var g_sepIdx = [];
//g_searchEnginePlainTextArray -> treeId | TopicText
var g_searchEnginePlainTextArray = [];
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e17';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e17'] = 'Указания по безопасности для Ex-зон:ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕДля Ex-применений следует соблюдать специальные указания по безопасности, которые прилагаются к каждому устройству в Ex-исполнении и являются составной частью данного руководства по эксплуатации.Редакция:2023-10-26';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e19';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e19'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e21';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e21'] = 'Данное руководство содержит необходимую информацию для монтажа, подключения и начальной установки устройства, а также важные указания по обслуживанию, устранению неисправностей, безопасности и замене частей. Перед вводом устройства в эксплуатацию прочитайте руководство по эксплуатации и храните его поблизости от устройства как составную часть устройства, доступную в любой момент.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e24';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e24'] = 'Данное руководство по эксплуатации предназначено для обученного персонала. При работе персонал должен иметь и исполнять изложенные здесь инструкции.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e27';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e27'] = 'Информация, указание, рекомендация: Символ обозначает дополнительную полезную информацию и советы по работе с устройством.Указание: Символ обозначает указания по предупреждению неисправностей, сбоев, повреждений устройства или установки.Осторожно: Несоблюдение обозначенной этим символом инструкции может привести к причинению вреда персоналу.Предостережение: Несоблюдение обозначенной этим символом инструкции может привести к причинению серьезного или смертельного вреда персоналу.Опасно: Несоблюдение обозначенной этим символом инструкции приведет к причинению серьезного или смертельного вреда персоналу. Применения Ex Символ обозначает специальные инструкции для применений во взрывоопасных средах. • Список Ненумерованный список не подразумевает определенного порядка действий. 1 Порядок действий Нумерованный список подразумевает определенный порядок действий. Утилизация Символ обозначает специальные инструкции по утилизации.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e32';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e32'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e34';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e34'] = 'Все описанные в данной документации действия и процедуры должны выполняться только обученным персоналом, допущенным к работе с устройством.При работе на устройстве и с устройством необходимо всегда носить требуемые средства индивидуальной защиты.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e37';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e37'] = 'SITRANS LR150 предназначен для непрерывного измерения уровня.Область применения см. в гл. ""Описание".Эксплуатационная безопасность устройства обеспечивается только при надлежащем применении в соответствии с данными, приведенными в руководстве по эксплуатации и в дополнительных инструкциях.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e40';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e40'] = 'При не соответствующем требованиям или назначению использовании этого изделия могут возникать связанные с применением опасности, например переполнение емкости из-за неправильного монтажа или настройки, вследствие чего может быть нанесен ущерб персоналу, оборудованию или окружающей среде, а также защитным свойствам прибора.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e43';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e43'] = 'Устройство соответствует современному уровню техники с учетом общепринятых требований и норм. Устройство разрешается эксплуатировать только в исправном и технически безопасном состоянии. Ответственность за безаварийную эксплуатацию лежит на предприятии, эксплуатирующем устройство. При применении в агрессивных или коррозионных средах, где сбой устройства может привести к опасности, предприятие, эксплуатирующее устройство, должно соответствующими мерами убедиться в правильной работе устройства.Необходимо соблюдать изложенные в данном руководстве указания по безопасности, действующие требования к монтажу электрооборудования, а также нормы и условия техники безопасности.Для обеспечения безопасности и соблюдения гарантийных обязательств, любое вмешательство, помимо мер, описанных в данном руководстве, может осуществляться только персоналом, уполномоченным нашей компанией. Самовольные модификации или изменения категорически запрещены. Из соображений безопасности, могут применяться только указанные нами принадлежности.Для исключения опасностей, следует также учитывать нанесенные на устройство маркировки и указания по безопасности.Малая излучаемая мощность бесконтактного микроволнового уровнемера значительно ниже международных допустимых предельных значений. При соответствующем назначению применении никакого причинения вреда здоровью ожидать не следует. Диапазон частоты измерительного сигнала см. в гл. ""Технические данные".';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e46';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e46'] = 'Посредством выбора частоты задаются зависящие от страны или региона применения настройки для микроволновых сигналов. Режим работы должен быть установлен обязательно в начале пуска в эксплуатацию через операционное меню приложения Sitrans mobile IQ.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭксплуатация устройства без выбора частоты, соответствующей группе стран или регионов, является нарушением положений радиотехнических разрешений соответствующей страны или региона.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e50';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e50'] = 'Это указание действует исключительно для США и Канады, поэтому соответствующий текст ниже дан только на английском языке.Installations in the US shall comply with the relevant requirements of the National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA).Installations in Canada shall comply with the relevant requirements of the Canadian Electrical Code (CEC Part I) (Canada).';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e53';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e53'] = 'Siemens предлагает продукты и решения с функциями промышленной безопасности, поддерживающими безопасную эксплуатацию установок, систем, машин и сетей.Для защиты установок, систем, машин и сетей от киберугроз требуется реализация (и постоянная поддержка) концепции комплексной промышленной безопасности, соответствующей текущему уровню техники. Продукты и решения Siemens образуют составную часть такой концепции.Предупреждение несанкционированного доступа к установкам, системам, машинам и сетям является ответственностью потребителей. Эти системы, машины и компоненты могут соединяться с сетью предприятия или с Интернетом, только когда и насколько это необходимо, и только если были приняты соответствующие меры защиты (например, средства межсетевой защиты и/или сегментация сети).Подробную информацию о возможных мерах защиты в области промышленной безопасности можно найти по ссылке: https://www.siemens.com/industrialsecuritySiemens постоянно развивает свои продукты и решения, чтобы сделать их еще безопаснее, и настоятельно рекомендует сразу же применять выпущенные обновления продуктов и всегда пользоваться только актуальными версиями продуктов. Использование устаревших или более не поддерживаемых версий может повысить риск киберугроз.Чтобы постоянно получать информацию об обновлениях продуктов, подпишитесь на Siemens Industrial Security RSS Feed по ссылке: https://www.siemens.com/industrialsecurity';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e57';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e57'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e59';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e59'] = 'Комплект поставкиКомплект поставки включает:Микроволновый уровнемер SITRANS LR150Информационный листок ""Документация и ПО", содержащий:Серийный номер устройстваQR-код со ссылкой для прямого сканированияИнформационный листок ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes" со следующими кодами: Bluetooth PIN Bluetooth PUK Device Access PUK В комплект поставки также входит:Документация"Указания по безопасности" (дополнительные инструкции по эксплуатации для взрывозащищенных исполнений)Радиотехнические разрешенияПри необходимости, прочая документацияПримечаниеВ руководстве по эксплуатации описываются также особенности устройства, которые могут быть выбраны как опции. Поставляемое исполнение исходит из спецификации заказа.КомпонентыРадарная антеннаПрисоединение к процессуУплотнение к процессу (только для резьбы G)Корпус электроникиБлок индикации и настройкиВентиляция/выравнивание давленияКомпоненты SITRANS LR150 (например: присоединение G1½)Типовая табличкаТиповая табличка содержит важные данные для идентификации и применения прибора:Тип устройстваСертификационные данныеИнформация о конфигурацииТехнические данныеСерийный номер устройстваQR-код для идентификации устройстваЦифровой код для доступа к Bluetooth (по выбору)Сведения о производителе';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e62';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e62'] = 'Область примененияМикроволновый уровнемер SITRANS LR150 предназначен для бесконтактного непрерывного измерения уровня жидкостей и сыпучих продуктов практически в любой отрасли промышленности.Принцип действияЧерез антенну устройства излучается непрерывный частотно-модулированный микроволновый сигнал. Излученный сигнал отражается от поверхности измеряемой среды и принимается антенной как эхо-сигнал с изменившейся частотой. Изменение частоты пропорционально расстоянию до поверхности среды и пересчитывается в высоту уровня.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e65';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e65'] = 'Местная настройкаМестная настройка устройства выполняется через опциональный встроенный HMI.Беспроводная настройкаДля устройств с встроенным модулем Bluetooth возможна беспроводная настройка через мобильное приложение Siemens mobile IQ.ДатчикМобильное терминальное устройствоБеспроводная связь со стандартными настроечными устройствами с встроенным Bluetooth LEНастройка через сигнальную линиюНастройка устройств с сигнальным выходом 4 … 20 mA/HART может также выполняться посредством SIMATIC PDM с подключением ПК/ноутбука через интерфейсный адаптер к сигнальному кабелю.ДатчикСопротивление HART 250 Ω (опция, в зависимости от обработки сигнала)Система управленияРучной пульт настройкиПодключение ПК к сигнальному кабелю';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e68';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e68'] = 'УпаковкаПрибор поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту во время транспортировки. Соответствие упаковки обычным транспортным требованиям проверено согласно ISO 4180.Упаковка прибора состоит из экологически безвредного и поддающегося переработке картона. Для упаковки приборов в специальном исполнении также применяются пенополиэтилен и полиэтиленовая пленка, которые можно утилизировать на специальных перерабатывающих предприятиях.ТранспортировкаТранспортировка должна выполняться в соответствии с указаниями на транспортной упаковке. Несоблюдение таких указаний может привести к повреждению прибора.Осмотр после транспортировкиПри получении доставленное оборудование должно быть незамедлительно проверено в отношении комплектности и отсутствия транспортных повреждений. Установленные транспортные повреждения и скрытые недостатки должны быть оформлены в соответствующем порядке.ХранениеДо монтажа упаковки должны храниться в закрытом виде и с учетом имеющейся маркировки складирования и хранения.Если нет иных указаний, необходимо соблюдать следующие условия хранения:Не хранить на открытом воздухеХранить в сухом месте при отсутствии пылиНе подвергать воздействию агрессивных средЗащитить от солнечных лучейИзбегать механических ударовТемпература хранения и транспортировкиТемпература хранения и транспортировки: см. ""Приложение - Технические данные - Условия окружающей среды"Относительная влажность воздуха 20 … 85 %';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e72';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e72'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e74';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e74'] = 'Условия окружающей средыУстройство применимо для нормальных и расширенных условий окружающей среды по DIN/EN/BS EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1. Его можно применять как в помещении, так и на открытом воздухе.Условия процессаПримечаниеДля обеспечения безопасности, устройство должно эксплуатироваться только в пределах допустимых условий процесса. Соответствующие данные см. в гл. ""Технические данные" этого руководства по эксплуатации или на типовой табличке.Поэтому до монтажа устройства нужно убедиться, что все части устройства, которые будут находиться в процессе, применимы для данных условий процесса.К таким частям относятся:Активная чувствительная частьПрисоединение к процессуУплотнение к процессуОсобо учитываемые условия процесса:Давление процессаТемпература процессаХимические свойства средыАбразивные и механические воздействия';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e77';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e77'] = 'ПоляризацияИзлучаемые датчиком микроволновые сигналы являются электромагнитными волнами. Поляризация определяется направлением электрической составляющей этих волн.Поляризация обозначена меткой на корпусе, см. следующий рисунок:Метка поляризацииПоложение поляризацииПримечаниеПри повороте корпуса положение поляризации изменяется, и изменяется влияние сигналов помех на измеренное значение. Это следует учитывать при монтаже и последующих изменениях.Базовая плоскостьЦентр линзы антенны является началом диапазона измерения и одновременно - базовой плоскостью установки Min./Max., см. следующий рисунок:Базовая плоскостьБазовая плоскостьМонтажная позицияПри монтаже устройства расстояние от стенки емкости должно составлять не менее 200 мм (7.874 in). При монтаже устройства в центре выпуклой или округлой крыши емкости возможны множественные эхо-сигналы, которые, однако, можно отфильтровать с помощью соответствующей настройки (см. п. ""Начальная установка").Если это расстояние поддержать невозможно (особенно если вероятно накопление осадка продукта на стенке емкости), то при начальной установке необходимо создать память помех. Рекомендуется повторно создать память помех с уже накопившимся осадком на стенке емкости.Монтаж бесконтактного микроволнового уровнемера на округлой крыше емкостиНа емкостях с коническим днищем устройство рекомендуется монтировать по центру емкости, чтобы измерение было возможно вплоть до дна емкости.Монтаж бесконтактного микроволнового уровнемера на емкостях с коническим днищемВтекающая средаУстройства не следует монтировать над потоком или в потоке заполнения. Устройства должны обнаруживать поверхность среды, а не втекающую среду.Монтаж бесконтактного микроволнового уровнемера при втекающей средеРезьбовое присоединение и патрубокПри резьбовом присоединении антенна должна выступать из патрубка мин. на 5 мм (0.2 in).Резьбовой монтажНа средах с хорошими отражательными свойствами SITRANS LR150 можно монтировать также на патрубках, длина которых больше длины антенны. В этом случае конец патрубка должен быть гладким, без заусенцев и, если возможно, закругленным.Ориентировочные размеры патрубка даны на рисунке и в таблице ниже. Значения были выведены из типичных применений. Возможны также длины патрубков больше предлагаемых значений, в любом случае необходимо учитывать местные условия.Монтаж на патрубке Диаметр патрубка d Длина патрубка h 40 mm 1½" ≤ 150 mm ≤ 5.9 in 50 mm 2" ≤ 200 mm ≤ 7.9 in 80 mm 3" ≤ 300 mm ≤ 11.8 in 100 mm 4" ≤ 400 mm ≤ 15.8 in 150 mm 6" ≤ 600 mm ≤ 23.6 in ПримечаниеПри монтаже на более длинном патрубке, рекомендуется создать память помех (см. гл. ""Параметрирование").Ориентация - жидкостиДля достижения оптимальных результатов измерения, на жидкостях устройство должно быть направлено как можно более отвесно по отношению к поверхности среды.Ориентация на жидкостяхМешалкиДля емкости с мешалками следует создать память помех при работающих мешалках. В этом случае ложные отражения запоминаются при различных положениях мешалок.МешалкиПенообразованиеПри заполнении, работе мешалок и других процессах в емкости, на поверхности среды может местами образовываться густая пена, значительно гасящая излучаемый сигнал.ПримечаниеЕсли пена приводит к ошибкам измерения, следует использовать антенны как можно большего диаметра либо применять альтернативу - уровнемеры микроволновые контактные.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e80';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e80'] = 'МонтажОсновное, что нужно соблюдать при монтаже устройства:Монтаж на верхнем бьефе или подводящей сторонеУстановка по центру лотка и вертикально по отношению к поверхности жидкостиРасстояние до водосливного отверстия или лотка ВентуриРасстояние до макс. высоты стенки или лотка для оптимальной точности измерения: 250 мм (9.843 in)1Требования из разрешений для измерения расхода, например MCERTSЛоток Заданные кривые: Эти стандартные кривые очень облегчают измерение расхода, так как не требуется задавать размеры лотка.Лоток Палмера-Боулюса (Q = k x h1,86)Вентури, трапецеидальный водослив, прямоугольный водослив (Q = k x h1,5)Треугольный водослив (Q = k x h2,5) Лоток с размерами по стандарту ISO: При выборе этих кривых, размеры лотка должны быть известны и введены через помощник. В этом случае точность измерения расхода будет выше, чем при использовании предустановленных кривых.Прямоугольный лоток (ISO 4359)Трапецеидальный лоток (ISO 4359)U-образный лоток (ISO 4359)Треугольный водослив с тонкой стенкой (ISO 1438)Прямоугольный водослив с тонкой стенкой (ISO 1438)Прямоугольный водослив с широким порогом (ISO 3846) Формула расхода: Если для вашего лотка известна формула расхода, то рекомендуется выбирать эту опцию, поскольку здесь будет самая высокая точность измерения расхода.Формула расхода: Q = k x hexp Определение изготовителя: Если используется лоток Паршалла производства ISCO, должна быть выбрана эта опция. В этом случае достигается высокая точность при одновременной простоте конфигурации.По-другому здесь также можно принять предоставленные производителем табличные значения Q/h. ISCO-Parshall-Flume Таблица Q/h (таблица, задающая соответствие высоты и расхода)ПримечаниеДетальные данные для проектирования можно найти в документации изготовителей лотков и в специальной отраслевой литературе.В следующих примерах показано измерение расхода.Прямоугольный водосливВодосливное отверстие (вид сбоку)Верхний бьефНижний бьефВодосливное отверстие (вид со стороны нижнего бьефа)Измерение расхода с прямоугольным водосливом: hmax. = max. заполнение прямоугольного водосливаЛоток Хафаги-ВентуриПоложение датчикаЛоток ВентуриИзмерение расхода с лотком Хафаги-Вентури: hmax. = max. заполнение лотка; B = наибольшее сужение лотка';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e84';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e84'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e86';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e86'] = 'Указания по безопасностиОсновные указания по безопасности:Электрическое подключение на месте эксплуатации должно производиться только обученным и допущенным квалифицированным персоналом.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕСоединять или отсоединять только в состоянии не под напряжением.ПитаниеНапряжение питания см. п. ""Технические данные".ПримечаниеПитание устройства должно обеспечиваться через токовую цепь с ограниченной энергией (max. мощность 100 W) по IEC 61010-1, напр.:Блок питания класса 2 (по UL1310)Низковольтный источник питания БСНН (безопасное сверхнизкое напряжение) с подходящим внутренним или внешним ограничением выходного токаДля рабочего напряжения нужно учитывать следующие дополнительные влияния:Уменьшение выходного напряжения источника питания под номинальной нагрузкой (например при токе датчика 20,5 mA или 22 mA при сигнале неисправности)Влияние дополнительных устройств в токовой цепи (см. значения нагрузки в гл. ""Технические данные")Соединительный кабельДля устройств с корпусом и кабельным вводом используйте кабель круглого сечения. Для обеспечения уплотнительного действия кабельного ввода (степени защиты IP), проверьте, для какого диаметра кабеля применим данный кабельный ввод.Для подключения устройства рекомендуется экранированный двухпроводный кабель.ПримечаниеДля работы в многоточечном режиме HART требуется экранированный кабель.ПримечаниеСлишком высокие температуры могут повредить изоляцию кабеля, поэтому для термостойкости кабеля в отсеке подключения следует учитывать окружающую температуру, а также самонагрев устройства (При окружающей температуре ≥ 50 °C (122 °F), соединительный кабель должен быть рассчитан для температуры минимум на 20 °C (36 °F) выше.).Экранирование кабеля и заземлениеРекомендуется кабельный экран на стороне питания подключить к потенциалу земли.Кабельный ввод Метрическая резьба В случае корпусов устройств с метрической резьбой отверстия под кабельный ввод, кабельный ввод ввертывается на заводе. Кабельный ввод закрыт пластиковой заглушкой для защиты при транспортировке.Перед выполнением электрического подключения эту заглушку необходимо снять. Резьба NPT У устройств, корпус которых имеет отверстие с самоуплотняющейся резьбой NPT, кабельный ввод не может быть установлен на заводе. Поэтому для защиты при транспортировке отверстие под кабельный ввод закрыто красным пылезащитным колпачком.ПримечаниеДля обеспечения степени защиты корпуса этот защитный колпачок перед вводом в эксплуатацию должен быть заменен соответствующим кабельным вводом NPT.ПримечаниеПри ввертывании кабельного ввода NPT или стального кабельного рукава не должна использоваться никакая смазка.Максимальный момент затяжки см. в гл. ""Технические данные".';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e89';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e89'] = 'Техника подключенияПодключение питания и выхода сигнала осуществляется через подпружиненные контакты в корпусе.ПримечаниеЖесткие провода и гибкие провода с гильзами на концах могут вставляться прямо в отверстия клемм. В случае гибких проводов, чтобы открыть клемму, нужно отверткой (ширина 3 мм) отодвинуть рычажок с отверстия клеммы. При отпускании рычажка клеммы снова закроются.ПримечаниеПровода должны иметь толщину изоляции не менее 0,5 мм.ПодключениеМакс. сечение проводов см. ""Технические данные - Электромеханические данные".';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e92';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e92'] = 'Отсек электроники и подключенияПитание, выход сигналаШтекерный разъем для HMIОтсек подключения SITRANS LR150';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e95';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e95'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e98';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e98'] = 'После подключения к источнику питания выполняется самопроверка устройства:Внутренняя проверка электроникиВыходной сигнал устанавливается на неисправностьЗатем на сигнальной линии выдается текущее измеренное значение.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e102';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e102'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e104';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e104'] = 'Устройства с беспроводным интерфейсом Bluetooth защищены от несанкционированного доступа извне. Получать измеренные значения и значения статуса, а также изменять установки устройства через этот интерфейс могут только авторизованные лица.Bluetooth PINДля установления связи устройства с настроечным инструментом (смартфоном/планшетом/ноутбуком) через Bluetooth требуется Bluetooth PIN. Он должен быть введен однократно в настроечном инструменте при первом установлении связи через Bluetooth, после чего код сохраняется в настроечном инструменте, и его повторный ввод в дальнейшем не требуется.Каждое устройство имеет индивидуальный Bluetooth PIN, который поставляется в информационном листке ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes" вместе с устройством. После первого установления соединения, код может быть изменен пользователем. После ошибочного ввода кода Bluetooth PIN, повторный ввод возможен только спустя некоторое время. Время ожидания увеличивается с каждым последующим неверным вводом.Bluetooth PUKКод Bluetooth PUK позволяет устанавливать Bluetooth-соединение в том случае, когда код Bluetooth PIN более не известен. Код Bluetooth PUK неизменяемый. Он находится на информационном листке ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes". Если этот документ потерян, экстренный код Bluetooth PUK можно запросить у своего персонального контактного лица после легитимации. Сохранение и передача кодов доступа Bluetooth всегда осуществляется с шифрованием (алгоритм SHA 256).';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e107';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e107'] = 'Установки (параметры) устройства могут быть защищены от несанкционированного доступа. В состоянии при поставке защита параметров деактивирована, можно выполнить установку всех параметров устройства.PIN пользователяДля защиты от несанкционированного изменения параметров устройство может быть заблокировано для настройки с помощью устанавливаемого пользователем PIN-кода. В заблокированном состоянии возможно только чтение параметров, но не их изменение. PIN пользователя также сохраняется в настроечном инструменте, но PIN пользователя, в отличие от кода Bluetooth PIN, нужно вводить снова для каждой разблокировки устройства для настройки. Для деблокировки настройки нужно каждый раз снова вводить код устройства. Если используется настроечное приложение или EDD, то сохраненный PIN пользователя будет предлагаться пользователю для деблокировки.PUK для доступа к устройствуКод PUK для доступа к устройству позволяет деблокировать устройство в том случае, когда код устройства более не известен. Код PUK для доступа к устройству неизменяемый. PUK для доступа к устройству находится на информационном листке ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes". Если этот документ потерян, PUK для доступа к устройству можно запросить у своего персонального контактного лица после легитимизации. Сохранение и передача кодов доступа к устройству всегда осуществляется с шифрованием (алгоритм SHA 256).';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e111';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e111'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e113';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e113'] = 'ФункцияНастройка устройства выполняется посредством трех клавиш встроенного блока индикации и настройки. Пункты меню показываются на дисплее HMI. Описание функций клавиш дано ниже.Элементы индикации и настройкиHMIКлавиши настройкиЭлементы интегрированного блока индикации и настройкиФункции клавиш Клавиша Функция Все обзоры: возврат к обзору измеренных значений Режим редактирования: выбор настроек параметров Режим редактирования: возврат к обзору параметров без изменения настроек параметров Обзор измеренных значений: выбор желаемого измеренного значения Обзор параметров: выбор параметров Режим редактирования: изменение значения параметра вверх Обзор измеренных значений: выбор желаемого измеренного значения Обзор параметров: выбор параметров Режим редактирования: изменение значения параметра вниз Обзор измеренных значений: навигация к главному меню или обзору параметров Обзор параметров: переход в режим редактирования Режим редактирования: подтверждение выбранного значения параметраВременные функцииЕсли клавишу удерживать нажатой, увеличивается скорость просмотра или изменения значения параметра. Через 10 минут после последнего нажатия клавиши срабатывает автоматический возврат к обзору измеренных значений. При этом все изменения параметров, которые не были подтверждены, теряются.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e116';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e116'] = 'Структура индикацииСтрока заголовкаГлавная строкаНавигационные стрелки вверх/внизПоле сведенийСимвол блокировкиИндикация редактированияИндикация сведенийСимволы диагностики по NE 107ГистограммаЗнак измеренного значенияСтруктура индикацииСимволы индикации Поле сведений Символ Значение LP Устройство через параметр ""PIN пользователя" защищено от записи. Co Выполняется проверка токового контура EDIT Если символ мигает, параметр можно редактировать. INFO Диагностическое сообщение. ID рядом с символом сведений используется для идентификации диагностического сообщения. Далее представлены и описаны различные виды индикации.ПримечаниеДисплей через 10 мин. после последнего нажатия клавиши автоматически возвращается к обзору измеренных значений.Обзор измеренных значенийОбзор измеренных значений показывает текущие измеренные значения устройства, а также статусы и диагностические сообщения. Имя и единицы измеренного значения могут показываться попеременно.Имя значения процессаЕдиницы значения процессаЗначение процесса (Когда значение процесса слишком велико для показа на дисплее (больше 5 цифр), вместо него показывается "#####".)Номер значения процессаСимвол диагностикиОбзор измеренных значенийПредлагаются следующие обзоры измеренных значений: Настройка Описание P1 LEVEL Уровень P2 SPACE Интервал P3 DIST Расстояние P4a VOL Объем P5b VFLOW Объемный расход P6 LOOPC Контурный ток P7 PERCENT Проценты P8 STEMP Температура электроники aПри соответственно установленном режиме работыbПри соответственно установленном режиме работыПримечаниеЕсли измеренное значение не может быть отображено на дисплее, то показывается мигающее ""99999". В этом случае нужно скорректировать выбранную единицу или пересчет.Обзор параметровОбзор параметров показывает параметры, значения параметров и мастеры настройки устройства.Имя параметраЗначение параметраНомер параметраСимвол ""EDIT" (постоянно активированный)Обзор параметровРежим редактированияВ этом режиме можно редактировать значения параметров. Для определенных параметров имеются мастеры настройки.ПримечаниеПока устройство находится в режиме редактирования, выход остается активным и дальше реагирует на изменения.Имя параметраЕдиница измеренного значения (№ 1 и 2 показываются попеременно)Стрелка для прокрутки (только внутри одного списка опций)Номер параметраСимвол ""EDIT" (мигающий)Режим редактированияЧерез 10 минут после последнего нажатия клавиши автоматически происходит возврат к обзору измеренных значений. При этом изменения параметров, которые не были еще подтверждены, будут потеряны.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e119';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e119'] = 'Таблица 7.1: QUICK START Menu item Parameter Setting Default COMMISSION OPERATION LEVEL OPERATION = LEVEL   MATERIAL TYPE LIQUID STRGE Vessel STRGE PRCSS Process vessel with agitation WTWLL Wet well PLSTC Outside of Plastic Tank OPEN Level of open liquid DEMO Demonstration MATERIAL TYPE SOLID SILO Silo SILO BIN Buffer, surge bin OPEN Heap, pile UNITS = DeviceUnits, Physical Value Unit mm, m, in, ft m LOWER CAL PT Level Adjustment Data 15 m UPPER CAL PT Level Adjustment Data 0 m CONFIRM     COMMISSION OPERATION = SPACE MATERIAL TYPE LIQUID STRGE Vessel STRGE PRCSS Process vessel with agitation WTWLL Wet well PLSTC Outside of Plastic Tank OPEN Level of open liquid DEMO Demonstration MATERIAL TYPE SOLID SILO Silo SILO BIN Buffer, surge bin OPEN Heap, pile UNITS, LOWER CAL PT, UPPER CAL PT, CONFIRM See OPERATION = LEVEL   COMMISSION OPERATION = DISTANCE MATERIAL TYPE LIQUID STRGE Vessel STRGE PRCSS Process vessel with agitation WTWLL Wet well PLSTC Outside of Plastic Tank OPEN Level of open liquid DEMO Demonstration MATERIAL TYPE SOLID SILO Silo SILO BIN Buffer, surge bin OPEN Heap, pile UNITS, LOWER CAL PT, UPPER CAL PT, CONFIRM See OPERATION = LEVEL   COMMISSION OPERATION = VOLUME MATERIAL TYPE LIQUID STRGE Vessel STRGE PRCSS Process vessel with agitation WTWLL Wet well PLSTC Outside of Plastic Tank OPEN Level of open liquid DEMO Demonstration MATERIAL TYPE Solid SILO Silo SILO BIN Buffer, surge bin OPEN Heap, pile UNITS = DeviceUnits, Physical Value Unit mm, m, in, ft m VESSEL SHAPE LINR Linear LINR CONIC Conical Bottom FLAT Inclined bottom CYLIN Horizontal cylindrical vessel CUSTM User programmable VESSEL DIM A Linearization Curve, Intermediate Height 0 mm LOWER CAL PT Level Adjustment Data 15  m UPPER CAL PT Level Adjustment Data 0 m VOL UNITS Level Scaling: Scaling Unit Liter SCALE FORMAT Level Scaling: Decimal Places Display 0 UPPER RANGE Level Scaling: Max Scaled Value 100 COMMISSION OPERATION = VFLOW MATERIAL TYPE LIQUID = Application: MediumType Level of open water, DEMO OPEN UNITS = DeviceUnits: Physical Value Unit mm, m, in, ft m PRIM MEASDEV = Linearization Curve: Curve Type PBFLM Palmer-Bowlus flume PBFLM RWRC Venturi-, trapezoidal weir, rectangle weir TPVWR VNotch-, triangle weir CUSTM User programmable LOWER CAL PT Level Adjustment Data 15 m UPPER CAL PT Level Adjustment Data 0 m VFLOW UNITS = Level Scaling: ScalingUnit l/s, l/min, l/h, MI/d, m3/s, m3/min, m3/h, m3/d, lb/s, lb/min, lb/h, gal/s, gal/min, gal/h, gal/d, Mgal/d, ft3/s, ft3/min, ft3/h, ft3/d, bbl/s, bbl/min, bbl/h, bbl/d, ImpGal/s, ImpGal/min, Imp/Gal/h, ImpGal/d l/s SCALE FORMAT Level Scaling: Decimal Places Display 0 UPPER SCALNG Level Scaling: Max Scaled Value 100 l/s AFES AFES RANGE Distance 00000 CONFIRMТаблица 7.2: SETUP Menu item Parameter Setting Default SELECT OUTPUT SELECTION = Hart Dynamic Variable Channel: Device Variable Code For SV LEVEL Level DIST SPACE Space DIST Distance VOL Scaled value VFLOW Scaled value CONF Measurement reliability STEMP Instrument temperature   LINEARIZTYPE = Linearization Curve Type LINR Linear Linear CYLIN Horizontal cylindrical vessel VENTU Venturi-, trapezoidal weir, rectangle weir PALM Flow Palmer-Bowlus flume V-NOT Flow VNotch-, triangle weir CONIC Conical Bottom FLAT Inclined Bottom SENSOR UNITS = Device Units: Physical Value Unit mm, m, in, ft m CALIBRATION LOWER CAL PT Level Adjustment Data 15 m UPPER CAL PT Level Adjustment Data 0 m SENSR OFFSET Offset Application Value 0 m CURRENT OUT LOOP CUR MDE = Display_Read Write Hart Parameter. Loop Current Mode ON = Enabled (4 … 20 mA) OFF = Disabled (4 mA fixed) ON DAMPING = Level_Integration Time. Responsetime 0 … 999 s 0 s OUT CHARACT = Main Current Output_ Configuration: Gradient Type 4 … 20 mA = rising gradient, 20 … 4 mA = falling gradient 4 … 20 mA SATURATE CUR = Main Current Output_Configuration: Current Limits 3,8 … 20,5 mA, 4 … 20 mA 3,8 … 20,5 mA FAULT CUR = Main Current Output_Configuration1: Current Limits ≤ 3,6 mA, ≥ 21 mA ≤ 3,6 mA FAIL SAFE LOE = Echo Loss Detection: Mode HOLD = off FAULT = Failure HOLD LOE TIMER Echo Loss Detection: Echo Loss Time 15 s VOLUME VESSEL SHAPE LINR Linear LINR CONIC Conical Bottom FLAT Inclined bottom CYLIN Horizontal cylindrical vessel USER User programmable VESSEL DIM A Intermediate Height 0 mm VOL UNITS Level Scaling: Scaling Unit l UPPER SCALNG Level Scaling: Max Scaled Value 100 l VOLUME FLOW PRIM MEASDEV PBFLM Flow Palmer-Bowlus flume PBFLM RWRC Venturi-, trapezoidal weir, rectangle weir TPVWR Flow VNotch-, triangle weir CUSTM User programmable VFLOW UNITS = Level Scaling: ScalingUnit l/s, l/min, l/h, MI/d, m3/s, m3/min, m3/h, m3/d, lb/s, lb/min, lb/h, gal/s, gal/min, gal/h, gal/d, Mgal/d, ft3/s, ft3/min, ft3/h, ft3/d, bbl/s, bbl/min, bbl/h, bbl/d, ImpGal/s, ImpGal/min, Imp/Gal/h, ImpGal/d l/s SCALE FORMAT Level Scaling: Decimal Places Display 0 UPPER SCALNG Level Scaling: Max Scaled Value 100 l/s CUSTOM UPPER SCALNG Level Scaling: Max Scaled Value 100 l CUSTOM CURVE = Linearization Points: Level Value, Volume Value X VALUE 1, Y VALUE 1, X VALUE 2, Y VALUE 2, … X VALUE 32, Y VALUE 32 0 %, 0 … 100 %, 100 % LOCL DISPLAY START VIEW Display Config: Picture Selection LEVELТаблица 7.3: MAINT/DIAGS Menu item Parameter Setting Default SIGNAL SIG QUALITY CONFIDENCE Level Reliability Value: Unit CONFIDENCE ECHO SIG STR Level Echo Info: Amplitude NOISE AVG Noise Detection Info: Noise Level Abs ECHO CONFIG NEAR RANGE Measuring Range OFF ON Active OFF Inactive TVT CONFIG AFES ON False Signal Calculation: Manual Curve active ON AFES OFF False Signal Calculation: Manual Curve not active AFES RANGE False Signal Manual Action: Distance 0 mm PEAK VALUES MIN DISTANCE Min Level Distance - MAX DISTANCE Max Level Distance - TR TEMP MIN Min Electronic Temperature - TR TEMP MAX Max Electronic Temperature - LOOP TEST LOOP TEST Current Output Simulation OFF RESETS DEVICE RSTRT = Warmstart CANCL No restart CANCL OK Make restart RESET NO No Reset NO FACT Basic settings RSTR CUST CFG Factory settings RESET PEAK NO No Reset NO DIST Reset User Min Max Level Distance. Reset Action = Both values STEMP Reset User Min Max Electronic Temperature. Reset Action = Both values FREQUENCY 1: EU, Albania, Andorra, Azerbaijan, Australia, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Canada, United Kingdom, Iceland, Liechtenstein, Maroc, Moldova, Monaco, Montenegro, New Zealand, Northern Macedonia, Norway, San Marino, Saudi Arabia, Switzerland, Serbia, Turkey, Ukraine, USA 2: Brazil, Japan, South Korea, Taiwan, Thailand 3: India, Malaysia, South Africa 4: Russia, Kazakhstan Radar Mode country selection 1Таблица 7.4: COMMUNICATE Menu item Parameter Setting Default POLLING ADDR Display Read Write Hart Parameter, Polling Address 0Таблица 7.5: SECURITY Menu item Parameter Setting Default USER PIN ACTIVATE, CANCEL ENABLE BLUETOOTH PIN Bluetooth Access Code Individual';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e122';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e122'] = 'ЗапускПереход из обзора измеренных значений в обзор параметров выполняется клавишей →, еще одним нажатием → открывается первый уровень меню.ВыборПерейдите к нужному параметру.Нажмите →, чтобы открыть режим редактирования. Текущий выбор отмечен выделением.Используя ↓ и ↑, перейдите к новому выбору.Подтвердите нажатием →. Дисплей возвращается на обзор параметров и показывает новый выбор.Изменение значенияПерейдите к нужному параметру.Для сделанного выбора показывается текущее значение.Чтобы его редактировать, нажмите →. Символ ""EDIT" мигает.Используйте ↑ и ↓, чтобы увеличить или уменьшить значение. Удерживая клавишу нажатой, можно убыстрить прокрутку.Для отмены и возврата к обзору параметров без сохранения изменений, нажмите ←.Чтобы подтвердить новое значение, нажмите →. Дисплей возвращается на обзор параметров (символ ""EDIT" постоянный) и показывает сделанный новый выбор. Проверьте правильность этого значения.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e125';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e125'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e127';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e127'] = 'Общий обзорМастер дает простую пошаговую процедуру конфигурирования для какого-либо базового применения.Чтобы через дисплей конфигурировать SITRANS LR150 для работы с измерением уровня, пустого интервала, расстояния, объема или объемного расхода, используйте ""Мастер быстрой начальной установки".ПроцедураПервые шаги мастера одинаковые для всех типов применений. Последующие параметры мастера отличаются в зависимости от выбранного применения. Для документирования следуют три отдельных списка, которые содержат параметры мастера, доступные для начальной установки каждого типа применения.Клавишей → перейдите из обзораи измеренных значений в обзор параметров. Появляется первый уровень меню (QUICK START). Нажмите клавишу → для вызова этого меню.Снова нажмите →, чтобы запустить ""Мастер быстрой начальной установки" (COMMISSION). При настройке с мастером нажимать клавишу ↓ для перехода к следующему шагу не требуется. На каждом шаге мастер ведет прямо в режим редактирования.Установите параметр ""Работа", затем ""Тип материала". Следующие параметры мастера различаются в зависимости от применения.Выберите ""Да", чтобы в качестве завершающего шага мастера быстрой начальной установки подтвердить все изменения параметров, и вернитесь в обзор параметров. В главной строке дисплея появляется ""DONE".Чтобы вернуться в обзор измеренных значений, три раза нажмите ←.ПримечаниеЕсли до этого устройство использовалось в другом применении, перед пуском ""Мастера быстрой начальной установки" нужно выполнить сброс до заводских установок.Настройки, выполняемые с мастером, взаимосвязанные, и изменения применяются, только если на последнем шаге ""Подтвердить" установлено ""Да".Не используйте ""Мастер быстрой начальной установки" для изменения отдельных параметров. Настройки для своего специфического применения выполняйте только после завершения процедуры настройки с мастером.Во время конфигурирования устройства через мастер, выход остается активным и продолжает реагировать на изменения устройства.На следующих шагах мастера для каждого параметра появляется полный список опций. В зависимости от выбранного применения, определенные опции на устройстве не появляются.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e130';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e130'] = 'Режим работы OPERATION: LEVEL, SPACE, DIST Устанавливает режим работы, определяющий выход и дисплей: Настройка Описание LEVEL Уровень SPACE Интервал DIST Расстояние VOL Объем VFLOW Объемный расход РасстояниеИнтервалВерхняя точка калибровкиБазовая точка датчикаНижняя точка калибровкиУровеньОбзор быстрой начальной установки: уровень, интервал, расстояние, определяемый пользователем Настройка Описание Исходная точка LEVEL Высота материала Нижняя точка калибровки (нулевая точка процесса) SPACE Расстояние от верхней точки калибровки до поверхности материала Верхняя точка калибровки (максимальная точка процесса) DIST Расстояние до поверхности материала Нижняя точка калибровкиТип материалаИспользуется для оптимизации работы устройства в зависимости от типа материала и емкости или применения: Настройка Выбор Выбор Vessel MATERIAL TYPE LIQUID STRGE Process vessel with agitation PRCSS Wet well WTWLL Outside of Plastic Tank PLSTC Level of open liquid OPEN Demonstration DEMO MODE Silo SOLID SILO Buffer, surge bin BIN Heap, pile OPEN Профиль кучиЕдиница UNITS: Устанавливает используемую единицу измерения (в скобках - установка по умолчанию):Метры ""m" (3 десятичных знака)Сантиметры ""cm" (1 десятичный знак)Футы ""ft" (3 десятичных знака)Дюймы ""in" (2 десятичных знака)Нижняя точка калибровки LOWER CAL PT: Устанавливает расстояние от базовой точки датчика до нижней точки калибровки: в большинстве случаев соответствует нулевой точке процесса.Верхняя точка калибровки UPPER CAL PT: Устанавливает расстояние от базовой точки датчика до верхней точки калибровки: в большинстве случаев соответствует максимальной точке процесса.Подтвердить CONFIRM: Принимает настройки в завершение процедуры настройки с мастером. Установка Да (Yes): Мастер завершается, а настройки принимаются. Установка Нет (No): Мастер завершается, а настройки не принимаются. Их нужно вводить повторно, снова выполняя процедуру с мастером.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e133';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e133'] = 'Режим работы OPERATION: Устанавливает режим работы, определяющий выход и дисплей: Настройка Описание LEVEL Уровень SPACE Интервал DIST Расстояние VOL Объем VFLOW Объемный расход РасстояниеИнтервалВерхняя точка калибровкиБазовая точка датчикаНижняя точка калибровкиУровеньОбзор быстрой начальной установки: объем Настройка Описание Исходная точка Объем VOL Объем материала в единицах объема (относительно уровня) Нижняя точка калибровкиТип материалаИспользуется для оптимизации работы устройства в зависимости от типа материала и емкости или применения: Настройка Выбор Выбор Выбор MATERIAL TYPE LIQUID STRGE Vessel PRCSS Process vessel with agitation WTWLL Wet well PLSTC Outside of Plastic Tank OPEN Level of open liquid DEMO MODE Demonstration SOLID SILO Silo BIN Buffer, surge bin OPEN Heap, pileЕдиница UNITS: Устанавливает используемую единицу измерения (в скобках - установка по умолчанию):Метры ""m" (3 десятичных знака)Сантиметры ""cm" (1 десятичный знак)Футы ""ft" (3 десятичных знака)Дюймы ""in" (2 десятичных знака)Форма емкости VESSEL SHAPE: Задает форму емкости и позволяет устройству выполнять вычисление объема вместо вычисления уровня:Линейная емкость (LINR)Коническое дно емкости (CONIC)Емкость с плоским наклонным дном (FLAT)Цилиндрическая емкость (CYLIN)Определяемый пользователем (USER)Размер емкости A VESSEL DIM A: Задает высоту дна емкости при коническом или плоском наклонном дне.Нижняя точка калибровки LOWER CAL PT: Устанавливает расстояние от базовой точки датчика до нижней точки калибровки: в большинстве случаев соответствует нулевой точке процесса.Верхняя точка калибровки UPPER CAL PT: Устанавливает расстояние от базовой точки датчика до верхней точки калибровки: в большинстве случаев соответствует максимальной точке процесса.Единица объема VOL UNITS: Задает единицы для измерения объема.Литры (l)Гектолитры (hl)Кубические метры (m3)Кубические дюймы (in3)Галлоны (gal)Кубические футы (ft3)Баррель (bbl)Подтвердить CONFIRM: Принимает настройки в завершение процедуры настройки с мастером. Установка Да (Yes): Мастер завершается, а настройки принимаются. Установка Нет (No): Мастер завершается, а настройки не принимаются. Их нужно вводить повторно, снова выполняя процедуру с мастером.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e136';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e136'] = 'Режим работы OPERATION: Устанавливает режим работы, определяющий выход и дисплей: Настройка Описание   Уровень LEVEL Интервал SPACE Расстояние DIST Объем VOL Объемный расход VFLOW Базовая точка датчикаВерхняя точка калибровкиНижняя точка калибровкиДальняя зонаНулевая точка уровня (высоты перепада)Уровень (высота перепада)Поверхность материалаВерхняя точка пересчета (макс. объем/расход)Обзор быстрой начальной установки: объемный расход Настройка Описание Исходная точка Объемный расход VFLOW Измерение расхода в открытом лотке в единицах объемного расхода Нулевая точка уровня, нулевая точка расходаТип материалаИспользуется для оптимизации работы устройства в зависимости от типа материала или применения: Настройка Выбор Выбор Выбор MATERIAL TYPE LIQUID OPEN FLOW Открытый бассейн Открытый лоток DEMO ДемонстрацияЕдиница UNITS: Устанавливает используемую единицу измерения (в скобках - установка по умолчанию):Метры ""m" (3 десятичных знака)Сантиметры ""cm" (1 десятичный знак)Футы ""ft" (3 десятичных знака)Дюймы ""in" (2 десятичных знака)Измерительная конструкция PRIM MEASDEV: Задает исполнение используемой измерительной конструкции.Лоток Палмера-Боулюса (PBFLM) Flow Venturi-, trapezoidal weir, rectangle weir (RWRC) Flow VNotch-, triangle weir (TPVWR) User programmable (USER)Нижняя точка калибровки LOWER CAL PT: Устанавливает расстояние от базовой точки датчика до нижней точки калибровки: в большинстве случаев соответствует нулевой точке процесса.Верхняя точка калибровки UPPER CAL PT: Устанавливает расстояние от базовой точки датчика до верхней точки калибровки: в большинстве случаев соответствует максимальной точке процесса.Единица объемного расхода FLOW UNITS: Задает единицы для измерения объема.Литры с секунду (l/s)Литры в минуту (l/m)Литры в час (l/h)Мегалитры в день (Ml/d)Кубические метры в секунду (m3/s)Кубические метры в минуту (m3/min)Кубические метры в час (m3/h)Кубические метры в день (m3/d)Фунты в секунду (lb/s)Фунты в минуту (lb/min)Фунты в час (lb/h)Американские галлоны в минуту (gal/min)Американские галлоны в час (gal/h)Американские галлоны в день (gal/d)Американские мегагаллоны в день (Mgal/d)Кубические футы в секунду (Ft3/s)Кубические футы в минуту (Ft3/min)Кубические футы в час (Ft3/h)Кубические футы в день (Ft3/d)Баррели в секунду (bbl/s)Баррели в минуту (bbl/min)Баррели в час (bbl/h)Баррели в день (bbl/d)Британские галлоны в секунду (ImpGal/s)Британские галлоны в минуту (ImpGal/m)Британские галлоны в день (ImpGal/d)Формат пересчета SCALE FORMAT: Задает число десятичных знаков для индицируемого значения процесса.Конечное значение пересчета UPPER SCALNG: Задает значение процесса, соответствующее контурному току 20 mA.Подтвердить CONFIRM: Принимает настройки в завершение процедуры настройки с мастером. Установка Да (Yes): Мастер завершается, а настройки принимаются. Установка Нет (No): Мастер завершается, а настройки не принимаются. Их нужно вводить повторно, снова выполняя процедуру с мастером.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e139';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e139'] = 'ПрименениеИспользуется, чтобы из обработки исключались сигналы помех в определенной зоне.Используйте мастер AFES, если в применении есть известные встроенные конструкции и если возможны эхо-сигналы от помех.УказанияЗадайте автоматическое подавление ложных эхо-сигналов (AFES), если возможно, во время начальной установки, для чего выполните процедуру с ""Мастером автоматического подавления ложных эхо-сигналов".Если для определения TVT выполняется процедура с ""Мастером автоматического подавления ложных эхо-сигналов", нужно, чтобы при этом уровень материала находился ниже всех известных встроенных конструкций. Идеально, если емкость пустая или почти пустая.Для определения эхо-профиля, отметьте расстояние до уровня материала и, чтобы исключить подавление полезных эхо-сигналов, значение параметра ""Автоматическое подавление ложных эхо-сигналов" установите на несколько меньшее расстояние.Если в емкости имеется мешалка (взбивалка), она должна при этом работать.После успешного завершения процедуры с мастером, параметр ""Автоматическое подавление ложных эхо-сигналов" устанавливается на ""Активировано" и применяется созданная кривая TVT.Подтвердить CONFIRM: Принимает настройки в завершение процедуры настройки с мастером. Установка Да (Yes): Мастер завершается, а настройки принимаются. Установка Нет (No): Мастер завершается, а настройки не принимаются. Их нужно вводить повторно, снова выполняя процедуру с мастером.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e144';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e144'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e146';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e146'] = 'Расстояние (5,5 m)Пустой интервал (4,5 m)1,0 mВерхняя точка калибровкиБазовая точка датчика9,0 m дальняя зонаНижняя точка калибровкиУровеньПример применения: уровеньПараметры быстрой начальной установки Настройка/значение Описание Работа Уровень Высота уровня материала относительно ""Нижней точки калибровки" Тип материала Жидкость Единица m Единицы измерения датчика Нижняя точка калибровки 9,0 m Нулевая точка процесса Верхняя точка калибровки 1,0 m Максимальная точка процесса';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e149';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e149'] = 'В этом примере в открытом канале установлен лоток Вентури в 12 дюймов (0,305 м). По спецификации изготовителя лотка, максимальный номинальный расход на нем составляет 1143 м3 в час при максимальном уровне 0,6 м. SITRANS LR150 установлен на высоте 1,6 м над каналом.Датчик2/3 от размера суженияРазмер суженияНаправление теченияНулевая точка уровня (высоты перепада)Пример применения: объемный расходВерхняя точка калибровки (1,0 m)Нижняя точка калибровки (1,6 m)Верхняя точка пересчета (0,6 m)Пример применения: объемный расходПараметры быстрой начальной установки Настройка/значение Описание Работа Объемный расход VFLOW Тип материала Жидкость LQD Измерительная конструкция Жидкость RWRC Лоток Вентури Нижняя точка калибровки 1,6 Расстояние до минимальной точки уровня или дна измерительного лотка. Задает уровень материала для 4 mA. Верхняя точка калибровки 1 Расстояние до максимального уровня. Задает ""Конец измерения". Единица объемного расхода VFLOW UNITS Настройка по требованиям конечного пользователя. Единица SCALE FORMAT Единица, соответствующая уровню (высоте перепада). Конец измерения UPPER SCALNG Берется из спецификации изготовителя измерительной конструкции.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e153';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e153'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e155';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e155'] = 'Secondary valueЗадает значение процесса как вторичную переменную. Настройка Выбор Выбор Описание SELECT OUT SELECT OUT LEVEL Уровень SPACE Интервал DIST Расстояние VOL Объем VFLOW Объемный расход STEMP Температура электроникиТип линеаризацииЗадает тип линеаризации для вычисления объема или объемного расхода.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e158';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e158'] = 'ЕдиницыЗадает используемые единицы измерения. Настройка Выбор Выбор Описание Датчик UNITS mm Миллиметр m Метр in Дюйм ft Фут';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e161';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e161'] = 'Нижняя точка калибровки LOWER CAL POINT: Задает расстояние от базовой точки датчика до нижней точки калибровки.Верхняя точка калибровки UPPER CAL POINT: Задает расстояние от базовой точки датчика до верхней точки калибровки.Смещение датчика SENSOR OFFSET: Задает смещение для компенсации изменений базовой точки датчика.Изменения базовой точки датчика могут быть вызваны, например, использованием более толстого уплотнения или уменьшением высота монтажного патрубка.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e164';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e164'] = 'Режим контурного токаУстанавливает режим работы токового выхода: контурный ток 4 … 20 mA либо постоянное токовое значение 4 mA для многоточечного режима HART. Настройка Выбор Выбор Описание CURRENT OUT LOOP CUR MDE ON 4 … 20 mA OFF 4 mA постоянноЗначение демпфирования DAMPING: Устанавливает демпфирование (фильтрование) PV для сглаживания резких колебаний измеренного значения.Повышение значения демпфирования увеличивает время реакции устройства и сказывается на цифровом значении и контурном токе. При резких колебаниях выходных значений, увеличьте параметр ""Значение демпфирования". Для убыстрения времени реакции, уменьшите параметр ""Значение демпфирования". Определите значение, которое соответствует требованиям времени реакции и стабильности сигнала.Значение процесса, которое было задано как первичная переменная (PV) для данного применения, демпфируется с использованием установленного ""Значения демпфирования".Характеристика токового выходаУстанавливает характеристику токового выхода как восходящую 4 … 20 mA или как нисходящую 20 … 4 mA. Настройка Выбор Выбор Описание CURRENT OUT OUT CHARACT 4 … 20 mA Восходящая 20 … 4 mA НисходящаяПределы насыщенияЗадает верхний и нижний пределы насыщения. Нижний предел насыщения - это значение, ниже которого не может падать контурный ток. Верхний предел насыщения - это значение, выше которого не может подниматься контурный ток. Настройка Выбор Выбор Описание CURRENT OUT SATURATE CUR 3,8 … 20,5 mA - 4 … 20 mA -Ток при отказеЗадает значение тока, которое должно выдаваться в случае отказа. Настройка Выбор Выбор Описание CURRENT OUT FAULT CUR ≤ 3,6 mA - ≥ 21 mA -Функция защиты при потере эхо-сигналаОпределяет поведение функции защиты при потере эхо-сигнала (LOE) и истечении времени таймера LOE, задавая, какое токовое значение будет выдаваться при потере эхо-сигнала. Настройка Выбор Выбор Описание CURRENT OUT FAILSAFE LOE HOLD Последнее измеренное значение FAULT Значение, установленное для параметра ""Ток при отказе"Функция защиты: таймер LOE LOE TIMER: Устанавливает время, в течение которого должна продолжаться потеря эхо-сигнала, чтобы сработала заданная в устройстве функция защиты.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e167';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e167'] = 'ПримечаниеЭто меню видно на устройстве, только если оно конфигурировано.Форма емкостиЗадает форму емкости и позволяет устройству выполнять вычисление объема вместо вычисления уровня. Настройка Выбор Выбор Описание Дальнейшие требуемые параметры VOLUME VESSEL SHAPE LINR Линейная емкость Верхняя точка пересчета CONIC Коническое дно емкости Верхняя точка пересчета, размер емкости A FLAT SLOPE Емкость с плоским наклонным дном Верхняя точка пересчета, размер емкости A CYLIN Цилиндрическая емкость Верхняя точка пересчета CUSTM По заказуРазмер емкости A VESSSEL DIM A: Задает высоту дна емкости при коническом, параболическом, сферическом дне или плоском наклонном дне. Для горизонтальной емкости с параболическими концами задается высота концевого элемента.Единица объемаЗадает единицы для измерения объема. Настройка Выбор Выбор Описание VOLUME VOLUME UNITS m3 Кубические метры L Литры Ga Американские галлоны IGa Британские галлоныВерхняя точка пересчетаЗадает максимальное пересчитанное измеренное значение.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e171';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e171'] = 'ПримечаниеЭто меню видно на устройстве, только если оно конфигурировано.Нижняя точка калибровки LOWER CAL POINT: Задает расстояние от базовой точки датчика до нижней точки калибровки.Верхняя точка калибровки UPPER CAL POINT: Задает расстояние от базовой точки датчика до верхней точки калибровки.Измерительная конструкцияЗадает исполнение используемой измерительной конструкции. Настройка Выбор Выбор Описание Дальнейшие требуемые параметры VOLUME FLOW FLUME TYPE PBFLM Лоток Палмера-Боулюса RWRC Лоток Вентури, трапецеидальный водослив, прямоугольный водослив TPVWR Треугольный водослив CUSTM По заказуЕдиница расходаЗадает единицы измерения объемного расхода Настройка Выбор Выбор Описание VOLUME FLOW VFLOW UNITS m3/h Кубические метры L/min Литры Ga/min Американские галлоны IGa/min Британские галлоныВерхняя точка пересчета UPPER SCALING: Задает максимальное пересчитанное измеренное значение.ПримечаниеЕсли параметр ""Конец измерения" установлен в ""Мастере быстрой начальной установки", то параметр ""Верхняя точка пересчета" автоматически установится на такое же значение.Если значение этого параметра задано вне процедуры настройки с мастером, тогда другое значение автоматически установлено не будет.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e174';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e174'] = 'Это меню показывается, только если для режима работы "Объем" конфигурирована форма емкости ""По заказу" или для режима работы "Объемный расход" выбрана измерительная конструкция ""По заказу".Верхняя точка пересчета UPPER SCLNG: Задает максимальное пересчитанное измеренное значение.ПримечаниеЕсли параметр ""Конец измерения" установлен в ""Мастере быстрой начальной установки", то параметр ""Верхняя точка пересчета" автоматически установится на такое же значение.Если значение этого параметра задано вне процедуры настройки с мастером, тогда другое значение автоматически установлено не будет.Заказная характеристика CUSTOM CURVE: Используется для задания опорных точек уровня и выхода для универсальных измерительных конструкций.Если форма емкости ("Объем") или измерительной конструкции ("Объемный расход") более сложная, чем стандартные формы, то такую форму можно определить по секторам, присвоив значения входным опорным точкам (уровень) и задав соответствующие им значения выходным опорным точкам (объем или объемный расход).Значения уровня определяются в единицах.Значения объема определяются в единицах объема.Значения объемного расхода определяются в единицах объемного расхода. X-значение 1 … X-значение 32 Устанавливает опорные точки уровня, для которых известен выход. Y-значение 1 … Y-значение 32 Устанавливает выход, соответствующий каждой заданной входной опорной точке.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e177';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e177'] = 'Вид при запускеЗадает значение процесса, которое после включения появляется на дисплее как первое. Настройка Описание LOCL DISPLAY Уровень LEVEL Интервал SPACE Расстояние DIST Объемa VOL Объемный расходb VFLOW Контурный ток LOOPC Процентное значение % Температура электроники STEMP aПри соответственно установленном режиме работыbПри соответственно установленном режиме работыПримечаниеЕсли параметр ""Работа" установлен в мастере, то значение автоматически записывается в параметр ""Вид при запуске".Если параметр ""Вид при запуске" или ""PV-селектор" изменяется после выполнения настройки с мастером, то действует последнее изменение.Опции ""Объем", ""Объемный расход" и ""По заказу" показываются в ""Обзоре измеренных значений", только если они были конфигурированы. Если в параметре ""Вид при запуске" выбирается еще не конфигурированная опция, то в обзоре измеренных значений появляется следующее видимое значение процесса.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e181';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e181'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e183';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e183'] = 'Качество сигнала Качество эхо-сигнала: Показывает качество эхо-сигнала. Чем выше значение, тем выше качество сигнала. Интенсивность эхо-сигнала: Показывает интенсивность достоверного эхо-сигнала в dB. Среднее значение шума: Показывает среднее значение шума в dB. Настройка Выбор Выбор Описание SIGNAL SIG QUALITY CONFIDENCE Качество эхо-сигнала ECHO SIG STR Интенсивность эхо-сигнала NOISE AVG Среднее значение шумаКонфигурирование эхо-сигнала Ближняя зона: Устанавливает расстояние от базовой точки датчика, начиная с которого эхо-сигнал опознается как достоверный. Также обозначается как зона подавления или блокированное расстояние. При активированной ближней зоне, значение в миллиметрах редактируется клавишей ↓ . Настройка Выбор Выбор Описание SIGNAL ECHO CONFIG NEAR RANGE ON Активирована ближняя зона Значение расстояния для начала зоны измерения NEAR RANGE OFF Ближняя зона деактивированаКонфигурирование TVTЗадает пороговую кривую, ниже которой все эхо-сигналы игнорируются.Hover Level ("уровень висения") задает смещение кривой TVT (Time varying threshold = изменяющийся во времени порог) относительно уровня шума эхо-профиля. Задается в dB относительно уровня шума и пикового значения самого сильного эхо-сигнала.Автоматическое подавление ложных эхо-сигналов (AFES) используется, чтобы отфильтровывать сигналы помех при измерении в емкостях с известными встроенными конструкциями. Зона действия для активированного AFES выбирается клавишей ↓ как расстояние в миллиметрах.Определенная при этом TVT-кривая заменяет предустановленную TVT-кривую в заданной зоне действия.Для достижения оптимальных результатов с подавлением ложных эхо-сигналов:Задайте автоматическое подавление ложных эхо-сигналов, если возможно, во время начальной установки, для чего выполните процедуру с ""Мастером автоматического подавления ложных эхо-сигналов".Если для определения TVT выполняется процедура с ""Мастером автоматического подавления ложных эхо-сигналов", нужно, чтобы при этом уровень материала находился ниже всех известных встроенных конструкций. Идеально, если емкость пустая или почти пустая.Для определения эхо-профиля, отметьте расстояние до уровня материала и, чтобы исключить подавление полезных эхо-сигналов, значение параметра ""Зона действия автоматического подавления ложных эхо-сигналов" установите на несколько меньшее расстояние.Если в емкости имеется мешалка, она должна при этом работать.ПримечаниеЗона действия автоматического подавления ложных эхо-сигналов задает конечную точку расстояния для TVT.Определите зону действия автоматического подавления ложных эхо-сигналов, измерив фактическое расстояние от базовой точки датчика до поверхности материала. Используйте для этого трос или измерительную рулетку. Настройка Выбор Выбор Описание SIGNAL TVT CONFIG HOVER LEVEL Значение уровня шума в dB AFES ON Активирует автоматическое подавление ложных эхо-сигналов AFES OFF Деактивирует автоматическое подавление ложных эхо-сигналов AFES RANGE Зона действия автоматического подавления ложных эхо-сигналов';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e186';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e186'] = 'Минимальное измеренное расстояние MIN DISTANCE: Показывает значение минимального измеренного расстояния. Изменение единиц может привести к сбросу значения.Максимальное измеренное расстояние MAX DISTANCE: Показывает значение максимального измеренного расстояния. Изменение единиц может привести к сбросу значения.Минимальная температура электроники TR TEMP MIN: Показывает минимальное значение температуры электроники.Максимальная температура электроники TR TEMP MAX: Показывает максимальное значение температуры электроники.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e189';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e189'] = 'Моделирование Токовый выход LOOP TEST: Для проверки работы и токовых соединений во время пуска в эксплуатацию или обслуживания устройства можно установить моделированное значение.ПримечаниеМоделированное значение токового выхода действует на вывод на системе управления.Нажмите клавишу ←, чтобы остановить и завершить тест токового контура.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e192';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e192'] = 'Выполнить перезапуск устройстваИспользуется для перезапуска устройства без отключения питания.ПримечаниеМоделирование будет отменено. Сохраненные конфигурации не сбрасываются. Настройка Выбор Выбор Описание RESET DEVICE RSTRT CANCL Отмена OK Выполнить перезапуск устройстваСброситьИспользуется для выполнения различных опций сброса устройства.При выборе опции ""Восстановить заводские настройки" до значений по умолчанию будут сброшены все параметры, исключая следующее:"Адрес устройства" остается неизменнымЗначение ""PIN пользователя" (защита от записи) не сбрасывается"Пиковые значения" не сбрасываются"Автоматическое подавление ложных эхо-сигналов" сбрасывается до установки по умолчанию (деактивировано), но определенная TVT не теряется"Пользовательская TVT" сбрасывается до установки по умолчанию (деактивировано), но ""Пользовательские опорные точки TVT" не теряютсяВыбор опции ""Восстановить заказную конфигурацию" восстанавливает заказную предустановку устройства. Параметры, которые не были конфигурированы по заказу, сбрасываются до значений по умолчанию. Настройка Выбор Выбор Описание RESET RESET NO Отмена FACT Восстановить заводские настройки CUST Восстановить заказную конфигурациюСбросить пиковые значенияСбрасывает записанные пиковые значения. Настройка Выбор Выбор Описание RESET RESET PEAK NO Отмена DIST Расстояние STEMP Температура электроники';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e195';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e195'] = 'ЧастотаПункт меню Частота используется для определения настроек радиолокационных сигналов для конкретной страны или региона.Mode 1: ЕС, Албания, Андорра, Азербайджан, Австралия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Марокко, Молдавия, Монако, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Швейцария, Сербия, Турция, Украина, СШАMode 2: Бразилия, Япония, Южная Корея, Тайвань, ТаиландMode 3: Индия, Малайзия, ЮАРMode 4: Казахстан, РоссияВ зависимости от частоты, могут измениться измерительные свойства устройства (см. гл. ""Технические данные - входная величина").Дальнейшую информацию можно найти в документе ""Regulations for radar level measuring instruments with radio approvals" на нашей домашней странице.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e199';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e199'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e201';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e201'] = 'Функция POLLING ADR: Задает адрес устройства в сети HART.Для конфигурации точка-точка стандартный адрес нулевой (0).Для многоточечных конфигураций используйте адреса HART, отличные от нуля, т. е. от 1 до 63.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e205';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e205'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e207';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e207'] = 'Используется для активирования/деактивирования PIN пользователя. Если PIN пользователя активирован, для изменения настроек параметров нужно ввести PIN.ПримечаниеВ состоянии при поставке устройство разблокировано.Изменение установки для параметра ""PIN пользователя" вступают с силу не сразу. После изменения установки нужно выполнить перезапуск устройства, либо должно пройти десять (10) минут, прежде чем изменение вступит в силу.Настройка Выбор Выбор Описание USER PIN USER PIN ACTIVT Активировать User PIN Индикация = OK CANCL Деактивировать User PIN Индикация = ENABL';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e210';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e210'] = 'BLUETOOTH PIN:В этом пункте меню можно заводской код доступа Bluetooth изменить на свой персональный код доступа Bluetooth.ПримечаниеИндивидуальный заводской код доступа Bluetooth для данного устройства находится на поставляемом с устройством информационном листке ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes". Если этот код изменен пользователем и этого кода больше нет, то доступ возможен только с экстренным кодом отпирания Bluetooth, который находится на информационном листке, также поставляемом с устройством.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e216';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e216'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e218';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e218'] = 'Установление соединенияЗапустите настроечное приложение. Мобильный терминал автоматически ищет находящиеся в окрестности устройства с Bluetooth.Найденные устройства показываются в списке.В списке устройств выберите желаемое устройство.АутентификацияЧтобы установить первоначальное соединение, настроечный инструмент и датчик должны взаимно аутентифицироваться. После успешной первоначальной аутентификации, при каждом последующем установлении связи аутентификация более не запрашивается.Ввести код доступа BluetoothДля аутентификации в следующем окне меню введите 6-значный код Bluetooth PIN. Код находится на информационном листке ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes" в упаковке устройства.ПримечаниеЕсли код введен неправильно, то следующая попытка ввода возможна только спустя некоторое время. Это время увеличивается с каждым последующим неверным вводом.Соединение установленоПосле установления соединения на настроечном инструменте появляется операционное меню датчика.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e222';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e222'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e224';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e224'] = 'Рекомендуется задокументировать и сохранить данные параметрирования через SIMATIC PDM для дальнейшего использования и сервисных целей.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e228';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e228'] = 'Для конфигурирования устройства выполните следующее:Загрузите SITRANS mobile IQ App из магазина приложений на своем мобильном устройстве и установите приложение.Запустите приложение. Появляются устройства, находящиеся в зоне доступа.Выберите устройство, с которым хотите связаться. При первом установлении связи нужно ввести PIN-код, поставляемый с устройством (см. листок Device Bluetooth and Parameter Access Codes). После успешного ввода PIN будут показаны сведения об устройстве.Используйте Setup/Быструю начальную установку, чтобы конфигурировать датчик для вашего типа применения.Mode 1: ЕС, Албания, Андорра, Азербайджан, Австралия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Марокко, Молдавия, Монако, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Швейцария, Сербия, ЮАР, Турция, Украина, СШАMode 2: Бразилия, Япония, Южная Корея, Тайвань, ТаиландMode 3: Индия, МалайзияMode 4: Россия, КазахстанВ зависимости от Mode, могут измениться измерительные свойства устройства (см. гл. ""Технические данные - входная величина").Дальнейшую информацию можно найти в документе ""Regulations for radar level measuring instruments with radio approvals" на нашей домашней странице.Поддерживаются многие диагностические инструменты, включая индикацию профиля эхо-сигнала:';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e231';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e231'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e233';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e233'] = 'Для устройства имеются описания устройств в виде Enhanced Device Description (EDD) для настроечных программ DD, например PDM.DownloadSIMATIC PDM - это программный пакет для ввода в эксплуатацию и обслуживания контрольно-измерительных приборов: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109755005 На странице поддержки на нашем веб-сайте убедитесь, что вы используете новейшую версию SIMATIC PDM, самую последнюю версию Service Pack (SP) и самое последнее исправление ошибок Hotfix (HF). Перейти к:Software-Downloads: http://www.siemens.com/processinstrumentation/downloadsВ Product tree перейдите к: ""Automation technology > Process control systems > SIMATIC PCS 7 > System components > Plant Device Management > SIMATIC PDM".ЗапускВыполнить следующее:Запустите SIMATIC PDM, свяжитесь с устройством и загрузите данные из устройства.Адаптируйте значения параметров в поле параметров. Затем нажмите кнопку ввода. Поля статуса сообщают ""Изменено".Откройте меню ""Device > Download to device…". Когда закончите, выберите ""File > Save", чтобы сохранить настройки автономно. Поля статуса очищаются.Вид PDM-структуры EDD Offline, запускВид PDM-структуры EDD Offline, продолжениеПроцедураВыберите ""Device / Wizard > Quick Start", чтобы выполнить начальную установку. Выполните шаги начальной установки в соответствии со спецификой применения.Мастер быстрой начальной установки PDMВыберите ""Device > Echo profile utilities", чтобы подтвердить качество сигнала. Выберите кривые, которые должны быть загружены в вид эхо-профиля, и затем выберите загрузку выбранных кривых ""Load selected curves". Кривые и другие диагностические данные будут загружены приблизительно через 45 секунд.Синяя линия - эхо-профильКрасная линия - TVTКоричневая линия - автоматическое подавление эхо-сигналов помех (если активно)Вид эхо-профиля PDMДля создания новой кривой автоматического подавления эхо-сигналов помех используйте ""Wizards > Auto false echo suppression" из меню устройства и задайте расстояние до поверхности материала.SIMATIC PDM поддерживает многие полезные функции, разнообразную диагностику и функции Asset Management. Подробную информацию можно найти в руководстве по SIMATIC PDM, см. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109755005';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e237';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e237'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e239';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e239'] = 'ОбслуживаниеПри использовании по назначению и нормальной эксплуатации особого обслуживания не требуется.Меры против налипанияНакопление значительного осадка продукта на антенной системе может повлиять на результаты измерения. Поэтому, в зависимости от датчика и условий применения, необходимо принять меры для предупреждения накопления осадка продукта либо осуществлять периодическую очистку антенной системы.ОчисткаОчистка способствует тому, чтобы были видны маркировки и типовая табличка устройства.При этом нужно учитывать следующее:Использовать только такие чистящие средства, которые не будут оказывать разрушающего действия на корпус, табличку устройства и уплотнения.Применять только такие методы очистки, которые соответствуют степени защиты устройства.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e242';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e242'] = 'Состояние при неисправностяхЛицо, эксплуатирующее устройство, должно принять соответствующие меры для устранения возникших неисправностей.Причины неисправностейРабота устройства характеризуется высокой надежностью. Однако возможны отказы, источником которых может стать:ДатчикПроцессПитаниеОбработка сигналаУстранение неисправностейПервые меры:Обработка сообщений об ошибкахПроверка выходного сигналаОбработка ошибок измеренияДополнительные возможности диагностики доступны через настроечное приложение на мобильном терминале (смартфоне/планшете) или через PDM и подходящий EDD на ПК/ноутбуке. Во многих случаях посредством диагностики можно установить и устранить причины неисправностей.Действия после устранения неисправностейВ зависимости от причины неисправности и принятых мер, настройки, описанные в гл. ""Начальная установка", нужно выполнить снова либо проверить их достоверность и полноту.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e245';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e245'] = 'Сигнал 4 … 20 mAПодключить ручной мультиметр в соответствующем диапазоне согласно схеме подключения. В следующей таблице приведены возможные ошибки в токовом сигнале и меры по их устранению: Ошибка Причина Устранение Сигнал 4 … 20 mA неустойчивый Измеренное значение колеблется Установка демпфирования Сигнал 4 … 20 mA отсутствует Нарушение электрического подключения Проверить подключение и, при необходимости, исправить. Отсутствует питание Проверить целостность кабелей и, при необходимости, отремонтировать Слишком низкое рабочее напряжение, слишком высокое сопротивление нагрузки Проверить и, если нужно, отрегулировать Токовый сигнал выше 22 mA, ниже 3,6 mA Электроника датчика неисправна Заменить устройство или, в зависимости от исполнения, отправить на ремонт';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e248';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e248'] = 'Устройство имеет функцию самоконтроля и диагностики по NE 107 и VDI/VDE 2650. Подробные сообщения об ошибках, соответствующие приведенным в следующей таблице сообщениям о статусе, отображаются в меню ""Диагностика" через соответствующий настроечный инструмент.Сообщения о статусеСообщения о статусе подразделяются по следующим категориям:ОтказФункциональный контрольВне спецификацииТребуется обслуживаниеи обозначаются соответствующими пиктограммами:Отказ (Failure) - красныйВне спецификации (Out of specification) - желтыйФункциональный контроль (Function check) - оранжевыйТребуется обслуживание (Maintenance) - синийПиктограммы сообщений о статусе Отказ (Failure): При обнаруженном нарушении функции в устройстве устройство выдает сигнал отказа.Это сообщение о статусе всегда активно, деактивирование пользователем невозможно. Функциональный контроль (Function check): На устройстве выполняется какая-либо функция, измеренное значение временно недействительное (например во время моделирования).Это сообщение о статусе по умолчанию неактивно. Вне спецификации (Out of specification): Измеренное значение ненадежное, так как превышена спецификация устройства (например температура электроники).Это сообщение о статусе по умолчанию неактивно. Требуется обслуживание (Maintenance): Функция устройства ограничена из-за внешних воздействий. Есть влияние на измеренное значение, но измеренное значение действительное. Для предупреждения отказа в ближайшее время (например из-за налипаний), необходимо запланировать обслуживание.Это сообщение о статусе по умолчанию неактивно.Failure Код Текстовое сообщение Причина Устранение DevSpec State in CMD 48 F013 Нет измеренного значения Нет измеренного значения в пусковой фазе или во время работы Проверить и исправить монтаж и/или параметрирование Очистить антенную систему байт 5, бит 0 байта 0 … 5 F017 Диапазон установки слишком малый Установка вне пределов спецификации Изменить установку в соответствии с предельными значениями (разность между Min. и Max. ≥ 10 мм) байт 5, бит 1 байта 0 … 5 F025 Ошибка в таблице линеаризации Опорные точки возрастают не в непрерывной последовательности, например, из-за нелогичной пары значений Проверить таблицу линеаризации Таблицу удалить/создать снова байт 5, бит 2 байта 0 … 5 F036 Отсутствует исполнимое ПО Ошибка контрольной суммы при неудавшемся или прерванном обновлении ПО Повторить обновление ПО Отправить устройство на ремонт байт 5, бит 3 байта 0 … 5 F040 Ошибка в электронике Превышение предельного значения в обработке сигнала Аппаратная ошибка Выполнить перезапуск устройства Отправить устройство на ремонт байт 5, байт 5, бит 4 байта 0 … 5 F080 Общая ошибка ПО Общая ошибка ПО Выполнить перезапуск устройства байт 5, байт 5, бит 5 байта 0 … 5 F105 Идет поиск измеренного значения Устройство находится в пусковой фазе, и измеренное значение пока не может быть обнаружено Подождать до завершения пусковой фазы Длительность, в зависимости от условий измерения и параметрирования, составляет до 3 минут. байт 5, байт 5, бит 6 байта 0 … 5 F260 Ошибка в калибровке Ошибка контрольной суммы в значениях калибровки Ошибка в EEPROM Отправить устройство на ремонт байт 4, бит 0 байта 0 … 5 F261 Ошибка в установке устройства Ошибка при начальной установке Ошибки в памяти помех Ошибка при выполнении сброса Повторить начальную установку Выполнить сброс байт 4, бит 1 байта 0 … 5 F265 Нарушение функции измерения Последовательность выполнения программы измерительной функции нарушена Устройство автоматически перезапускается байт 4, бит 3 байта 0 … 5Function check Код Текстовое сообщение Причина Устранение DevSpec State in CMD 48 C700 Моделирование активно Активно моделирование Завершить моделирование Подождать до автоматического завершения через 60 минут Simulation Active" в "Standardized Status 0" ("Моделирование активно" в "Стандартизированном статусе 0")Out of specification Код Текстовое сообщение Причина Устранение DevSpec State in CMD 48 S600 Недопустимая температура электроники Температура электроники не в пределах спецификации Проверить температуру окружающей среды Изолировать электронику байт 23, бит 4 байта 14 … 24 S601 Переполнение Опасность переполнения емкости Обеспечить, чтобы не происходило дальнейшего заполнения емкости Проверить уровень в емкости байт 23, бит 5 байта 14 … 24 S603 Недопустимое напряжение питания Напряжение на клеммах слишком низкое Проверить напряжение на клеммах, повысить рабочее напряжение байт 23, бит 6 байта 14 … 24Maintenance Код Текстовое сообщение Причина Устранение DevSpec State in CMD 48 M500 Ошибка в состоянии при поставке При сбросе до состояния при поставке данные не были восстановлены Повторить сброс Загрузить в датчик файл XML с данными датчика Бит 0 байта 14…24 M501 Ошибка в неактивной таблице линеаризации Аппаратная ошибка EEPROM Отправить устройство на ремонт Бит 1 байта 14 … 24 M507 Ошибка в установке устройства Ошибка при начальной установке Ошибка при выполнении сброса Ошибки в памяти помех Выполнить сброс и повторить начальную установку Бит 7 байта 14…24 M508 Нет исполняемого ПО Bluetooth Ошибка контрольной суммы в ПО Bluetooth Выполнить обновление ПО Бит 8 байта 14 … 24 M509 Выполняется обновление ПО Выполняется обновление ПО Дождитесь завершения обновления ПО Бит 9 байта 14…24 M510 Нет коммуникации с главным контроллером Нарушена коммуникация между главной электроникой и модулем индикации Проверить соединительный кабель к модулю индикации Отправить устройство на ремонт Бит 10 байта 14 … 24 M511 Несовместимая конфигурация ПО Один программный модуль требует обновления Выполнить обновление ПО Бит 11 байта 14 … 24';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e251';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e251'] = 'В следующей таблице приведены типичные примеры ошибок измерения, обусловленных применением.На рисунках в столбце ""Описание ошибки" пунктиром показан действительный уровень и сплошной линией - уровень, выдаваемый датчиком.Действительный уровеньПоказанный датчиком уровеньОбработка ошибок измеренияПримечаниеЕсли выдается постоянное значение уровня, причиной может быть также установка состояния отказа токового выхода на ""Значение не изменять".При слишком малом уровне, причиной может также быть слишком высокое сопротивление линии.Таблица 12.1: Жидкости: Ошибка измерения при постоянном уровне Описание ошибки Причина Устранение Измеренное значение показывает слишком низкий или слишком высокий уровень Установка Min./Max. неправильная Откорректировать установку Min./Max. Кривая линеаризации неверная Исправить кривую линеаризации Скачок измеренного значения в направлении 100 % Обусловленное процессом падение амплитуды эхо-сигнала уровня Не выполнено создание памяти помех Создать память помех Амплитуда или место сигнала помехи изменились (например из-за конденсата, налипания продукта); память помех более не соответствует Определить причину изменения сигналов помех, создать память помех, например с конденсатом.Таблица 12.2: Жидкости: Ошибка измерения при заполнении Описание ошибки Причина Устранение Измеренное значение при заполнении стоит на месте Сигналы помех в ближней зоне слишком сильные или эхо-сигнал уровня слишком слабый Сильное пенообразование или вихреобразование Установка Max. неправильная Устранить сигналы помех в ближней зоне Проверить место измерения: антенна должна выступать из резьбового патрубка, возможно, ложные эхо-сигналы из-за фланцевого патрубка? Устранить загрязнения на антенне При помехах от конструкций в ближней зоне, изменить направление поляризации Создать новую память помех Откорректировать установку Max. Скачок измеренного значения при заполнении в направлении 0 % Эхо-сигнал уровня на какой-либо позиции сигнала помехи может не отличаться от сигнала помехи (скачок на многократный эхо-сигнал) При помехах от конструкций в ближней зоне, изменить направление поляризации Выбрать более благоприятную позицию монтажа Скачок измеренного значения при заполнении в направлении 100 % Из-за сильной турбулентности и пенообразования при заполнении падает амплитуда эхо-сигнала уровня, происходит скачок измеренного значения на ложный сигнал Создать память помех Спорадический скачок измеренного значения при заполнении на 100 % Варьирующийся конденсат или загрязнение на антенне Создать память помех или путем редактирования повысить в ближней зоне память помех с конденсатом/загрязнением Скачок измеренного значения на ≥ 100 % или расстояние 0 м Эхо-сигнал уровня более не обнаруживается в ближней зоне из-за пенообразования или сигналов помех в ближней зоне. Датчик переходит в состояние надежности против переполнения. Выдается максимальный уровень (расстояние 0 m), а также сообщение о статусе ""Надежность против переполнения". Проверить место измерения: антенна должна выступать из резьбового патрубка, возможно, ложные эхо-сигналы из-за фланцевого патрубка? Устранить загрязнения на антеннеТаблица 12.3: Жидкости: Ошибка измерения при опорожнении Описание ошибки Причина Устранение Измеренное значение при опорожнении стоит на месте в ближней зоне Сигнал помехи больше эхо-сигнала уровня Эхо-сигнал уровня слишком слабый Проверить место измерения: антенна должна выступать из резьбового патрубка, возможно, ложные эхо-сигналы из-за фланцевого патрубка? Устранить загрязнения на антенне При помехах от конструкций в ближней зоне, изменить направление поляризации После устранения сигналов помех память помех должна быть удалена. Создать новую память помех Спорадический скачок измеренного значения при опорожнении в направлении 100 % Варьирующийся конденсат или загрязнение на антенне Создать память помех или путем редактирования повысить память помех в ближней зонеТаблица 12.4: Сыпучие продукты: Ошибка измерения при постоянном уровне Описание ошибки Причина Устранение Измеренное значение показывает слишком низкий или слишком высокий уровень Установка Min./Max. неправильная Откорректировать установку Min./Max. Кривая линеаризации неверная Исправить кривую линеаризации Скачок измеренного значения в направлении 100 % Обусловленное процессом падение амплитуды эхо-сигнала продукта Не выполнено создание памяти помех Создать память помех Амплитуда или место сигнала помехи изменились (например из-за конденсата, налипания продукта); память помех более не соответствует Определить причину изменения сигналов помех, создать память помех, например с конденсатом.Таблица 12.5: Сыпучие продукты: Ошибка измерения при заполнении Описание ошибки Причина Устранение Скачок измеренного значения при заполнении в направлении 0 % Эхо-сигнал уровня на какой-либо позиции сигнала помехи может не отличаться от сигнала помехи (скачок на многократный эхо-сигнал) Устранить/уменьшить ложный эхо-сигнал: минимизировать помехи от конструкций в емкости путем изменения направления поляризации Выбрать более благоприятную позицию монтажа Поперечное отражение на выпускной воронке, амплитуда эхо-сигнала поперечного отражения больше, чем у эхо-сигнала уровня Датчик сориентировать на противоположную стенку воронки, исключить пересечение с потоком заполнения Измеренное значение колеблется на 10 … 20 % Различные эхо-сигналы от неровной поверхности среды, например в случае насыпного конуса Проверить параметр "Тип среды" и, если необходимо, настроить Оптимизировать монтажное положение и ориентацию датчика Отражения от поверхности среды из-за стенки емкости (преломление) Выбрать более благоприятную монтажную позицию, оптимизировать ориентацию датчика, например посредством поворотного крепления Спорадический скачок измеренного значения при заполнении на 100 % Переменный конденсат или загрязнения на антенне Создать память помех или путем редактирования повысить в ближней зоне память помех с конденсатом/загрязнениемТаблица 12.6: Сыпучие продукты: Ошибка измерения при опорожнении Описание ошибки Причина Устранение Измеренное значение при опорожнении стоит на месте в ближней зоне Ложный эхо-сигнал больше эхо-сигнала уровня, или эхо-сигнал уровня слишком низкий Устранить сигналы помех в ближней зоне. При этом проверить: антенна должна выступать из патрубка Устранить загрязнения на антенне Минимизировать помехи от конструкций в ближней зоне путем изменения направления поляризации После устранения сигналов помех память помех должна быть удалена. Создать новую память помех Спорадический скачок измеренного значения при опорожнении в направлении 100 % Переменный конденсат или загрязнения на антенне Создать память помех или путем редактирования повысить память помех в ближней зоне Измеренное значение колеблется на 10 … 20 % Различные эхо-сигналы от неровной поверхности среды, например в случае выпускной воронки Проверить параметр "Тип среды" и, если необходимо, настроить Отражения от поверхности среды из-за стенки емкости (преломление) Оптимизировать монтажное положение и ориентацию датчика';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e255';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e255'] = 'Снаружи упаковки должен быть надежно прикреплен прозрачный карман с накладной, сопроводительным документом на возвращаемый товар и декларацией об очистке. Устройства/сменные части, отправленные назад без декларации об очистке, перед дальнейшей обработкой будут за ваш счет очищены в надлежащем порядке.Требуемые формуляры:НакладнаяСопроводительный документ на возвращаемый товар со следующими данными: https://www.siemens.com/processinstrumentation/returngoodsnoteИзделие (артикул, обозначение)Количество возвращаемых устройств/сменных частейПричина возвратаДекларация об очистке https://www.siemens.com/sc/declarationofdecontaminationЭтой декларацией вы гарантируете, что устройство/сменная часть были тщательно очищены и на них нет никаких остатков. От устройства/сменной части не исходит никакой опасности для человека и окружающей среды.Если отправляемое назад устройство/сменная часть контактировали с токсичными, агрессивными, воспламеняемыми или загрязняющими воду веществами, перед отправкой назад тщательно очистите это устройство/сменную путем чистки и дезактивации, так чтобы в полостях не оставалось опасных веществ. В завершение проверьте проведенную очистку.Устройства/сменные части, отправленные назад без приложения декларации об очистке, перед дальнейшей обработкой будут за ваш счет очищены в надлежащем порядке.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e258';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e258'] = 'Техническая поддержкаЕсли эта документация не полностью отвечает на ваши технические вопросы, обратитесь в техническую поддержку: www.siemens.com/automation/support-request.Дальнейшую информацию о нашей технической поддержке можно найти по ссылке www.siemens.com/automation/csi/serviceСервис и поддержка в ИнтернетеВ дополнение к имеющемуся выбору документации Siemens предлагает комплексное решение по поддержке www.siemens.com/automation/service&supportКонтактное лицоЕсли у вас есть дальнейшие вопросы об устройстве, обратитесь в ваше местное представительство Siemens: www.automation.siemens.com/partnerЧтобы найти контактное для продукта, в разделе ""Все продукты и отрасли" выберите ""Продукты и услуги > Промышленная автоматизация > Контрольно-измерительное оборудование".ДокументацияДокументацию для различных продуктов и систем можно найти по ссылке www.siemens.com/processinstrumentation/documentation.СертификатыСертификаты можно найти в Интернете по ссылке www.siemens.com/processinstrumentation/certificates или на прилагаемом DVD.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e261';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e261'] = 'При необходимости ремонта, обращайтесь к Siemens, контактную информацию см. на www.siemens.com/processautomation.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e265';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e265'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e267';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e267'] = 'Для демонтажа устройства выполнить действия, описанные в гл. ""Монтаж" и ""Подключение к источнику питания" в обратном порядке.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПри демонтаже следует учитывать риск травмирования вследствие таких технологических условий в емкостях или трубопроводах, как, например, высокое давление или высокие температуры, агрессивные или ядовитые среды, и выполнять демонтаж с соблюдением соответствующих норм техники безопасности.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e270';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e270'] = 'Для утилизации устройство следует направлять на специализированное перерабатывающее предприятие, не используя для этого коммунальные пункты сбора мусора.Батареи, если они имеются и могут быть извлечены, нужно заранее удалить из устройства и направить на отдельный сбор.Если на утилизируемом старом устройстве есть сохраненные персональные данные, удалите их до утилизации.При невозможности утилизировать устройство самостоятельно, обращайтесь к изготовителю.Подробную информацию об устройствах, содержащих батареи, можно найти по ссылке: (https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479891/)Примечание Требуется отдельная утилизация Устройство содержит составные части, которые должны утилизироваться отдельно.Утилизируйте устройство правильно и экологично через местное предприятие по утилизации отходов.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e275';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e275'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e277';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e277'] = 'РадарУстройство было проверено и допущено согласно актуальному выпуску соответствующих национальных стандартов и норм.Условия использования можно найти в документе ""Regulations for radar level measuring instruments with radio approvals" на нашей домашней странице.BluetoothМодуль Bluetooth в устройстве был проверен и допущен согласно актуальному выпуску соответствующих национальных стандартов и норм.Подтверждения и условия для применения содержатся в поставляемом в комплекте документе ""Радиотехнические разрешения" или на www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e280';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e280'] = 'Устройства имеют сертифицированные или находящиеся в процессе сертификации исполнения для применения во взрывоопасных зонах.Соответствующие документы находятся на www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e283';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e283'] = 'Устройства имеют сертифицированные или находящиеся в процессе сертификации исполнения для применения на судах.Соответствующие документы находятся на www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e286';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e286'] = 'Устройства имеют разрешенные или находящие в процессе разрешения исполнения для применения как части защиты от переполнения.Соответствующие разрешения находятся на www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e289';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e289'] = 'У устройств имеются или находятся в подготовке исполнения для применения в пищевой и фармацевтической отраслях.Соответствующие свидетельства находятся на www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e293';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e293'] = 'Устройство исполняет требования, установленные соответствующими директивами Европейского союза или техническими регламентами. Знаком CE мы подтверждаем соответствие.Соответствующие декларации соответствия находятся на www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e296';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e296'] = 'Объединение NAMUR представляет интересы в области автоматизации промышленных технологических процессов в Германии. Выпущенные рекомендации NAMUR действуют как стандарты в сфере промышленного приборного обеспечения.Устройство выполняет требования следующих Рекомендаций NAMUR:NE 21 – Электромагнитная совместимость оборудованияNE 43 – Уровень сигнала для информации об отказе измерительных преобразователейNE 53 – Совместимость промышленных приборов и компонентов индикации/настройкиNE 107 – Самоконтроль и диагностика промышленных устройствДополнительные сведения см. на www.namur.de.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e300';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e300'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e302';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e302'] = 'Указание для сертифицированных устройствСпецификации устройства: Siemens предпринимает все усилия для обеспечения правильности этих спецификаций, но сохраняет за собой право изменять их в любое время.Специальные сертификаты устройства: Имеющиеся специальные сертификаты устройства всегда указаны на типовых табличках на устройстве.Материалы и вес Контактирующие со средой материалы Антенна, присоединениеPVDFУплотнение к процессуaFKM, EPDM Не контактирующие со средой материалы КорпусПластик PBT (полиэфир)Уплотнения корпусаO-кольца (силикон)Кабельный вводPAУплотнение кабельного вводаEPDMТранспортная заглушка кабельного вводаPAСмотровое окошко для индикатораПоликарбонатВес0,7 кг (1.543 lbs)Моменты затяжкиМакс. момент затяжки резьбы7 Nm (5.163 lbf ft)Макс. момент затяжки для кабельных вводов NPT и кабелепроводной трубки10 Nm (7.376 lbf ft)Входная величинаИзмеряемая величинаИзмеряемой величиной является расстояние от края антенны датчика до поверхности измеряемой среды. Край антенны является также базовой плоскостью для измерения.Макс. диапазон измеренияa15 m (49.21 ft)Минимальное измеряемое расстояниеbMode 1, 2, 40 mm (0 in)Mode 3≥ 250 mm (9.843 in)Фаза включенияВремя запуска для UB = 12 V DC, 18 V DC, 24 V DC< 15 sПусковой ток для времени запуска≤ 3,6 mAПотребляемая мощностьUB OnВремя запускаВыдача измеренного значенияUB OffВремя запуска и выдача измеренного значения Ток датчика Рабочее напряжение 12 V DC 18 V DC 24 V DC ≤ 3,6 mA < 45 mW < 65 mW < 90 mW 4 mA < 50 mW < 75 mW < 100 mW 20 mA < 245 mW < 370 mW < 485 mWВыходная величинаВыходной сигнал4 … 20 mA/HARTДиапазон выходного сигнала3,8 … 20,5 mA/HART (заводская установка)Разрешающая способность сигнала0,3 µAРазрешающая способность измерения (цифровая)1 mm (0.039 in)Сигнал отказа - токовый выход (устанавливаемый)≤ 3,6 mA, ≥ 21 mA, последнее действительное измеренное значениеМакс. выходной ток22 mAПусковой ток≤ 3,6 mA; ≤ 10 mA для 5 мс после включенияНагрузка545 Ом при 24 V DCДемпфирование (63 % входной величины), устанавливаемое0 … 999 sВыходные значения HARTaPV (Primary Value)Lin.-процентыSV (Secondary Value)РасстояниеTV (Third Value)Надежность измеренияQV (Fourth Value)Температура электроникиИсполненная спецификация HART7.0Дополнительная информация о ID изготовителя, ID устройства, версии устройстваСм. веб-сайт FieldComm GroupПогрешность измерения (по DIN EN 60770-1)Нормальные условия процесса по DIN EN 61298-1Температура+18 … +30 °C (+64 … +86 °F)Относительная влажность воздуха45 … 75 %Давление воздуха860 … 1060 mbar/86 … 106 kPa (12.5 … 15.4 psig)Нормальные условия монтажаРасстояние до конструкций> 200 mm (7.874 in)ОтражательПлоский пластинчатый рефлекторЛожные отраженияНаибольший сигнал помехи 20 dB меньше полезного сигналаПогрешность измерений при жидкостяхИзмеряемое расстояние > 0,25 м/0.8202 фут≤ 2 mmИзмеряемое расстояние ≤ 0,25 м/0.8202 фут≤ 10 mmНеповторяемостьa≤ 2 mmПогрешность измерений при сыпучих продуктахЗначения в сильной степени зависят от условий применения. Обязательные данные поэтому невозможны.Величины, влияющие на точность измерения2 Данные действительны для цифрового измеренного значения Температурный дрейф - цифровое значение< 3 мм/10 K, max. 5 мм Данные действительны дополнительно для токового выхода Температурный дрейф (токовый выход)< 0,03 %/10 K или max. 0,3 % относительно диапазона 16,7 mAПогрешность на токовом выходе вследствие цифро-аналогового преобразования< 15 µAДополнительная погрешность измерения из-за электромагнитных помехСоотв. NAMUR NE 21< 80 µAСоотв. EN 61326-1НетСоотв. IACS E10 (кораблестроение)/IEC 60945< 250 µAХарактеристики измерения и рабочие характеристикиИзмерительная частотаДиапазон W (технология 80 ГГц)Время измерительного циклаa≤ 250 msВремя реакции на скачокb≤ 3 sШирина диаграммы направленностиc8°Мин. диэлектрическая постоянная продукта1,6Условия окружающей средыТемпература окружающей среды устройства-40 … +70 °C (-40 … +158 °F)Температура окружающей среды на индикаторе-25 … +70 °C (-13 … +158 °F)Температура хранения и транспортировки-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)Механические внешние условияВибрации (колебания)Класс 4M8 по IEC 60721-3-4 (5 g при 4 … 200 Hz)Удары (механический удар)Класс 6M4 по IEC 60721-3-6 (50 g, 2,3 ms)Ударная прочностьIK07 по IEC 62262Условия процессаДля условий процесса следует учитывать данные на табличке устройства: действительно самое низкое значение.Температура процесса-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)Давление процесса-1 … 3 bar (-100 … 300 kPa/-14.5 … 43.51 psig)Электромеханические данныеОтверстие для кабельного вводаОпцииM20 x 1,5; ½ NPTКабельный вводM20 x 1,5 (диаметр кабеля 5 … 9 мм)Колпачок½ NPTСечение провода (пружинные клеммы)Многопроволочный провод0,2 мм² (AWG 24) … 2,5 мм² (AWG 14), изоляция мин. 0,5 мм или большеИнтерфейс BluetoothСтандарт BluetoothBluetooth 5.0Частота2,402 … 2,480 GHzМакс. излучаемая мощность+2,2 dBmМакс. число абонентов1Дальность связитипично 25 м (82 ft)В зависимости от местных особенностейИндикацияИндикация измеренных значений и менюОпциональный HMIЖидкокристаллический дисплей с подсветкойМакс.диапазон индикации-99999 … 99999НастройкаОпциональный HMI4 x клавиши для настройки через менюПК/ноутбукSIMATIC PDMМобильное терминальное устройствоSITRANS mobile IQПитаниеРабочее напряжение UBпри 4 mA12 … 35 V DCпри 20 mA9 … 35 V DCРабочее напряжение UB - с подсветкой блока индикации и настройки15 … 35 V DCЗащита от включения с неправильной полярностьюВстроеннаяЗащита от перенапряженийЭлектрическая прочность против металлических монтажных деталей> 10 kVСтойкость к перенапряжениям (импульсные испытательные напряжения 1,2/50 мкс при 42 Ом)> 1000 VДополнительная защита от перенапряженийБлагодаря гальванической развязке в электронике и всеобъемлющими изоляционными мерам, в общем не требуется.Защитные мерыСтепень защитыIP66/IP67 по IEC 60529Тип 4X по UL 50Высота над уровнем моря5000 m (16404 ft)Класс защитыIIIСтепень загрязнения4';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e305';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e305'] = 'Вентиляция/выравнивание давленияКрышка корпусаПрисоединение к процессуРазмеры SITRANS LR150';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e308';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e308'] = 'Open source software components are also used in this device. A documentation of these components with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers can be found on our homepage.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e311';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e311'] = 'Все используемые фирменные марки, а также торговые и фирменные имена являются собственностью их законного владельца/автора.';
			