topicarray["td20e300"] = {"Html":"\u003c?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-16\"?\u003e\u003chtml xmlns:msxsl=\"urn:schemas-microsoft-com:xslt\"\u003e\u003cdiv class=\"main_body\"\u003e\u003cbr/\u003e\u003cdiv class=\"content_body\"\u003e\u003cdiv class=\"body_headline\" style=\"display:none;\"\u003eDati tecnici e dimensione\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"container\"\u003e\u003cdiv class=\"content\"/\u003e\u003cdiv class=\"tedfootnotes\"\u003e\u003cdiv class=\"tableTitleNarrow inserted-object tablecontainer has-no-table-title has-no-table-footer\"\u003e\u003ctable cellspacing=\"0\" width=\"100%\" class=\"table_invisible\"\u003e\u003ccolgroup\u003e\u003ccol width=\"2%\"/\u003e\u003ccol width=\"98%\"/\u003e\u003c/colgroup\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003csup style=\"font-size: 4pt; top: 1.5px;\"\u003e\u003cspan\u003ea\u003c/span\u003e\u003c/sup\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cdiv class=\"p default floating-text\"\u003e\u003cspan\u003eSolo per filettatura G, EPDM per strumenti con certificazione per il settore alimentare/farmaceutico\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003csup style=\"font-size: 4pt; top: 1.5px;\"\u003e\u003cspan\u003ea\u003c/span\u003e\u003c/sup\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003eIn funzione dell'applicazione e del prodotto\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003csup style=\"font-size: 4pt; top: 1.5px;\"\u003e\u003cspan\u003eb\u003c/span\u003e\u003c/sup\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003eA seconda delle condizioni d'impiego\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003csup style=\"font-size: 4pt; top: 1.5px;\"\u003e\u003cspan\u003ea\u003c/span\u003e\u003c/sup\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003eValori di default, possono essere assegnati liberamente.\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003csup style=\"font-size: 4pt; top: 1.5px;\"\u003e\u003cspan\u003ea\u003c/span\u003e\u003c/sup\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003eGià compresa nello scostamento di misura\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003csup style=\"font-size: 4pt; top: 1.5px;\"\u003e\u003cspan\u003ea\u003c/span\u003e\u003c/sup\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003eCon tensione di esercizio U\u003csub\u003eB\u003c/sub\u003e ≥ 24 V DC\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003csup style=\"font-size: 4pt; top: 1.5px;\"\u003e\u003cspan\u003eb\u003c/span\u003e\u003c/sup\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003eIntervallo di tempo dopo una rapida variazione della distanza di misura da 1 m a 5 m, prima che il segnale di uscita raggiunga per la prima volta il 90% del suo valore a regime (IEC 61298-2). Vale per una tensione di esercizio U\u003csub\u003eB\u003c/sub\u003e ≥ 24 V DC.\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u003csup style=\"font-size: 4pt; top: 1.5px;\"\u003e\u003cspan\u003ec\u003c/span\u003e\u003c/sup\u003e\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e\u003cdiv class=\"p p_table_l floating-text\"\u003e\u003cspan\u003eAl di fuori dell'angolo d'irraggiamento indicato l'energia del segnale radar ha un livello ridotto del 50% (-3 dB).\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/html\u003e"}