tank OPEN Level of open liquid DEMO Demonstration MATERIAL TYPE Solid SILO Silo SILO BIN Buffer, surge bin OPEN Heap, pile UNITS = DeviceUnits, Physical Value Unit mm, m, in, ft m VESSEL SHAPE LINR Linear LINR CONIC Conical Bottom FLAT Inclined bottom CYLIN Horizontal cylindrical vessel CUSTM User programmable VESSEL DIM A Linearization Curve, Intermediate Height 0 mm LOWER CAL PT Level Adjustment Data 15  m UPPER CAL PT Level Adjustment Data 0 m VOL UNITS Level Scaling: Scaling Unit Liter SCALE FORMAT Level Scaling: Decimal Places Display 0 UPPER RANGE Level Scaling: Max Scaled Value 100 COMMISSION OPERATION = VFLOW MATERIAL TYPE LIQUID = Application: MediumType Level of open water, DEMO OPEN UNITS = DeviceUnits: Physical Value Unit mm, m, in, ft m PRIM MEASDEV = Linearization Curve: Curve Type PBFLM Palmer-Bowlus flume PBFLM RWRC Venturi-, trapezoidal weir, rectangle weir TPVWR VNotch-, triangle weir CUSTM User programmable LOWER CAL PT Level Adjustment Data 15 m UPPER CAL PT Level Adjustment Data 0 m VFLOW UNITS = Level Scaling: ScalingUnit l/s, l/min, l/h, MI/d, m3/s, m3/min, m3/h, m3/d, lb/s, lb/min, lb/h, gal/s, gal/min, gal/h, gal/d, Mgal/d, ft3/s, ft3/min, ft3/h, ft3/d, bbl/s, bbl/min, bbl/h, bbl/d, ImpGal/s, ImpGal/min, Imp/Gal/h, ImpGal/d l/s SCALE FORMAT Level Scaling: Decimal Places Display 0 UPPER SCALNG Level Scaling: Max Scaled Value 100 l/s AFES AFES RANGE Distance 00000 CONFIRMTabelle 7.2: SETUP Menu item Parameter Setting Default SELECT OUTPUT SELECTION = Hart Dynamic Variable Channel: Device Variable Code For SV LEVEL Level DIST SPACE Space DIST Distance VOL Scaled value VFLOW Scaled value CONF Measurement reliability STEMP Instrument temperature   LINEARIZTYPE = Linearization Curve Type LINR Linear Linear CYLIN Horizontal cylindrical vessel VENTU Venturi-, trapezoidal weir, rectangle weir PALM Flow Palmer-Bowlus flume V-NOT Flow VNotch-, triangle weir CONIC Conical Bottom FLAT Inclined Bottom SENSOR UNITS = Device Units: Physical Value Unit mm, m, in, ft m CALIBRATION LOWER CAL PT Level Adjustment Data 15 m UPPER CAL PT Level Adjustment Data 0 m SENSR OFFSET Offset Application Value 0 m CURRENT OUT LOOP CUR MDE = Display_Read Write Hart Parameter. Loop Current Mode ON = Enabled (4 … 20 mA) OFF = Disabled (4 mA fixed) ON DAMPING = Level_Integration Time. Responsetime 0 … 999 s 0 s OUT CHARACT = Main Current Output_ Configuration: Gradient Type 4 … 20 mA = rising gradient, 20 … 4 mA = falling gradient 4 … 20 mA SATURATE CUR = Main Current Output_Configuration: Current Limits 3,8 … 20,5 mA, 4 … 20 mA 3,8 … 20,5 mA FAULT CUR = Main Current Output_Configuration1: Current Limits ≤ 3,6 mA, ≥ 21 mA ≤ 3,6 mA FAIL SAFE LOE = Echo Loss Detection: Mode HOLD = off FAULT = Failure HOLD LOE TIMER Echo Loss Detection: Echo Loss Time 15 s VOLUME VESSEL SHAPE LINR Linear LINR CONIC Conical Bottom FLAT Inclined bottom CYLIN Horizontal cylindrical vessel USER User programmable VESSEL DIM A Intermediate Height 0 mm VOL UNITS Level Scaling: Scaling Unit l UPPER SCALNG Level Scaling: Max Scaled Value 100 l VOLUME FLOW PRIM MEASDEV PBFLM Flow Palmer-Bowlus flume PBFLM RWRC Venturi-, trapezoidal weir, rectangle weir TPVWR Flow VNotch-, triangle weir CUSTM User programmable VFLOW UNITS = Level Scaling: ScalingUnit l/s, l/min, l/h, MI/d, m3/s, m3/min, m3/h, m3/d, lb/s, lb/min, lb/h, gal/s, gal/min, gal/h, gal/d, Mgal/d, ft3/s, ft3/min, ft3/h, ft3/d, bbl/s, bbl/min, bbl/h, bbl/d, ImpGal/s, ImpGal/min, Imp/Gal/h, ImpGal/d l/s SCALE FORMAT Level Scaling: Decimal Places Display 0 UPPER SCALNG Level Scaling: Max Scaled Value 100 l/s CUSTOM UPPER SCALNG Level Scaling: Max Scaled Value 100 l CUSTOM CURVE = Linearization Points: Level Value, Volume Value X VALUE 1, Y VALUE 1, X VALUE 2, Y VALUE 2, … X VALUE 32, Y VALUE 32 0 %, 0 … 100 %, 100 % LOCL DISPLAY START VIEW Display Config: Picture Selection LEVELTabelle 7.3: MAINT/DIAGS Menu item Parameter Setting Default SIGNAL SIG QUALITY CONFIDENCE Level Reliability Value: Unit CONFIDENCE ECHO SIG STR Level Echo Info: Amplitude NOISE AVG Noise Detection Info: Noise Level Abs ECHO CONFIG NEAR RANGE Measuring Range OFF ON Active OFF Inactive TVT CONFIG AFES ON False Signal Calculation: Manual Curve active ON AFES OFF False Signal Calculation: Manual Curve not active AFES RANGE False Signal Manual Action: Distance 0 mm PEAK VALUES MIN DISTANCE Min Level Distance - MAX DISTANCE Max Level Distance - TR TEMP MIN Min Electronic Temperature - TR TEMP MAX Max Electronic Temperature - LOOP TEST LOOP TEST Current Output Simulation OFF RESETS DEVICE RSTRT = Warmstart CANCL No restart CANCL OK Make restart RESET NO No Reset NO FACT Basic settings RSTR CUST CFG Factory settings RESET PEAK NO No Reset NO DIST Reset User Min Max Level Distance. Reset Action = Both values STEMP Reset User Min Max Electronic Temperature. Reset Action = Both values FREQUENCY 1: EU, Albania, Andorra, Azerbaijan, Australia, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Canada, United Kingdom, Iceland, Liechtenstein, Maroc, Moldova, Monaco, Montenegro, New Zealand, Northern Macedonia, Norway, San Marino, Saudi Arabia, Switzerland, Serbia, Turkey, Ukraine, USA 2: Brazil, Japan, South Korea, Taiwan, Thailand 3: India, Malaysia, South Africa 4: Russia, Kazakhstan Radar Mode country selection 1Tabelle 7.4: COMMUNICATE Menu item Parameter Setting Default POLLING ADDR Display Read Write Hart Parameter, Polling Address 0Tabelle 7.5: SECURITY Menu item Parameter Setting Default USER PIN ACTIVATE, CANCEL ENABLE BLUETOOTH PIN Bluetooth Access Code Individual';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e122';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e122'] = 'StartenAus der Messwertansicht gelangen Sie mit der Taste → in die Parameteransicht, durch erneutes Drücken von → in die erste Menü-Ebene.AuswählenNavigieren Sie zum gewünschten Parameter.Drücken Sie →, um die Editieransicht zu öffnen. Die aktuelle Auswahl ist hervorgehoben.Blättern Sie mit ↓ und ↑ auf eine neue Auswahl.Drücken Sie → zur Bestätigung. Das Display kehrt auf die Parameteransicht zurück und zeigt die neue Auswahl an.Wert ändernNavigieren Sie zum gewünschten Parameter.Bei seiner Auswahl wird der aktuelle Wert angezeigt.Drücken Sie →, um ihn zu konfigurieren. Das Symbol ""EDIT" blinkt.Verwenden Sie ↑ und ↓, um den Wert zu erhöhen oder zu vermindern. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Scroll-Geschwindigkeit zu erhöhen.Zum Abbruch, ohne Ihre Änderungen zu speichern, drücken Sie ←, um in die Parameteransicht zurück zu gelangen.Drücken Sie → zur Bestätigung des neuen Werts. Das Display kehrt auf die Parameteransicht zurück (das Symbol ""EDIT" steht dauerhaft) und zeigt die neue Auswahl an. Kontrollieren Sie den Wert auf seine Richtigkeit.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e125';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e125'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e127';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e127'] = 'ÜbersichtEin Assistent sieht ein einfaches Verfahren vor, um Ihr Gerät schrittweise für eine grundlegende Anwendung zu konfigurieren.Um den SITRANS LR150 für Füllstand-, Leerraum-, Abstands-, Volumen- oder Volumendurchfluss-Anwendungen zu konfigurieren, verwenden Sie den ""Assistenten Schnellinbetriebnahme" über die Anzeige.AblaufDie ersten Schritte des Assistenten sind für alle Anwendungsarten gleich. Die nachfolgenden Parameter des Assistenten sind je nach gewählter Anwendung unterschiedlich. Zur Dokumentierung folgen drei separate Listen. Diese Listen beinhalten die Parameter des Assistenten, die für die Inbetriebnahme jedes Anwendungstyps verfügbar sind.In der Messwertansicht drücken Sie Taste →, um in die Parameteransicht zu gelangen. Die erste Menü-Ebene (QUICK START) erscheint. Drücken Sie Taste →, um dieses Menü aufzurufen.Drücken Sie erneut Taste →, um den ""Assistenten Schnellinbetriebnahme" (COMMISSION) zu öffnen. Im Assistenten ist es nicht erforderlich, die Taste ↓ zu drücken, um zum nächsten Schritt zu navigieren. In jedem Schritt werden Sie direkt zur Editieransicht geführt.Stellen Sie ""Betrieb" ein, gefolgt von ""Materialtyp". Die nachfolgenden Parameter des Assistenten sind je nach gewählter Anwendung unterschiedlich.Wählen Sie ""Ja", um alle Parameteränderungen als abschließenden Schritt im Assistenten Schnellinbetriebnahme zu bestätigen und kehren Sie in die Parameteransicht zurück. In der Hauptzeile des Displays erscheint ""DONE".Drücken Sie dreimal die Taste ←, um in die Messwertansicht zurückzukehren.HinweisEin Rücksetzen auf Werkseinstellungen sollte vor dem Start des ""Assistenten Schnellinbetriebnahme" durchgeführt werden, wenn das Gerät zuvor in einer anderen Applikation eingesetzt wurde.Die Einstellungen für den Assistenten sind zusammenhängend und Änderungen werden erst wirksam, wenn Sie im letzten Schritt ""Bestätigen" auf ""Ja" einstellen.Verwenden Sie den ""Assistenten Schnellinbetriebnahme" nicht, um einzelne Parameter zu ändern. Führen Sie die Anpassung an Ihre spezifische Anwendung erst nach Beendigung des Assistenten durch.Während das Gerät über den Assistenten konfiguriert wird, bleibt der Ausgang aktiv und reagiert weiterhin auf Änderungen des Gerätes.In den folgenden Schritten des Assistenten erscheint für jeden Parameter eine vollständige Optionsliste. Je nach gewählter Anwendung ist es möglich, dass bestimmte Optionen nicht auf dem Gerät erscheinen.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e130';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e130'] = 'Betriebsart OPERATION: LEVEL, SPACE, DIST Stellt die Betriebsart ein, die den Ausgang und das Display bestimmt: Einstellung Beschreibung LEVEL Füllstand SPACE Leerraum DIST Abstand VOL Volumen VFLOW Volumendurchfluss AbstandLeerraumOberer KalibrierungspunktInstrumentbezugspunktUnterer KalibrierungspunktFüllstandÜbersicht Schnellinbetriebnahme Füllstand, Leeraum, Abstand, Benutzerspezifisch Einstellung Beschreibung Bezugspunkt LEVEL Materialhöhe Unterer Kalibrierungspunkt (Nullpunkt des Prozesses) SPACE Abstand vom oberen Kalibrierungspunkt zur Materialoberfläche Oberer Kalibrierungspunkt (Vollpunkt des Prozesses) DIST Abstand zur Materialoberfläche Unterer KalibrierungspunktMaterialtypWird verwendet, um die Gerätefunktion je nach Materialtyp und Behälter bzw. Anwendung zu optimieren: Einstellung Auswahl Auswahl Vessel MATERIAL TYPE LIQUID STRGE Process vessel with agitation PRCSS Wet well WTWLL Outside of Plastic Tank PLSTC Level of open liquid OPEN Demonstration DEMO MODE Silo SOLID SILO Buffer, surge bin BIN Heap, pile OPEN HaldenprofilEinheit UNITS: Stellt die verwendete Maßeinheit ein (Voreinstellung in Klammern):Meter ""m" (3 Nachkommastellen)Zentimeter ""cm" (1 Nachkommastelle)Feet ""ft" (3 Nachkommastellen)Inches ""in" (2 Nachkommastellen)Unterer Kalibrierungspunkt LOWER CAL PT: Stellt den Abstand vom Instrument-Bezugspunkt zum unteren Kalibrierungspunkt ein: entspricht meistens dem Nullpunkt des Prozesses.Oberer Kalibrierungspunkt UPPER CAL PT: Stellt den Abstand vom Instrument-Bezugspunkt zum oberen Kalibrierungspunkt ein: entspricht meistens dem Vollniveau.Bestätigen CONFIRM: Übernimmt die Einstellungen als letzten Schritt im Assistenten. Einstellung Ja (Yes): Assistent wird beendet und Einstellungen werden übernommen. Einstellung Nein (No): Assistent wird beendet und Einstellungen werden nicht übernommen. Diese müssen beim erneuten Ausführen des Assistenten wieder eingegeben werden.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e133';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e133'] = 'Betriebsart OPERATION: Stellt die Betriebsart ein, die den Ausgang und das Display bestimmt: Einstellung Beschreibung LEVEL Füllstand SPACE Leerraum DIST Abstand VOL Volumen VFLOW Volumendurchfluss AbstandLeerraumOberer KalibrierungspunktInstrumentbezugspunktUnterer KalibrierungspunktFüllstandÜbersicht Schnellinbetriebnahme Volumen Einstellung Beschreibung Bezugspunkt Volumen VOL Volumen des Materials in Volumeneinheit (auf den Füllstand bezogen) Unterer KalibrierungspunktMaterialtypWird verwendet, um die Gerätefunktion je nach Materialtyp und Behälter bzw. Anwendung zu optimieren: Einstellung Auswahl Auswahl Auswahl MATERIAL TYPE LIQUID STRGE Vessel PRCSS Process vessel with agitation WTWLL Wet well PLSTC Outside of Plastic Tank OPEN Level of open liquid DEMO MODE Demonstration SOLID SILO Silo BIN Buffer, surge bin OPEN Heap, pileEinheit UNITS: Stellt die verwendete Maßeinheit ein (Voreinstellung in Klammern):Meter ""m" (3 Nachkommastellen)Zentimeter ""cm" (1 Nachkommastelle)Feet ""ft" (3 Nachkommastellen)Inches ""in" (2 Nachkommastellen)Behälterform VESSEL SHAPE: Stellt die Behälterform ein und ermöglicht dem Gerät eine Volumenberechnung anstelle einer Füllstandberechnung:Linearer Behälter (LINR)Konischer Behälterboden (CONIC)Behälter mit flachem Schrägboden (FLAT)Zylinderbehälter (CYLIN)Benutzerspezifisch (USER)Behältermaß A VESSEL DIM A: Stellt die Höhe des Behälterbodens bei einem konischen oder flachen Schrägboden ein.Unterer Kalibrierungspunkt LOWER CAL PT: Stellt den Abstand vom Instrument-Bezugspunkt zum unteren Kalibrierungspunkt ein: entspricht meistens dem Nullpunkt des Prozesses.Oberer Kalibrierungspunkt UPPER CAL PT: Stellt den Abstand vom Instrument-Bezugspunkt zum oberen Kalibrierungspunkt ein: entspricht meistens dem Vollniveau.Volumeneinheit VOL UNITS: Stellt die Maßeinheiten für das Volumen ein.Liter (l)Hektoliter (hl)Kubikmeter (m3)Kubikinches (in3)Gallonen (gal)Kubikfuß (ft3)Barrel (bbl)Bestätigen CONFIRM: Übernimmt die Einstellungen als letzten Schritt im Assistenten. Einstellung Ja (Yes): Assistent wird beendet und Einstellungen werden übernommen. Einstellung Nein (No): Assistent wird beendet und Einstellungen werden nicht übernommen. Diese müssen beim erneuten Ausführen des Assistenten wieder eingegeben werden.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e136';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e136'] = 'Betriebsart OPERATION: Stellt die Betriebsart ein, die den Ausgang und das Display bestimmt: Einstellung Beschreibung   Füllstand LEVEL Leerraum SPACE Abstand DIST Volumen VOL Volumendurchfluss VFLOW InstrumentbezugspunktOberer KalibrierungspunktUnterer KalibrierungspunktEndbereichNullpunkt Füllstand (Überfallhöhe)Füllstand (Überfallhöhe)MaterialoberflächeOberer Skalierungspunkt (max. Volumen/Durchfluss)Übersicht Schnellinbetriebnahme Volumendurchfluss Einstellung Beschreibung Bezugspunkt Volumendurchfluss VFLOW Durchflussmessung im offenen Gerinne in Volumendurchflusseinheit Nullpunkt Füllstand, Nullpunkt DurchflussMaterialtypWird verwendet, um die Gerätefunktion je nach Materialtyp bzw. Anwendung zu optimieren: Einstellung Auswahl Auswahl Auswahl MATERIAL TYPE LIQUID OPEN FLOW Offenes Becken Offenes Gerinne DEMO DemonstrationEinheit UNITS: Stellt die verwendete Maßeinheit ein (Voreinstellung in Klammern):Meter ""m" (3 Nachkommastellen)Zentimeter ""cm" (1 Nachkommastelle)Feet ""ft" (3 Nachkommastellen)Inches ""in" (2 Nachkommastellen)Messbauwerk PRIM MEASDEV: Stellt die Ausführung des verwendeten Messbauwerks ein.Palmer-Bowlus-Gerinne (PBFLM) Flow Venturi-, trapezoidal weir, rectangle weir (RWRC) Flow VNotch-, triangle weir (TPVWR) User programmable (USER)Unterer Kalibrierungspunkt LOWER CAL PT: Stellt den Abstand vom Instrument-Bezugspunkt zum unteren Kalibrierungspunkt ein: entspricht meistens dem Nullpunkt des Prozesses.Oberer Kalibrierungspunkt UPPER CAL PT: Stellt den Abstand vom Instrument-Bezugspunkt zum oberen Kalibrierungspunkt ein: entspricht meistens dem Vollniveau.Volumendurchflusseinheit FLOW UNITS: Stellt die Maßeinheiten für das Volumen ein.Liter pro Sekunde (l/s)Liter pro Minute (l/m)Liter pro Stunde (l/h)Mega-Liter pro Tag (Ml/d)Kubikmeter pro Sekunde (m3/s)Kubikmeter pro Minute (m3/min)Kubikmeter pro Stunde (m3/h)Kubikmeter pro Tag (m3/d)Pfund pro Sekunde (lb/s)Pfund pro Minute (lb/min)Pfund pro Stunde (lb/h)US-Gallonen pro Minute (gal/min)US-Gallonen pro Stunde (gal/h)US-Gallonen pro Tag (gal/d)US-Mega-Gallonen pro Tag (Mgal/d)Kubikfuß pro Sekunde (Ft3/s)Kubikfuß pro Minute (Ft3/min)Kubikfuß pro Stunde (Ft3/h)Kubikfuß pro Tag (Ft3/d)Barrel pro Sekunde (bbl/s)Barrel pro Minute (bbl/min)Barrel pro Stunde (bbl/h)Barrel pro Tag (bbl/d)Britische Gallonen pro Sekunde (ImpGal/s)Britische Gallonen pro Minute (ImpGal/m)Britische Gallonen pro Tag (ImpGal/d)Skalierungsformat SCALE FORMAT: Stellt die Nachkommastellen ein, mit denen der Prozesswert dargestellt wird.Skalierungsendwert UPPER SCALNG: Stellt den Prozesswert ein, der einem Schleifenstrom von 20 mA entspricht.Bestätigen CONFIRM: Übernimmt die Einstellungen als letzten Schritt im Assistenten. Einstellung Ja (Yes): Assistent wird beendet und Einstellungen werden übernommen. Einstellung Nein (No): Assistent wird beendet und Einstellungen werden nicht übernommen. Diese müssen beim erneuten Ausführen des Assistenten wieder eingegeben werden.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e139';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e139'] = 'EinsatzWird verwendet, um die Erfassung von Störechos in einem spezifizierten Bereich zu vermeiden.Verwenden Sie den Assistenten AFES, wenn es bekannte Einbauten in der Anwendung gibt und wenn Störechos zu erwarten sind.HinweiseStellen Sie die automatische Störechoausblendung (AFES) wenn möglich während der Inbetriebnahme ein, indem Sie den ""Assistenten Automatische Störechoausblendung" ausführen.Stellen Sie sicher, dass sich der Materialfüllstand unterhalb aller bekannter Einbauten befindet, wenn der ""Assistent Automatische Störechoausblendung" verwendet wird, um die TVT zu ermitteln. Idealerweise sollte der Behälter leer oder fast leer sein.Notieren Sie den Abstand zum Materialfüllstand, wenn Sie das Echoprofil ermitteln, und stellen Sie den Wert in Parameter ""Automatische Störechoausblendung" auf einen kleineren Abstand ein, um ein Ausblenden des Nutzechos zu vermeiden.Wenn ein Rührwerk (Quirl) vorhanden ist, sollte dieses in Betrieb sein.Sobald der Assistent erfolgreich beendet ist, wird Parameter ""Automatische Störechoausblendung" auf ""Aktiviert" eingestellt und die ermittelte TVT-Kurve wird verwendet.Bestätigen CONFIRM: Übernimmt die Einstellungen als letzten Schritt im Assistenten. Einstellung Ja (Yes): Assistent wird beendet und Einstellungen werden übernommen. Einstellung Nein (No): Assistent wird beendet und Einstellungen werden nicht übernommen. Diese müssen beim erneuten Ausführen des Assistenten wieder eingegeben werden.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e144';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e144'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e146';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e146'] = 'Abstand (5,5 m)Leerraum (4,5 m)1,0 mOberer KalibrierungspunktInstrumentbezugspunkt9,0 m EndbereichUnterer KalibrierungspunktFüllstandAnwendungsbeispiel FüllstandParameter Schnellinbetriebnahme Einstellung/Wert Beschreibung Betrieb Füllstand Materialfüllstand mit Bezug auf den ""Unteren Kalibrierungspunkt" Materialtyp Flüssigkeit Einheit m Maßeinheiten des Instruments Unterer Kalibrierungspunkt 9,0 m Nullpunkt des Prozesses Oberer Kalibrierungspunkt 1,0 m Vollpunkt des Prozesses';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e149';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e149'] = 'In diesem Beispiel ist ein Venturi-Gerinne von 12 inch (0,305 m) in einem offenen Gerinne installiert. Nach dem Datenblatt des Herstellers beträgt der maximale Nenndurchfluss des Gerätes 1143 m3 pro Stunde bei einem maximalen Füllstand von 0,6 m. Der SITRANS LR150 wurde in einer Höhe von 1,6 m über dem Kanal installiert.Instrument2/3 vom Maß der EinschnürungMaß der EinschnürungStrömungsrichtungNullpunkt Füllstand (Überfallhöhe)Anwendungsbeispiel VolumendurchflussOberer Kalibrierungspunkt (1,0 m)Unterer Kalibrierungspunkt (1,6 m)Oberer Skalierungspunkt (0,6 m)Anwendungsbeispiel VolumendurchflussParameter Schnellinbetriebnahme Einstellung/Wert Beschreibung Betrieb Volumendurchfluss VFLOW Materialtyp Flüssigkeit LQD Messbauwerk Flüssigkeit RWRC Venturirinne Unterer Kalibrierungspunkt 1,6 Abstand zum Leerpunkt oder Boden des Messgerinnes. Stellt den Materialfüllstand bei 4 mA ein. Oberer Kalibrierungspunkt 1 Abstand zum maximalen Füllstand. Stellt das ""Messende" ein. Volumendurchflusseinheit VFLOW UNITS Einstellung je nach Anforderungen des Endanwenders. Einheit SCALE FORMAT Einheit, die dem Füllstand (Überfallhöhe) entspricht. Messende UPPER SCALNG Aus dem Datenblatt des Herstellers des Messbauwerks zu entnehmen.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e153';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e153'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e155';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e155'] = 'Secondary valueStellt einen Prozesswert als Sekundärvariable ein. Einstellung Auswahl Auswahl Beschreibung SELECT OUT SELECT OUT LEVEL Füllstand SPACE Leerraum DIST Abstand VOL Volumen VFLOW Volumendurchfluss STEMP ElektroniktemperaturLinearisierungstypStellt die Art der Linearisierung ein, um das Volumen oder den Volumendurchfluss zu berechnen.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e158';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e158'] = 'EinheitenStellt die verwendete Maßeinheit ein. Einstellung Auswahl Auswahl Beschreibung Instrument UNITS mm Millimeter m Meter in Inch ft Feet';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e161';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e161'] = 'Unterer Kalibrierungspunkt LOWER CAL POINT: Stellt den Abstand vom Instrument-Bezugspunkt zum unteren Kalibrierungspunkt ein.Oberer Kalibrierungspunkt UPPER CAL POINT: Stellt den Abstand vom Instrument-Bezugspunkt zum oberen Kalibrierungspunkt ein.Instrument-Offset SENSOR OFFSET: Stellt einen Offset ein, um Änderungen des Instrumentbezugspunkts auszugleichen.Änderungen des Instrumentbezugspunkts können sich beispielsweise durch die Verwendung einer dickeren Dichtung oder die Verringerung der Höhe des Montagestutzens ergeben.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e164';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e164'] = 'SchleifenstrommodusStellt den Betrieb des Stromausganges als Schleifenstrom 4 … 20 mA, oder als festen Stromwert 4 mA für den HART Multidrop-Modus ein. Einstellung Auswahl Auswahl Beschreibung CURRENT OUT LOOP CUR MDE ON 4 … 20 mA OFF 4 mA festDämpfungswert DAMPING: Stellt die Dämpfung (Filterung) der PV zur Glättung plötzlicher Messwertschwankungen ein.Ein Anstieg der Dämpfung erhöht die Reaktionszeit des Gerätes und wirkt sich auf den Digitalwert und Schleifenstrom aus. Bei verrauschten Ausgangswerten erhöhen Sie Parameter ""Dämpfungswert". Für schnellere Reaktionszeiten reduzieren Sie Parameter ""Dämpfungswert". Bestimmen Sie einen Wert, der die Anforderungen an Signalstabilität und Reaktionszeit erfüllt.Der Prozesswert, der als Primärvariable (PV) für die Anwendung eingestellt wurde, wird unter Einsatz des Wertes im Parameter ""Dämpfungswert" gedämpft.Kennlinie StromausgangStellt den Stromausgang als steigende Kennlinie 4 … 20 mA oder als fallende Kennlinie 20 … 4 mA ein. Einstellung Auswahl Auswahl Beschreibung CURRENT OUT OUT CHARACT 4 … 20 mA Steigend 20 … 4 mA FallendSättigungsgrenzenStellt die untere und obere Sättigungsgrenze ein. Die untere Sättigungsgrenze ist der Wert, unter den der Schleifenstrom nicht sinken kann. Die obere Sättigungsgrenze ist der Wert, über den der Schleifenstrom nicht steigen kann. Einstellung Auswahl Auswahl Beschreibung CURRENT OUT SATURATE CUR 3,8 … 20,5 mA - 4 … 20 mA -FehlerstromStellt den Stromwert ein, der im Fehlerfall ausgegeben wird. Einstellung Auswahl Auswahl Beschreibung CURRENT OUT FAULT CUR ≤ 3,6 mA - ≥ 21 mA -Sicherheitsfunktion bei EchoverlustDefiniert das Verhalten der Sicherheitsfunktion bei Echoverlust und Ablauf des LOE-Timers. Damit wird festgelegt, welcher Stromwert bei Echoverlust ausgegeben wird. Einstellung Auswahl Auswahl Beschreibung CURRENT OUT FAILSAFE LOE HOLD Letzter gültiger Messwert FAULT In Parameter ""Fehlerstrom" eingestellter WertSicherheitsfunktion LOE-Timer LOE TIMER: Stellt die Dauer ein, wie lange ein Echoverlust anliegen muss, bis das Gerät die eingestellte Sicherheitsfunktion auslöst.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e167';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e167'] = 'HinweisDieses Menü ist nur dann auf dem Gerät sichtbar, wenn es konfiguriert ist.BehälterformStellt die Behälterform ein und ermöglicht dem Gerät eine Volumenberechnung anstelle einer Füllstandberechnung. Einstellung Auswahl Auswahl Beschreibung Weitere erforderliche Parameter VOLUME VESSEL SHAPE LINR Linearer Behälter Oberer Skalierungspunkt CONIC Konischer Behälterboden Oberer Skalierungspunkt, Behältermaß A FLAT SLOPE Behälter mit flachem Schrägboden Oberer Skalierungspunkt, Behältermaß A CYLIN Zylinderbehälter Oberer Skalierungspunkt CUSTM KundenspezifischBehältermaß A VESSSEL DIM A: Stellt die Höhe des Behälterbodens bei einem konischen, parabol-, kugelförmigen Boden oder flachen Schrägboden ein. Bei einem liegenden Behälter mit Parabolenden wird die Höhe des Endstücks eingestellt.VolumeneinheitStellt die Maßeinheiten für das Volumen ein. Einstellung Auswahl Auswahl Beschreibung VOLUME VOLUME UNITS m3 Kubikmeter L Liter Ga US-Gallonen IGa Britische GallonenOberer SkalierungspunktStellt den maximal skalierten Messwert ein.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e171';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e171'] = 'HinweisDieses Menü ist nur dann auf dem Gerät sichtbar, wenn es konfiguriert ist.Unterer Kalibrierungspunkt LOWER CAL POINT: Stellt den Abstand vom Instrument-Bezugspunkt zum unteren Kalibrierungspunkt ein.Oberer Kalibrierungspunkt UPPER CAL POINT: Stellt den Abstand vom Instrument-Bezugspunkt zum oberen Kalibrierungspunkt ein.MessbauwerkStellt die Ausführung des verwendeten Messbauwerks ein. Einstellung Auswahl Auswahl Beschreibung Weitere erforderliche Parameter VOLUME FLOW FLUME TYPE PBFLM Palmer-Bowlus-Gerinne RWRC Venturi-Rinne, Trapezwehr, Rechteckwehr TPVWR V-Notch, Dreieckwehr CUSTM KundenspezifischDurchflusseinheitStellt die Maßeinheiten für den Volumendurchfluss ein. Einstellung Auswahl Auswahl Beschreibung VOLUME FLOW VFLOW UNITS m3/h Kubikmeter L/min Liter Ga/min US-Gallonen IGa/min Britische GallonenOberer Skalierungspunkt UPPER SCALING: Stellt den maximal skalierten Messwert ein.HinweisWenn der Parameter ""Messende" im ""Assistenten Schnellinbetriebnahme" eingestellt wird, wird Parameter ""Oberer Skalierungspunkt" automatisch auf den gleichen Wert eingestellt.Wird der Wert für einen dieser Parameter außerhalb des Assistenten eingestellt, dann wird der andere Wert nicht automatisch angepasst.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e174';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e174'] = 'Dieses Menü ist nur dann auf dem Gerät sichtbar, wenn bei Betriebsart Volumen die Behälterform ""Kundenspezifisch" oder bei Betriebsart Volumendurchfluss das Messbauwerk ""Kundenspezifisch" konfiguriert ist.Oberer Skalierungspunkt UPPER SCLNG: Stellt den maximal skalierten Messwert ein.HinweisWenn der Parameter ""Messende" im ""Assistenten Schnellinbetriebnahme" eingestellt wird, wird Parameter ""Oberer Skalierungspunkt" automatisch auf den gleichen Wert eingestellt.Wird der Wert für einen dieser Parameter außerhalb des Assistenten eingestellt, dann wird der andere Wert nicht automatisch angepasst.Kundenspezifische Kennlinie CUSTOM CURVE: Wird verwendet, um die Stützpunkte Füllstand und Ausgang für universelle Messbauwerke einzugeben.Wenn die Behälterform (Volumen) oder das Messbauwerk (Volumendurchfluss) komplexer ist als die Standardformen, kann die Form abschnittsweise bestimmt werden. Jedem Eingangsstützpunkt (Füllstand) wird ein Wert zugeordnet und jedem Ausgangsstützpunkt (Volumen oder Volumendurchfluss) ein entsprechender Wert.Füllstandwerte werden in Einheit bestimmtVolumenwerte werden in Volumeneinheit bestimmtVolumendurchflusswerte werden in Volumendurchflusseinheit bestimmt X-Wert 1 … X-Wert 32 Stellt Füllstandstützpunkte ein, für die der Ausgang bekannt ist. Y-Wert 1 … Y-Wert 32 Stellt den Ausgang ein, der jedem eingegebenen Eingangsstützpunkt entspricht.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e177';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e177'] = 'StartansichtStellt den Prozesswert ein, der nach dem Einschalten als Erster auf dem Display erscheint. Einstellung Beschreibung LOCL DISPLAY Füllstand LEVEL Leerraum SPACE Abstand DIST Volumena VOL Volumendurchflussb VFLOW Schleifenstrom LOOPC Prozentwert % Elektroniktemperatur STEMP aBei entsprechend eingestellter BetriebsartbBei entsprechend eingestellter BetriebsartHinweisWenn der Parameter ""Betrieb" im Assistenten eingestellt wird, wird der Wert automatisch in den Parameter ""Startansicht" geschrieben.Wenn der Parameter ""Startansicht" oder ""PV-Selektor" verändert wird, nachdem der Assistent ausgeführt wurde, ist die letzte Änderung gültig.Die Optionen ""Volumen", ""Volumendurchfluss" und ""Kundenspezifisch" sind nur in der ""Messwertansicht" sichtbar, wenn sie konfiguriert wurden. Wenn eine nicht konfigurierte Option in Parameter ""Startansicht" gewählt wird, erscheint der nächste, sichtbare Prozesswert in der Messwertansicht.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e181';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e181'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e183';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e183'] = 'Signalqualität Echogüte: Zeigt die Echoqualität an. Je höher der Wert, desto höher die Echoqualität. Echosignalstärke: Zeigt die Stärke des gültigen Echos in dB an. Störgeräusche Mittelwert: Zeigt den Mittelwert des Rauschens in dB an. Einstellung Auswahl Auswahl Beschreibung SIGNAL SIG QUALITY CONFIDENCE Echogüte ECHO SIG STR Echosignalstärke NOISE AVG Störgeräusche MittelwertEchokonfiguration Nahbereich: Stellt den Abstand vom Instrumentbezugspunkt ein, ab dem ein Echo als gültig erkannt wird. Wird auch als Ausblendung oder Blockdistanz bezeichnet. Bei aktiviertem Messbereichsbeginn wird durch die Taste ↓ der mm-Wert editiert. Einstellung Auswahl Auswahl Beschreibung SIGNAL ECHO CONFIG NEAR RANGE ON Messbereichsbeginn aktiviert Messbereichsbeginn Wert NEAR RANGE OFF Messbereichsbeginn deaktiviertTVT-KonfigurationLegt die Schwellwertkurve fest, unterhalb derer alle Echos ignoriert werden.Das Hover-Level stellt den Offset der TVT-Kurve (Time varying threshold) bezüglich des Grundrauschens des Echoprofils ein. Angabe in dB bezüglich Grundrauschen und Spitzenwert des größten Echos.Die automatische Störsignalausblendung (AFES) wird bei Behältern mit bekannten Einbauten zur Ausblendung von Störechos verwendet. Bei aktivierter AFES wird durch die Taste ↓ der Wirkungsbereich als Distanz in mm angewählt.Eine ermittelte TVT-Kurve ersetzt die voreingestellte TVT-Kurve im eingestellten Wirkungsbereich.Vorgehensweise für optimale Ergebnisse mit der Störsignalausblendung:Stellen Sie die automatische Störechoausblendung wenn möglich während der Inbetriebnahme ein, indem Sie den ""Assistenten Automatische Störechoausblendung" ausführen.Stellen Sie sicher, dass sich der Materialfüllstand unterhalb aller bekannter Einbauten befindet, wenn der ""Assistent Automatische Störechoausblendung" verwendet wird, um die TVT zu ermitteln. Idealerweise sollte der Behälter leer oder fast leer sein.Notieren Sie den Abstand zum Materialfüllstand, wenn Sie das Echoprofil ermitteln, und stellen Sie den Wert in Parameter ""Wirkungsbereich der automatischen Störechoausblendung" auf einen kleineren Abstand ein, um ein Ausblenden des Nutzechos zu vermeiden.Wenn ein Rührwerk vorhanden ist, sollte dieses in Betrieb sein.HinweisDer Wirkungsbereich der automatischen Störechoausblendung stellt den Endpunkt des ermittelten TVT-Abstands ein.Bestimmen Sie den Wirkungsbereich der automatischen Störechoausblendung, indem Sie den tatsächlichen Abstand vom Instrumentbezugspunkt zur Materialoberfläche messen. Verwenden Sie dazu ein Seil oder Maßband. Einstellung Auswahl Auswahl Beschreibung SIGNAL TVT CONFIG HOVER LEVEL dB-Wert des Grundrauschens AFES ON Aktiviert die automatische Störsignalausblendung AFES OFF Deaktiviert die automatische Störsignalausblendung AFES RANGE Wirkungsbereich der automatischen Störechoausblendung';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e186';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e186'] = 'Minimal gemessene Distanz MIN DISTANCE: Zeigt den Wert der minimal gemessenen Distanz an. Es kann zum Rücksetzen des Werts kommen, wenn die Einheit geändert wird.Maximal gemessene Distanz MAX DISTANCE: Zeigt den Wert der maximal gemessenen Distanz an. Es kann zum Rücksetzen des Werts kommen, wenn die Einheit geändert wird.Minimale Elektroniktemperatur TR TEMP MIN: Zeigt den Wert der minimalen Instrumenttemperatur an.Maximimale Elektroniktemperatur TR TEMP MAX: Zeigt den Wert der maximalen Instrumenttemperatur an.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e189';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e189'] = 'Simulation Stromausgang LOOP TEST: Ein simulierter Wert kann zum Testen des Betriebes und der mA-Anschlüsse während der Inbetriebnahme oder Wartung des Gerätes eingestellt werden.HinweisDer simulierte Wert des Stromausgangs beeinflusst die Ausgabe an das Steuersystem.Drücken Sie die Taste ←, um den Stromkreistest zu stoppen und zu beenden.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e192';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e192'] = 'Gerät neu startenWird verwendet, um das Gerät neu zu starten, ohne die Versorgungsspannung auszuschalten.HinweisDie Simulation wird abgebrochen. Gespeicherte Konfigurationen werden nicht zurückgesetzt Einstellung Auswahl Auswahl Beschreibung RESET DEVICE RSTRT CANCL Abbrechen OK Gerät neu startenRücksetzenWird verwendet, um verschiedene Reset-Optionen des Gerätes bereitzustellen.Bei Auswahl der Option ""Werkseinstellungen wiederherstellen" werden alle Parameter auf die Voreinstellungen zurückgesetzt, mit Ausnahme von:"Geräteadresse" bleibt unverändertWert der ""Benutzer-PIN" (Schreibschutz) wird nicht rückgesetzt"Spitzenwerte" werden nicht rückgesetzt"Automatische Störechoausblendung" wird auf die Voreinstellung rückgesetzt (Deaktiviert), aber die ermittelte TVT geht nicht verloren"Benutzerspezifische TVT-Einstellung" wird auf die Voreinstellung rückgesetzt (Deaktiviert), aber ""Benutzerspezifische TVT-Stützpunkte" gehen nicht verlorenDie Auswahl der Option ""Bestellte Konfiguration wiederherstellen" stellt die vom Kunden bestellten Gerätevoreinstellungen wieder her. Die Parameter, die nicht über die Bestellung konfiguriert wurden, werden auf ihre Voreinstellung rückgesetzt. Einstellung Auswahl Auswahl Beschreibung RESET RESET NO Abbrechen FACT Werkseinstellungen wiederherstellen CUST Bestellte Konfiguration wiederherstellenSpitzenwerte zurücksetzenSetzt alle aufgezeichneten Spitzenwerte zurück. Einstellung Auswahl Auswahl Beschreibung RESET RESET PEAK NO Abbrechen DIST Abstand STEMP Elektroniktemperatur';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e195';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e195'] = 'FrequenzÜber den Menüpunkt Frequenz werden länder- oder regionenspezifische Einstellungen für die Radarsignale festgelegt.Mode 1: EU, Albanien, Andorra, Aserbaidschan, Australien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Großbritannien, Island, Kanada, Liechtenstein, Marokko, Moldavien, Monaco, Montenegro, Neu Seeland, Nord-Mazedonien, Norwegen, San Marino, Saudi Arabien, Schweiz, Serbien, Türkei, Ukraine, USAMode 2: Brasilien, Japan, Südkorea, Taiwan, ThailandMode 3: Indien, Malaysia, SüdafrikaMode 4: Kasachstan, RusslandJe nach Frequenz können sich die messtechnischen Eigenschaften des Gerätes ändern (siehe Kapitel ""Technische Daten, Eingangsgröße").Weitere Informationen finden Sie im Dokument ""Bestimmungen für Radar-Füllstandmessgeräte mit funktechnischen Zulassungen" auf unserer Homepage.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e199';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e199'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e201';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e201'] = 'Funktion POLLING ADR: Stellt die Geräteadresse in einem HART-Netzwerk ein.Für Punkt-zu-Punkt-Konfigurationen lautet die Standardadresse null (0).Für Multidrop-Konfigurationen verwenden Sie eine HART-Adresse ungleich Null, d. h. 1 bis 63.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e205';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e205'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e207';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e207'] = 'Wird verwendet, um die Benutzer-PIN zu aktivieren/deaktivieren. Wenn die Benutzer-PIN aktiviert ist, muss bei Änderungen der Parametereinstellungen eine PIN eingegeben werden.HinweisIm Auslieferzustand ist das Gerät entsperrt.Eine Änderung der Einstellung für Parameter ""Benutzer-PIN" tritt nicht sofort in Kraft. Nach Änderung der Einstellung muss das Gerät neu gestartet werden, oder zehn (10) Minuten müssen vergehen, bevor die Änderung in Kraft tritt.Einstellung Auswahl Auswahl Beschreibung USER PIN USER PIN ACTIVT User-PIN aktivieren Anzeige = OK CANCL User-PIN deaktivieren Anzeige = ENABL';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e210';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e210'] = 'BLUETOOTH PIN:In diesem Menüpunkt können Sie den werkseitigen Bluetooth-Zugangscode auf Ihren persönlichen Bluetooth-Zugangscode ändern.HinweisDen individuellen, werkseitigen Bluetooth-Zugangscode des Gerätes finden Sie auf dem mitgelieferten Informationsblatt ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes". Wird dieser anwenderseitig geändert und ist nicht mehr verfügbar, so ist ein Zugang nur über den Notfall-Bluetooth-Entsperrcode ebenfalls auf dem ebenfalls mitgelieferten Informationsblatt möglich.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e216';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e216'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e218';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e218'] = 'Verbindung aufbauenStarten Sie die Bedien-App. Das mobile Endgerät sucht automatisch Bluetooth-fähige Geräte in der Umgebung.Die gefundenen Geräte werden aufgelistet.Wählen Sie in der Geräteliste das gewünschte Gerät aus.AuthentifizierenBeim ersten Verbindungsaufbau müssen sich Bedientool und Instrument gegenseitig authentifizieren. Nach der ersten korrekten Authentifizierung erfolgt jede weitere Verbindung ohne erneute Authentifizierungsabfrage.Bluetooth-Zugangscode eingebenGeben Sie zur Authentifizierung im nächsten Menüfenster den 6-stelligen Bluetooth PIN ein. Sie finden den Code auf dem Informationsblatt ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes" in der Geräteverpackung.HinweisWird ein falscher Code eingegeben, so ist eine erneute Eingabe erst nach einer Verzögerungszeit möglich. Diese Zeit verlängert sich nach jeder weiteren falschen Eingabe.Verbindung hergestelltNach hergestellter Verbindung erscheint das Instrument-Bedienmenü auf dem jeweiligen Bedientool.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e222';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e222'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e224';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e224'] = 'Es wird empfohlen, die Parametrierdaten über SIMATIC PDM zu dokumentieren bzw. zu speichern. Sie stehen damit für mehrfache Nutzung bzw. für Servicezwecke zur Verfügung.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e228';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e228'] = 'So konfigurieren Sie das Gerät:Laden Sie die SITRANS mobile IQ App aus dem App Store auf Ihr mobiles Gerät herunter und installieren Sie die App.Starten Sie die App. Die Geräte in Reichweite erscheinen.Klicken Sie auf das Gerät, mit dem Sie sich verbinden möchten. Bei der ersten Verbindung muss ein mit dem Gerät ausgelieferter PIN-Code eingegeben werden (siehe Blatt Device Bluetooth and Parameter Access Codes). Nach erfolgreicher PIN-Eingabe werden die Informationen zum Gerät angezeigt.Verwenden Sie das Setup/die Schnellinbetriebnahme, um den Instrument für Ihren Anwendungstyp zu konfigurieren.Mode 1: EU, Albanien, Andorra, Aserbaidschan, Australien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Großbritannien, Island, Kanada, Liechtenstein, Marokko, Moldavien, Monaco, Montenegro, Neu Seeland, Nord-Mazedonien, Norwegen, San Marino, Saudi Arabien, Schweiz, Serbien, Südafrika, Türkei, Ukraine, USAMode 2: Brasilien, Japan, Südkorea, Taiwan, ThailandMode 3: Indien, MalaysiaMode 4: Russland, KasachstanJe nach Mode können sich die messtechnischen Eigenschaften des Gerätes ändern (siehe Kapitel ""Technische Daten, Eingangsgröße").Weitere Informationen finden Sie im Dokument ""Bestimmungen für Radar-Füllstandmessgeräte mit funktechnischen Zulassungen" auf unserer Homepage.Viele Diagnosewerkzeuge werden unterstützt, einschließlich der Anzeige des Echoprofils:';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e231';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e231'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e233';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e233'] = 'Für das Gerät stehen Gerätebeschreibungen als Enhanced Device Description (EDD) für DD-Bedienprogramme, wie z. B. PDM zur Verfügung.DownloadSIMATIC PDM ist ein Softwarepaket zur Inbetriebnahme und Wartung von Prozessgeräten: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109755005 Vergewissern Sie sich auf der Support-Seite unserer Webseite, dass Sie die neueste Version von SIMATIC PDM, das aktuellste Service Pack (SP) und den aktuellsten Hotfix (HF) haben. Gehe zu:Software-Downloads: http://www.siemens.com/processinstrumentation/downloadsGehen Sie im Produktbaum zu: ""Automatisierungstechnik > Prozessleitsysteme > SIMATIC PCS 7 > Systemkomponenten > Betriebsmittelverwaltung > SIMATIC PDM".StartGehen Sie wie folgt vor:SIMATIC PDM starten, mit dem Gerät verbinden und Daten vom Gerät hochladen.Passen Sie die Parameterwerte im Parameterwertfeld an. Klicken Sie dann auf Enter. Die Statusfelder lauten ""Geändert".Öffnen Sie das Menü ""Gerät > Download zum Gerät…". Wenn Sie fertig sind, wählen Sie ""Datei > Speichern", um die Einstellungen offline zu speichern. Die Statusfelder werden gelöscht.PDM-Strukturansicht EDD Offline, StartPDM-Strukturansicht EDD Offline, FortsetzungAblaufWählen Sie ""Gerät / Assistent > Schnellstart", um die Erstinbetriebnahme durchzuführen. Folgen Sie den geführten Inbetriebnahmeschritten entsprechend Ihrer spezifischen Anwendung.PDM-SchnellstartassistentWählen Sie ""Gerät > Echoprofil-Dienstprogramme", um die Signalqualität zu bestätigen. Wählen Sie die Kurven, die in die Echoprofilansicht geladen werden sollen und wählen Sie dann ""Ausgewählte Kurven laden". Die Kurven und andere Diagnoseinformationen werden nach etwa 45 Sekunden geladen.Blaue Linie - EchoprofilRote Linie - TVTBraune Linie - Automatische Störechoausblendung (falls aktiv)PDM-EchoprofilansichtUm eine neue AFES-Kurve zu erstellen, verwenden Sie den ""Assistenten > Automatische Störechoausblendung" aus dem Gerätemenü und geben Sie den Abstand zur Materialoberfläche ein.SIMATIC PDM unterstützt viele weitere nützliche Funktionen, umfangreiche Diagnoseunterstützung und Asset Management. Einzelheiten finden Sie im SIMATIC PDM-Handbuch unter https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109755005';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e237';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e237'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e239';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e239'] = 'WartungBei bestimmungsgemäßer Verwendung ist im Normalbetrieb keine besondere Wartung erforderlich.Vorkehrungen gegen AnhaftungenBei manchen Anwendungen können Füllgutanhaftungen am Antennensystem das Messergebnis beeinflussen. Treffen Sie deshalb je nach Instrument und Anwendung Vorkehrungen, um eine starke Verschmutzung des Antennensystems zu vermeiden. Ggf. ist das Antennensystem in bestimmten Abständen zu reinigen.ReinigungDie Reinigung trägt dazu bei, dass Typschild und Markierungen auf dem Gerät sichtbar sind.Beachten Sie hierzu folgendes:Nur Reinigungsmittel verwenden, die Gehäuse, Typschild und Dichtungen nicht angreifenNur Reinigungsmethoden einsetzen, die der Geräteschutzart entsprechen';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e242';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e242'] = 'Verhalten bei StörungenEs liegt in der Verantwortung des Anlagenbetreibers, geeignete Maßnahmen zur Beseitigung aufgetretener Störungen zu ergreifen.StörungsursachenDas Gerät bietet Ihnen ein Höchstmaß an Funktionssicherheit. Dennoch können während des Betriebes Störungen auftreten. Diese können z. B. folgende Ursachen haben:InstrumentProzessSpannungsversorgungSignalauswertungStörungsbeseitigungDie ersten Maßnahmen sind:Auswertung von FehlermeldungenÜberprüfung des AusgangssignalsBehandlung von MessfehlernWeitere umfassende Diagnosemöglichkeiten bieten Ihnen ein mobiles Endgerät (Smartphone/Tablet) mit der Bedien-App bzw. ein PC/Notebook mit der PDM und der passenden EDD. In vielen Fällen lassen sich die Ursachen auf diesem Wege feststellen und die Störungen so beseitigen.Verhalten nach StörungsbeseitigungJe nach Störungsursache und getroffenen Maßnahmen sind ggf. die in Kapitel ""In Betrieb nehmen" beschriebenen Handlungsschritte erneut zu durchlaufen bzw. auf Plausibilität und Vollständigkeit zu überprüfen.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e245';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e245'] = '4 … 20 mA-SignalSchließen Sie gemäß Anschlussplan ein Multimeter im passenden Messbereich an. Die folgende Tabelle beschreibt mögliche Fehler im Stromsignal und hilft bei der Beseitigung: Fehler Ursache Beseitigung 4 … 20 mA-Signal nicht stabil Messgröße schwankt Dämpfung einstellen 4 … 20 mA-Signal fehlt Elektrischer Anschluss fehlerhaft Anschluss prüfen, ggf. korrigieren Spannungsversorgung fehlt Leitungen auf Unterbrechung prüfen, ggf. reparieren Betriebsspannung zu niedrig, Bürdenwiderstand zu hoch Prüfen, ggf. anpassen Stromsignal größer 22 mA, kleiner 3,6 mA Instrumentelektronik defekt Gerät austauschen bzw. je nach Geräteausführung zur Reparatur einsenden';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e248';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e248'] = 'Das Gerät verfügt über eine Selbstüberwachung und Diagnose nach NE 107 und VDI/VDE 2650. Zu den in den folgenden Tabellen angegebenen Statusmeldungen sind detailliertere Fehlermeldungen unter dem Menüpunkt ""Diagnose" über das jeweilige Bedientool ersichtlich.StatusmeldungenDie Statusmeldungen sind in folgende Kategorien unterteilt:AusfallFunktionskontrolleAußerhalb der SpezifikationWartungsbedarfund durch Piktogramme verdeutlicht:Ausfall (Failure) - rotAußerhalb der Spezifikation (Out of specification) - gelbFunktionskontrolle (Function check) - orangeWartungsbedarf (Maintenance) - blauPiktogramme der Statusmeldungen Ausfall (Failure): Aufgrund einer erkannten Funktionsstörung im Gerät gibt das Gerät ein Ausfallsignal aus.Diese Statusmeldung ist immer aktiv. Eine Deaktivierung durch den Anwender ist nicht möglich. Funktionskontrolle (Function check): Am Gerät wird gearbeitet, der Messwert ist vorübergehend ungültig (z. B. während der Simulation).Diese Statusmeldung ist per Default inaktiv. Außerhalb der Spezifikation (Out of specification): Der Messwert ist unsicher, da die Gerätespezifikation überschritten ist (z. B. Elektroniktemperatur).Diese Statusmeldung ist per Default inaktiv. Wartungsbedarf (Maintenance): Durch externe Einflüsse ist die Gerätefunktion eingeschränkt. Die Messung wird beeinflusst, der Messwert ist noch gültig. Gerät zur Wartung einplanen, da Ausfall in absehbarer Zeit zu erwarten ist (z. B. durch Anhaftungen).Diese Statusmeldung ist per Default inaktiv.Failure Code Textmeldung Ursache Beseitigung DevSpec State in CMD 48 F013 Kein Messwert vorhanden Kein Messwert in der Einschaltphase oder während des Betriebes Einbau und/oder Parametrierung prüfen bzw. korrigieren Antennensystem reinigen Byte 5, Bit 0 von Byte 0 … 5 F017 Abgleichspanne zu klein Abgleich nicht innerhalb der Spezifikation Abgleich entsprechend der Grenzwerte ändern (Differenz zwischen Min. und Max. ≥ 10 mm) Byte 5, Bit 1 von Byte 0 … 5 F025 Fehler in der Linearisierungstabelle Stützstellen sind nicht stetig steigend, z. B. unlogische Wertepaare Linearisierungstabelle prüfen Tabelle löschen/neu anlegen Byte 5, Bit 2 von Byte 0 … 5 F036 Keine lauffähige Software Prüfsummenfehler bei fehlgeschlagenem oder abgebrochenem Softwareupdate Softwareupdate wiederholen Gerät zur Reparatur einsenden Byte 5, Bit 3 von Byte 0 … 5 F040 Fehler in der Elektronik Grenzwertüberschreitung in der Signalverarbeitung Hardwarefehler Gerät neu starten Gerät zur Reparatur einsenden Byte 5, Byte 5, Bit 4 von Byte 0 … 5 F080 Allgemeiner Softwarefehler Allgemeiner Softwarefehler Gerät neu starten Byte 5, Byte 5, Bit 5 von Byte 0 … 5 F105 Ermittle Messwert Gerät befindet sich noch in der Einschaltphase, der Messwert konnte noch nicht ermittelt werden Ende der Einschaltphase abwarten Dauer je nach Messumgebung und Parametrierung bis zu 3 Minuten Byte 5, Byte 5, Bit 6 von Byte 0 … 5 F260 Fehler in der Kalibrierung Prüfsummenfehler in den Kalibrierwerten Fehler im EEPROM Gerät zur Reparatur einsenden Byte 4, Bit 0 von Byte 0 … 5 F261 Fehler in der Geräteeinstellung Fehler bei der Inbetriebnahme Störsignalausblendung fehlerhaft Fehler beim Ausführen eines Resets Inbetriebnahme wiederholen Reset durchführen Byte 4, Bit 1 von Byte 0 … 5 F265 Messfunktion gestört Programmablauf der Messfunktion gestört Gerät startet automatisch neu Byte 4, Bit 3 von Byte 0 … 5Function check Code Textmeldung Ursache Beseitigung DevSpec State in CMD 48 C700 Simulation aktiv Eine Simulation ist aktiv Simulation beenden Automatisches Ende nach 60 Minuten abwarten Simulation Active" in "Standardized Status 0"Out of specification Code Textmeldung Ursache Beseitigung DevSpec State in CMD 48 S600 Unzulässige Elektroniktemperatur Temperatur der Elektronik im nicht spezifizierten Bereich Umgebungstemperatur prüfen Elektronik isolieren Byte 23, Bit 4 von Byte 14 … 24 S601 Überfüllung Gefahr der Überfüllung des Behälters Sicherstellen, dass keine weitere Befüllung mehr stattfindet Füllstand im Behälter prüfen Byte 23, Bit 5 von Byte 14 … 24 S603 Unzulässige Versorgungsspannung Klemmenspannung zu klein Klemmenspannung prüfen, Betriebsspannung erhöhen Byte 23, Bit 6 von Byte 14 … 24Maintenance Code Textmeldung Ursache Beseitigung DevSpec State in CMD 48 M500 Fehler im Auslieferungszustand Beim Reset auf Auslieferungszustand konnten die Daten nicht wiederhergestellt werden Reset wiederholen XML-Datei mit Instrumentdaten in Instrument laden Bit 0 von Byte 14 … 24 M501 Fehler in nicht aktiver Linearisierungstabelle Hardwarefehler EEPROM Gerät zur Reparatur einsenden Bit 1 von Byte 14 … 24 M507 Fehler in der Geräteeinstellung Fehler bei der Inbetriebnahme Fehler beim Ausführen eines Resets Störsignalausblendung fehlerhaft Reset durchführen und Inbetriebnahme wiederholen Bit 7 von Byte 14 … 24 M508 Keine lauffähige Bluetooth-Software Prüfsummenfehler in Bluetooth-Software Softwareupdate durchführen Bit 8 von Byte 14 … 24 M509 Softwareupdate läuft Softwareupdate läuft Warten, bis SW-Update abgeschlossen ist Bit 9 von Byte 14 … 24 M510 Keine Kommunikation mit dem Hauptcontroller Kommunikation zwischen Hauptelektronik und Displaymodul gestört Verbindungsleitung zum Display prüfen Gerät zur Reparatur einsenden Bit 10 von Byte 14 … 24 M511 Inkonsistente Softwarekonfiguration Eine Softwareeinheit benötigt ein Softwareupdate Softwareupdate durchführen Bit 11 von Byte 14 … 24';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e251';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e251'] = 'Die unten stehenden Tabellen geben typische Beispiele für anwendungsbedingte Messfehler an.Die Bilder in der Spalte ""Fehlerbeschreibung" zeigen den tatsächlichen Füllstand als gestrichelte und den ausgegebenen Füllstand als durchgezogene Linie.Tatsächlicher FüllstandVom Instrument angezeigter FüllstandBehandlung von MessfehlernHinweisBei konstant ausgegebenem Füllstand könnte die Ursache auch die Störungseinstellung des Stromausganges auf ""Wert halten" sein.Bei zu geringem Füllstand könnte die Ursache auch ein zu hoher Leitungswiderstand sein.Tabelle 12.1: Flüssigkeiten: Messfehler bei konstantem Füllstand Fehlerbeschreibung Ursache Beseitigung Messwert zeigt zu geringen bzw. zu hohen Füllstand Min.-/Max.-Abgleich nicht korrekt Min.-/Max.-Abgleich anpassen Linearisierungskurve falsch Linearisierungskurve anpassen Messwert springt Richtung 100 % Prozessbedingt sinkt die Amplitude des Füllstandechos Störsignalausblendung wurde nicht durchgeführt Störsignalausblendung durchführen Amplitude oder Ort eines Störsignals hat sich geändert (z. B. Kondensat, Produktablagerungen); Störsignalausblendung passt nicht mehr Ursache der veränderten Störsignale ermitteln, Störsignalausblendung z. B. mit Kondensat durchführen.Tabelle 12.2: Flüssigkeiten: Messfehler bei Befüllung Fehlerbeschreibung Ursache Beseitigung Messwert bleibt bei der Befüllung stehen Störsignale im Nahbereich zu groß bzw. Füllstandecho zu klein Starke Schaum- oder Trombenbildung Max.-Abgleich nicht korrekt Störsignale im Nahbereich beseitigen Messstelle prüfen: Antenne sollte aus dem Gewindestutzen ragen, evtl. Störechos durch Flanschstutzen? Verschmutzungen an der Antenne beseitigen Bei Störungen durch Einbauten im Nahbereich, Polarisationsrichtung ändern Störsignalausblendung neu anlegen Max.-Abgleich anpassen Messwert springt bei der Befüllung in Richtung 0 % Füllstandecho kann an einer Störsignalstelle nicht vom Störsignal unterschieden werden (springt auf Vielfachecho) Bei Störungen durch Einbauten im Nahbereich: Polarisationsrichtung ändern Günstigere Einbauposition wählen Messwert springt bei Befüllung Richtung 100 % Durch starke Turbulenzen und Schaumbildung beim Befüllen sinkt die Amplitude des Füllstandechos. Messwert springt auf Störsignal Störsignalausblendung durchführen Messwert springt bei Befüllung sporadisch auf 100 % Variierendes Kondensat oder Verschmutzungen an der Antenne Störsignalausblendung durchführen oder Störsignalausblendung mit Kondensat/Verschmutzung im Nahbereich durch Editieren erhöhen Messwert springt auf ≥ 100 % bzw. 0 m Distanz Füllstandecho wird im Nahbereich wegen Schaumbildung oder Störsignalen im Nahbereich nicht mehr detektiert. Instrument geht in die Überfüllsicherheit. Es wird der max. Füllstand (0 m Distanz) sowie die Statusmeldung ""Überfüllsicherheit" ausgegeben. Messstelle prüfen: Antenne sollte aus dem Gewindestutzen ragen, evtl. Störechos durch Flanschstutzen? Verschmutzungen an der Antenne beseitigenTabelle 12.3: Flüssigkeiten: Messfehler bei Entleerung Fehlerbeschreibung Ursache Beseitigung Messwert bleibt beim Entleeren im Nahbereich stehen Störsignal größer als Füllstandecho Füllstandecho zu klein Messstelle prüfen: Antenne sollte aus dem Gewindestutzen ragen, evtl. Störechos durch Flanschstutzen? Verschmutzungen an der Antenne beseitigen Bei Störungen durch Einbauten im Nahbereich: Polarisationsrichtung ändern Nach Beseitigung der Störsignale muss Störsignalausblendung gelöscht werden. Neue Störsignalausblendung durchführen Messwert springt beim Entleeren sporadisch Richtung 100 % Variierendes Kondensat oder Verschmutzungen an der Antenne Störsignalausblendung durchführen oder Störsignalausblendung im Nahbereich durch Editieren erhöhenTabelle 12.4: Schüttgüter: Messfehler bei konstantem Füllstand Fehlerbeschreibung Ursache Beseitigung Messwert zeigt zu geringen bzw. zu hohen Füllstand Min.-/Max.-Abgleich nicht korrekt Min.-/Max.-Abgleich anpassen Linearisierungskurve falsch Linearisierungskurve anpassen Messwert springt Richtung 100 % Prozessbedingt sinkt die Amplitude des Produktechos Störsignalausblendung wurde nicht durchgeführt Störsignalausblendung durchführen Amplitude oder Ort eines Störsignals hat sich geändert (z. B. Kondensat, Produktablagerungen); Störsignalausblendung passt nicht mehr Ursache der veränderten Störsignale ermitteln, Störsignalausblendung z. B. mit Kondensat durchführen.Tabelle 12.5: Schüttgüter: Messfehler bei Befüllung Fehlerbeschreibung Ursache Beseitigung Messwert springt bei der Befüllung in Richtung 0 % Füllstandecho kann an einer Störsignalstelle nicht vom Störsignal unterschieden werden (springt auf Vielfachecho) Störsignal beseitigen/reduzieren: störende Einbauten durch Ändern der Polarisationsrichtung minimieren Günstigere Einbauposition wählen Querreflexion an einem Abzugstrichter, Amplitude des Echos der Querreflexion größer als das Füllstandecho Instrument auf gegenüberliegende Trichterwand ausrichten, Kreuzung mit Befüllstrom vermeiden Messwert schwankt um 10 … 20 % Diverse Echos von einer nicht ebenen Mediumoberfläche, z. B. bei Schüttkegel Parameter Mediumtyp prüfen, ggf. anpassen Einbauposition und Instrumentausrichtung optimieren Reflexionen von der Mediumoberfläche über die Behälterwand (Ablenkung) Günstigere Einbauposition wählen, Instrumentausrichtung optimieren, z. B. mit Schwenkhalterung Messwert springt bei Befüllung sporadisch auf 100 % Veränderliches Kondensat oder Verschmutzungen an der Antenne Störsignalausblendung durchführen oder Störsignalausblendung mit Kondensat/Verschmutzung im Nahbereich durch Editieren erhöhenTabelle 12.6: Schüttgüter: Messfehler bei Entleerung Fehlerbeschreibung Ursache Beseitigung Messwert bleibt beim Entleeren im Nahbereich stehen Störsignal größer als Füllstandecho bzw. Füllstandecho zu klein Störsignale im Nahbereich beseitigen. Dabei prüfen: Antenne muss aus dem Stutzen ragen Verschmutzungen an der Antenne beseitigen Störende Einbauten im Nahbereich durch Ändern der Polarisationsrichtung minimieren Nach Beseitigung der Störsignale muss Störsignalausblendung gelöscht werden. Neue Störsignalausblendung durchführen Messwert springt beim Entleeren sporadisch Richtung 100 % Veränderliches Kondensat oder Verschmutzungen an der Antenne Störsignalausblendung durchführen oder Störsignalausblendung im Nahbereich durch Editieren erhöhen Messwert schwankt um 10 … 20 % Diverse Echos von einer nicht ebenen Mediumoberfläche, z. B. bei Abzugstrichter Parameter Mediumtyp prüfen, ggf. anpassen Reflexionen von der Mediumoberfläche über die Behälterwand (Ablenkung) Einbauposition und Instrumentausrichtung optimieren';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e255';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e255'] = 'Bringen Sie den Lieferschein, den Rückwaren-Begleitschein und die Dekontaminationserklärung in einer gut befestigten Klarsichttasche außerhalb der Verpackung an. Geräte/Ersatzteile, die ohne Dekontaminationserklärung zurückgesendet werden, werden vor einer weiteren Bearbeitung auf Ihre Kosten fachgerecht gereinigt.Benötigte Formulare:LieferscheinRückwaren-Begleitschein mit folgenden Angaben: https://www.siemens.com/processinstrumentation/returngoodsnoteProdukt (Artikelbezeichnung)Anzahl der zurückgesendeten Geräte/ErsatzteileGrund für die RücksendungDekontaminationserklärung https://www.siemens.com/sc/declarationofdecontaminationMit dieser Erklärung versichern Sie, dass das Gerät/Ersatzteil sorgfältig gereinigt wurde und frei von Rückständen ist. Von dem Gerät/Ersatzteil geht keine Gefahr für Mensch und Umwelt aus.Wenn das zurückgesendete Gerät/Ersatzteil mit giftigen, ätzenden, entflammbaren oder Wasser verunreinigenden Substanzen in Kontakt gekommen ist, müssen Sie das Gerät/Ersatzteil, bevor Sie es zurücksenden, durch Reinigung und Dekontaminierung sorgfältig säubern, damit alle Hohlräume frei von gefährlichen Substanzen sind. Kontrollieren Sie abschließend die durchgeführte Reinigung.Zurückgesendete Geräte/Ersatzteile, denen keine Dekontaminationserklärung beigefügt ist, werden vor einer weiteren Bearbeitung auf Ihre Kosten fachgerecht gereinigt.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e258';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e258'] = 'Technischer SupportFalls diese Dokumentation Ihre technischen Fragen nicht vollständig beantwortet, wenden Sie sich an den technischen Support unter www.siemens.com/automation/support-request.Weitere Informationen zu unserem technischen Support finden Sie unter www.siemens.com/automation/csi/serviceService und Support im InternetZusätzlich zu unserem Dokumentationsangebot bietet Siemens eine umfassende Support-Lösung unter www.siemens.com/automation/service&supportAnsprechpartnerWenn Sie weitere Fragen zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Siemens-Vertretung vor Ort: www.automation.siemens.com/partnerZum Finden des Ansprechpartners für Ihr Produkt gehen Sie zu ""Alle Produkte und Branchen" und wählen ""Produkte und Dienstleistungen > Industrielle Automatisierungstechnik > Prozessinstrumentierung".DokumentationDokumentation zu den verschiedenen Produkten und Systemen finden Sie unter www.siemens.com/processinstrumentation/documentation.ZertifikateZertifikate finden Sie im Internet unter www.siemens.com/processinstrumentation/certificates oder auf einer beiliegenden DVD.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e261';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e261'] = 'Sollte eine Reparatur erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an Siemens. Sie finden die Standorte auf www.siemens.com/processautomation.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e265';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e265'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e267';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e267'] = 'Führen Sie zum Ausbau des Gerätes die Schritte der Kapitel ""Montieren" und ""An die Spannungsversorgung anschließen" sinngemäß umgekehrt durch.WARNUNGAchten Sie beim Ausbau auf die Prozessbedingungen in Behältern oder Rohrleitungen. Es besteht Verletzungsgefahr z. B. durch hohe Drücke oder Temperaturen sowie aggressive oder toxische Medien. Vermeiden Sie dies durch entsprechende Schutzmaßnahmen.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e270';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e270'] = 'Führen Sie das Gerät einem spezialisierten Recyclingbetrieb zu und nutzen Sie dafür nicht die kommunalen Sammelstellen.Entfernen Sie zuvor eventuell vorhandene Batterien, sofern sie aus dem Gerät entnommen werden können und führen Sie diese einer getrennten Erfassung zu.Sollten personenbezogene Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät gespeichert sein, löschen Sie diese vor der Entsorgung.Sollten Sie keine Möglichkeit haben, das Altgerät fachgerecht zu entsorgen, so sprechen Sie mit uns über Rücknahme und Entsorgung.Ausführlichere Informationen über Geräte, die Batterien enthalten, finden Sie unter: (https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479891/)Hinweis Gesonderte Entsorgung erforderlich Das Gerät enthält Bestandteile, die gesondert zu entsorgen sind.Entsorgen Sie das Gerät über einen örtlichen Entsorger korrekt und umweltgerecht.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e275';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e275'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e277';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e277'] = 'RadarDas Gerät wurde nach der aktuellen Ausgabe der zutreffenden landesspezifischen Normen bzw. Standards geprüft und zugelassen.Bestimmungen für den Einsatz finden Sie im Dokument ""Bestimmungen für Radar-Füllstandmessgeräte mit funktechnischen Zulassungen" auf unserer Homepage.BluetoothDas Bluetooth-Funkmodul im Gerät wurde nach der aktuellen Ausgabe der zutreffenden landesspezifischen Normen bzw. Standards geprüft und zugelassen.Die Bestätigungen sowie Bestimmungen für den Einsatz finden Sie im mitgelieferten Dokument ""Funktechnische Zulassungen" bzw. auf www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e280';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e280'] = 'Für die Geräteserie sind zugelassene Ausführungen zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen verfügbar oder in Vorbereitung.Die entsprechenden Dokumente finden Sie auf www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e283';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e283'] = 'Für die Geräteserie sind zugelassene Ausführungen zum Einsatz im Schiffbereich verfügbar oder in Vorbereitung.Die entsprechenden Dokumente finden Sie auf www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e286';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e286'] = 'Für die Geräteserie sind zugelassene Ausführungen zum Einsatz als Teil einer Überfüllsicherung verfügbar oder in Vorbereitung.Die entsprechenden Zulassungen finden Sie auf www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e289';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e289'] = 'Für die Geräteserie sind Ausführungen zum Einsatz im Lebensmittel- und Pharmabereich verfügbar oder in Vorbereitung.Die entsprechenden Bescheinigungen finden Sie auf www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e293';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e293'] = 'Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der zutreffenden landesspezifischen Richtlinien bzw. technischen Regelwerke. Mit der entsprechenden Kennzeichnung bestätigen wir die Konformität.Die zugehörigen Konformitätserklärungen finden Sie auf www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e296';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e296'] = 'Die NAMUR ist die Interessengemeinschaft Automatisierungstechnik in der Prozessindustrie in Deutschland. Die herausgegebenen NAMUR-Empfehlungen gelten als Standards in der Feldinstrumentierung.Das Gerät erfüllt die Anforderungen folgender NAMUR-Empfehlungen:NE 21 – Elektromagnetische Verträglichkeit von BetriebsmittelnNE 43 – Signalpegel für die Ausfallinformation von MessumformernNE 53 – Kompatibilität von Feldgeräten und Anzeige-/BedienkomponentenNE 107 – Selbstüberwachung und Diagnose von FeldgerätenWeitere Informationen siehe www.namur.de.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e300';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e300'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e302';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e302'] = 'Hinweis für zugelassene GeräteGerätespezifikationen: Siemens unternimmt alle Anstrengungen, um die Richtigkeit dieser Spezifikationen zu gewährleisten, behält sich aber das Recht vor, diese jederzeit zu ändern.Gerätespezifische Zulassungen: Die gerätespezifischen Zulassungen sind immer den Typschildern auf dem Gerät zu entnehmen.Werkstoffe und Gewichte Werkstoffe, medienberührt Antenne, ProzessanschlussPVDFProzessdichtungaFKM, EPDM Werkstoffe, nicht medienberührt GehäuseKunststoff PBT (Polyester)GehäusedichtungenO-Ringe (Silikon)KabelverschraubungPADichtung KabelverschraubungEPDMVerschlussstopfen KabelverschraubungPASichtfenster für AnzeigePolycarbonatGewicht0,7 kg (1.543 lbs)AnzugsmomenteMax. Anzugsmoment Einschraubstutzen7 Nm (5.163 lbf ft)Max. Anzugsmoment für NPT-Kabelverschraubungen und Conduit-Rohre10 Nm (7.376 lbf ft)EingangsgrößeMessgrößeMessgröße ist der Abstand zwischen dem Antennenrand des Instruments und der Mediumoberfläche. Der Antennenrand ist auch die Bezugsebene für die Messung.Max. Messbereicha15 m (49.21 ft)Minimaler MessabstandbMode 1, 2, 40 mm (0 in)Mode 3≥ 250 mm (9.843 in)EinschaltphaseHochlaufzeit für UB = 12 V DC, 18 V DC, 24 V DC< 15 sAnlaufstrom für Hochlaufzeit≤ 3,6 mALeistungsaufnahmeUB OnHochlaufzeitMesswertausgabeUB OffHochlaufzeit und Messwertausgabe Instrumentstrom Betriebsspannung 12 V DC 18 V DC 24 V DC ≤ 3,6 mA < 45 mW < 65 mW < 90 mW 4 mA < 50 mW < 75 mW < 100 mW 20 mA < 245 mW < 370 mW < 485 mWAusgangsgrößeAusgangssignal4 … 20 mA/HARTBereich des Ausgangssignals3,8 … 20,5 mA/HART (Werkseinstellung)Signalauflösung0,3 µAMessauflösung digital1 mm (0.039 in)Ausfallsignal Stromausgang (einstellbar)≤ 3,6 mA, ≥ 21 mA, letzter gültiger MesswertMax. Ausgangsstrom22 mAAnlaufstrom≤ 3,6 mA; ≤ 10 mA für 5 ms nach EinschaltenBürde545 Ohm bei 24 V DCDämpfung (63 % der Eingangsgröße), einstellbar0 … 999 sHART-AusgangswerteaPV (Primary Value)Lin.-ProzentSV (Secondary Value)DistanzTV (Third Value)MesssicherheitQV (Fourth Value)ElektroniktemperaturErfüllte HART-Spezifikation7.0Weitere Informationen zu Manufacturer ID, Geräte ID, Geräte RevisionSiehe Website der FieldComm GroupMessabweichung (nach DIN EN 60770-1)Prozess-Referenzbedingungen nach DIN EN 61298-1Temperatur+18 … +30 °C (+64 … +86 °F)Relative Luftfeuchte45 … 75 %Luftdruck860 … 1060 mbar/86 … 106 kPa (12.5 … 15.4 psig)Einbau-ReferenzbedingungenAbstand zu Einbauten> 200 mm (7.874 in)ReflektorEbener PlattenreflektorStörreflexionenGrößtes Störsignal 20 dB kleiner als NutzsignalMessabweichung bei FlüssigkeitenMessdistanz > 0,25 m/0.8202 ft≤ 2 mmMessdistanz ≤ 0,25 m/0.8202 ft≤ 10 mmNichtwiederholbarkeita≤ 2 mmMessabweichung bei SchüttgüternDie Werte sind stark anwendungsabhängig. Verbindliche Angaben sind daher nicht möglich.Einflussgrößen auf die Messgenauigkeit2 Angaben gelten für den digitalen Messwert Temperaturdrift - Digitalwert< 3 mm/10 K, max. 5 mm Angaben gelten zusätzlich für den Stromausgang Temperaturdrift - Stromausgang< 0,03 %/10 K bzw. max. 0,3 % bezogen auf die 16,7 mA-SpanneAbweichung am Stromausgang durch Digital-Analog-Wandlung< 15 µAZusätzliche Messabweichung durch elektromagnetische EinstreuungenGemäß NAMUR NE 21< 80 µAGemäß EN 61326-1KeineGemäß IACS E10 (Schiffbau)/IEC 60945< 250 µAMesscharakteristiken und LeistungsdatenMessfrequenzW-Band (80 GHz-Technologie)Messzykluszeita≤ 250 msSprungantwortzeitb≤ 3 sAbstrahlwinkelc8°Minimale Dielektrizitätszahl des Mediums1,6UmgebungsbedingungenUmgebungstemperatur Gerät-40 … +70 °C (-40 … +158 °F)Umgebungstemperatur Anzeige-25 … +70 °C (-13 … +158 °F)Lager- und Transporttemperatur-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)Mechanische UmweltbedingungenVibrationen (Schwingungen)Klasse 4M8 nach IEC 60721-3-4 (5 g bei 4 … 200 Hz)Stöße (mechanischer Schock)Klasse 6M4 nach IEC 60721-3-6 (50 g, 2,3 ms)SchlagfestigkeitIK07 nach IEC 62262ProzessbedingungenFür die Prozessbedingungen sind zusätzlich die Angaben auf dem Typschild zu beachten. Es gilt der jeweils betragsmäßig niedrigste Wert.Prozesstemperatur-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)Prozessdruck-1 … 3 bar (-100 … 300 kPa/-14.5 … 43.51 psig)Elektromechanische DatenKabeleinführungOptionenM20 x 1,5; ½ NPTKabelverschraubungM20 x 1,5 (Kabeldurchmesser 5 … 9 mm)Verschlusskappe½ NPTAderquerschnitt (Federkraftklemmen)Litze0,2 mm² (AWG 24) … 2,5 mm² (AWG 14), Mindestisolierung 0,5 mm oder größerBluetooth-SchnittstelleBluetooth-StandardBluetooth 5.0Frequenz2,402 … 2,480 GHzMax. Sendeleistung+2,2 dBmMax. Teilnehmerzahl1Reichweitetypisch 25 m (82 ft)Abhängig von den örtlichen GegebenheitenAnzeigeMesswert- und MenüanzeigeOptionales HMILCD-Display mit HintergrundbeleuchtungMax. Anzeigebereich-99999 … 99999BedienungOptionales HMI4 x Tasten zur MenübedienungPC/NotebookSIMATIC PDMMobiles EndgerätSITRANS mobile IQSpannungsversorgungBetriebsspannung UBbei 4 mA12 … 35 V DCbei 20 mA9 … 35 V DCBetriebsspannung UB - beleuchtete Anzeige- und Bedieneinheit15 … 35 V DCVerpolungsschutzIntegriertÜberspannungsschutzDurchschlagsfestigkeit gegen metallische Montageteile> 10 kVÜberspannungsfestigkeit (Prüfstoßspannungen 1,2/50 µs an 42 Ω)> 1000 VZusätzlicher ÜberspannungsschutzDurch potenzialfreien Aufbau der Elektronik und umfassende Isolationsmaßnahmen im allgemeinen nicht erforderlich.Elektrische SchutzmaßnahmenSchutzartIP66/IP67 nach IEC 60529Type 4X nach UL 50Einsatzhöhe über Meeresspiegel5000 m (16404 ft)SchutzklasseIIIVerschmutzungsgrad4';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e305';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e305'] = 'Belüftung/DruckausgleichGehäusedeckelProzessanschlussMaße SITRANS LR150';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e308';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e308'] = 'Open source software components are also used in this device. A documentation of these components with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers can be found on our homepage.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e311';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e311'] = 'Alle verwendeten Marken sowie Handels- und Firmennamen sind Eigentum ihrer rechtmäßigen Eigentümer/Urheber.';
			