var g_sepIdx = [];
//g_searchEnginePlainTextArray -> treeId | TopicText
var g_searchEnginePlainTextArray = [];
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e17';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e17'] = 'Ex alanlar için güvenlik açıklamaları:UYARIEx uygulamalarda özel ex güvenlik açıklamalarına uyunuz. Bu açıklamalar, kullanım kılavuzunun ayrılmaz bir parçasıdır ve exproof ortam uygulama onayı her cihazın yanında bulunur.Redaksiyon tarihi: 2023-10-26';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e19';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e19'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e21';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e21'] = 'Bu kullanım kılavuzu size cihazın montajı, bağlantısı ve devreye alımı için gereken bilgilerinin yanı sıra bakım, arıza giderme, parçaların yenisiyle değiştirilmesi ve kullanıcının güvenliği ile ilgili önemli bilgileri içerir. Bu nedenle devreye almadan önce bunları okuyun ve ürünün ayrılmaz bir parçası olarak herkesin erişebileceği şekilde cihazın yanında muhafaza edin.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e24';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e24'] = 'Bu kullanım kılavuzu eğitim görmüş uzman personel için hazırlanmıştır. Bu kılavuzunun içeriği uzman personelin erişimine açık olmalı ve uygulanmalıdır.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e27';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e27'] = 'Bilgi, Uyarı, İpucu: Bu sembol yardımcı ek bilgileri ve başarılı bir iş için gereken ipuçlarını karakterize etmektedir.Uyarı: Bu sembol arızaların, hatalı fonksiyonların, cihaz veya tesis hasarlarının engellenmesi için kullanılan uyarıları karakterize etmektedir.Dikkat: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmadığı takdirde insanlar zarar görebilirler.Uyarı: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmadığı takdirde insanlar ciddi veya ölümle sonuçlanabilecek bir zarar görebilirler.Tehlike: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmaması insanların ciddi veya ölümle sonuçlanacak bir zarar görmesine neden olacaktır. Ex uygulamalar Bu sembol, Ex uygulamalar için yapılan özel açıklamaları göstermektedir. • Liste Öndeki nokta bir sıraya uyulması mecbur olmayan bir listeyi belirtmektedir. 1 İşlem sırası Öndeki sayılar sırayla izlenecek işlem adımlarını göstermektedir. Bertaraf etme Bu sembol, bertaraf edilmesine ilişkin özel açıklamaları gösterir.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e32';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e32'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e34';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e34'] = 'Bu dokümantasyonda belirtilen tüm işlemler sadece eğitimli ve yetki verilmiş uzman personel tarafından yapılabilir.Cihaz ile çalışan kişinin gerekli şahsi korunma donanımını giymesi zorunludur.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e37';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e37'] = 'SITRANS LR150 sürekli seviye ölçümü yapan bir sensördür.Kullanım alanına ilişkin detaylı bilgiler için ""Ürün tanımı" bölümüne bakın.Cihazın işletim güvenliği sadece kullanma kılavuzunda ve muhtemel tamamlayıcı kılavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma halinde mümkündür.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e40';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e40'] = 'Amaca veya öngörülen şekle uygun olmayan kullanma halinde (örn. yanlış montaj veya ayar nedeniyle haznenin taşması) bu ürün, sistemin parçalarında hasarlar oluşması gibi kullanıma özgü tehlikelere yol açabilir. Bunun sonucunda nesneler, kişiler ve çevre zarar görebilir. Ayrıca bu durumdan dolayı cihazın güvenlik özellikleri yavaşlayabilir.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e43';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e43'] = 'Cihaz, standart yönetmeliklere ve yönergelere uyulduğunda teknolojinin en son seviyesine uygundur. Cihaz, sadece teknik açıdan kusursuz ve işletim güvenliği mevcut durumda işletilebilir. Kullanıcı şirket, cihazın arızasız bir şekilde işletiminden sorumludur. Cihazın arızalanmasına yol açabilecek agresif veya korozif ürün ortamlarında kullanımda, kullanıcı şirketin uygun önlemleri alarak cihazın doğru çalışacağından emin olması gerekmektedir.Bu kullanma kılavuzunda belirtilen güvenlik açıklamalarına, yerel kurulum standartlarına ve geçerli güvenlik kuralları ile kazadan kaçınma kurallarına uyulmalıdır.Kullanma kılavuzunda belirtilen işlemleri aşan müdahaleler güvenlik ve garanti ile ilgili sebeplerden dolayı sadece bizim tarafımızdan yetkilendirilmiş personel tarafından yapılabilir. Cihazın yapısını değiştirmek veya içeriğinde değişiklik yapmak kesinlikle yasaktır. Güvenlik nedeniyle sadece bizim belirttiğimiz aksesuarlar kullanılabilir.Tehlikeleri önlemek için, cihazın üzerindeki güvenlik işaretlerine ve açıklamalarına uyulması gerekir.Radar sensörün verici gücü uluslararası düzeyde izin verilen sınır değerlerin altında bulunur. Cihazın bu kurallara uyarak kullanımı sağlık açısından hiçbir sorun yaratmaz. Ölçüm frekansının bant aralığını ""Teknik veriler" bölümünde bulabilirsiniz.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e46';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e46'] = 'Frekans üzerinden ülkeye veya bölgeye özgü radar sinyalleri ayarlanır. Çalışma modunun devreye alımın başında kullanım menüsünde Sitrans mobile IQ App (uygulama) üzerinden ayarlanması zorunludur.UYARICihazın ilgili ülke veya bölge grubu için söz konusu olan frekans seçilmeden işletimi, ilgili ülke veya bölgenin radyo uygulamaları izinlerine aykırı davranış oluşturur.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e50';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e50'] = 'Buradaki notlar sadece ABD ve Kanada için geçerlidir. Bu nedenle aşağıdaki metin sadece İngilizce olarak mevcuttur.Installations in the US shall comply with the relevant requirements of the National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA).Installations in Canada shall comply with the relevant requirements of the Canadian Electrical Code (CEC Part I) (Canada).';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e53';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e53'] = 'Siemens müşterilerine, industrial security fonksiyonları olan ürünler çözümler sunar. Bu fonksiyonlar tesislerin, sistemlerin, makine ve ağların emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlar.Tesisleri, sistemleri, makine ve bilişim ağlarını cyber saldırılarına karşı korumak için, güncel teknoloji standartlarında bütünsel industrial security konseptlerinin kurulması ve sürekli olması gereklidir. Siemens ürünleri ve çözümleri böyle bir konseptin bileşenlerini şekillendirir.Müşteriler kendi tesis, sistem ve bilişim ağlarına izinsiz erişimi önleme sorumluluğu bulunmaktadır. Sistemlerin, makine ve bileşenlerin şirket bilişim ağı veya internet ile bağlantılı olması, yalnızca bu gerçekten gerekli olduğunda ve (firewall ve/veya bilişim ağı kapsüllemesi gibi) uygun önlemler alınmış olması halinde istenir.Industrial security\'e ilişkin koruma önlemleri hakkında daha ayrıntılı bilgiye şuradan ulaşabilirsiniz: https://www.siemens.com/industrialsecuritySiemens ürünleri ve çözümleri, daha fazla emniyet sağlamak için sürekli geliştirilirler. Siemens, ürün güncelleştirmelerinin sunuldukları andan itibaren mutlaka kullanılmasını ve yalnızca güncel ürün versiyonlarının kullanılmasını özellikle önerir. Eski veya artık desteklenmeyen versiyonların kullanımı cyber saldırı riskini yükseltir.Ürün güncellemeleri hakkında bilgilendirilmek için Siemens Industrial Security RSS Feed\'e şu adresten abone olunuz: https://www.siemens.com/industrialsecurity';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e57';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e57'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e59';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e59'] = 'Teslimat kapsamıTeslimat kapsamına şunlar dahildir:Radar sensörü SITRANS LR150"Belgeler ve Yazılım" bilgilendirme formu şu bilgilerle birlikte verilir:Cihazın seri numarasıTaranan şeyin doğrudan görüntülenebilmesi için linkli QR kodu"Device Bluetooth and Parameter Access Codes" bilgi föyü: Bluetooth PIN Bluetooth PUK Device Access PUK Teslimat kapsamındaki diğer bileşenler:DokümantasyonEx için özel ""Güvenlik Uyarıları" (Ex modellerinde)Radyo tekniği kapsamında ruhsatlarGerekmesi halinde başka belgelerNotBu kullanım kılavuzunda opsiyonel cihaz özellikleri de tanımlanmaktadır. Teslimat kapsamının içeriği verilen siparişin içeriğine bağlıdır.BileşenlerRadar antenProses bağlantısıProses contası (sadece G dişlilerinde)Elektronik gövdeGösterge ve ayar birimiHavalandırma/basınç dengelemeSITRANS LR150\'in bileşenleri (örnek: proses bağlantısı G1½)Model etiketiModel etiketi cihazın tanımlaması ve kullanımı için en önemli bilgileri içermektedir:Cihaz tipiOnaylar hakkında bilgilerKonfigürasyon hakkında bilgileriTeknik özelliklerCihazın seri numarasıCihaz tanımlama QR koduBluetooth girişi (opsiyonel) için sayısal kod Üretici bilgileri';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e62';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e62'] = 'Uygulama alanıSITRANS LR150, seviyeyi sürekli olarak temassız ölçen bir sensördür. Hemen hemen sanayinin tüm alanlarında sıvı ve katı malzemelerde kullanılabilir.Çalışma prensibiCihaz, anteni üzerinden sürekli olarak, frekans değiştiren bir radar sinyali gönderir. Bu gönderilen sinyal dolum malzemesince yansıtılır ve anten yansıtılan bu sinyali yankı olarak algılar. Frekans değişikliği mesafeye göre orantılıdır ve hesaplanarak dolum yüksekliğine dönüştürülür.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e65';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e65'] = 'Yerinde kontrolCihazın ölçüm yerinde kullanımı opsiyonel olarak entegre HMI üzerinden de mümkündür.Kablosuz kontrolEntegre Bluetooth modülü olan cihazların kablosuz olarak Siemens mobile IQ App (uygulama) üzerinden kullanımı da mümkündür.SensörMobil cihazEntegre Bluetooth LE\'ye sahip standart kontrol cihazlarına telsiz bağlantıSinyal kablosundan ayarSinyal çıkışı 4 … 20 mA/HART olan cihazlarda sinyal kablosu üzerinden de işletim yapılabilmektedir. Bunun, hem bir arayüz adaptöründen hem de SIMATIC PDM kullanılarak bilgisayar/diz üstü bilgisayardan gerçekleştirilmesi mümkündür.SensörHART direnci 250 Ω (Değerlendirmeye bağlı olarak seçilebilir)Kumanda sistemiManüel kullanma cihazıBilgisayarın sinyal hattına bağlanması';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e68';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e68'] = 'AmbalajCihazınız kullanılacağı yere nakliyesi için bir ambalajla korunmuştur. Bu kapsamda, standart nakliye kazaları ISO 4180\'e uygun bir kontrolle güvence altına alınmıştır.Cihaz ambalajları kartondandır, bunlar çevre dostudur ve yeniden kullanılabilirler. Özel modellerde ilaveten PE köpük veya PE folyo kullanılır. Ambalaj atığını özel yeniden dönüşüm işletmeleri vasıtasıyla imha edin.NakliyeNakliye, nakliye ambalajında belirtilen açıklamalar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bunlara uymama, cihazın hasar görmesine neden olabilir.Nakliye kontrolleriTeslim alınan malın, teslim alındığında eksiksiz olduğu ve nakliye hasarının olup olmadığı hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye hasarları veya göze batmayan eksiklikler uygun şekilde ele alınmalıdır.DepolamaAmbalajlanmış parçalar montaja kadar kapalı ve ambalaj dışına koyulmuş kurulum ve depolama işaretleri dikkate alınarak muhafaza edilmelidir.Ambalajlanmış parçalar, başka türlü belirtilmemişse sadece aşağıda belirtilen şekilde depolanmalıdır:Açık havada muhafaza etmeyinKuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edinAgresif ortamlara maruz bırakmayınGüneş ışınlarından koruyunMekanik titreşimlerden kaçınınDepolama ve transport ısısıDepo ve nakliye sıcaklığı konusunda ""Ek - Teknik özellikler - Çevre koşulları" bölümüne bakın.Bağıl nem % 20 … 85';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e72';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e72'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e74';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e74'] = 'Çevre koşullarıCihaz, DIN/EN/BS EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1 gereğince normal ve ileri çevre koşulları için uygundur. Hem iç hem dış alanda kullanılabilmektedir.Proses koşullarıNotCihaz güvenlik nedeniyle sadece onaylanan proses koşullarında çalıştırılabilmektedir. Bunun hakkındaki verileri kullanım kılavuzunun ""Teknik Veriler" bölümünden ya da model etiketinden okuyabilirsiniz.Bu nedenle montajdan önce proseste yer alan tüm cihaz parçalarının, söz konusu olabilecek proses koşullarına uygun olduğundan emin olun.Bu parçalar arasında şunlar sayılabilir:Ölçüme etkin yanıt veren parçaProses bağlantısıProses için yalıtımlamaProses koşulları arasında şunlar sayılabilir:Proses basıncıProses sıcaklığıMalzemelerin kimyasal özellikleriAbrazyon (çizilme) ve mekanik özellikler';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e77';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e77'] = 'KutuplanmaSeviye ölçümü radar sensörleri elektromanyetik dalgalar yayar. Kutuplanma, bu dalgaların elektriksel bölümünün yönüdür.Kutuplama, gövdenin üzerinde küçük bir işaretle gösterilmiştir, aşağıdaki çizime bakınız.Kutuplamayı göstermekte kullanılan işaretPolarizasyonun konumuNotGövde döndürülerek kutuplanma yönü değiştirilir, onunla birlikte ölçüm değerini etkileyen parazit yansıma da değişir. Montaj sırasında veya daha sonra yapılan değişikliklerde bunu dikkate almayı unutmayınız.Referans düzlemAnten lensinin merkezi, ölçüm aralığının başlangıcıdır ve aynı anda min./maks. seviyeleme için referans düzlemini oluşturmaktadır, aşağıdaki grafiğe bakınız:Referans düzlemReferans düzlemMontaj pozisyonuCihazı hazne duvarından en az 200 mm (7.874 in) uzakta bir pozisyonda monte edin. Sürgülü veya yuvarlak tavanlı haznelerdeki cihazın merkeze montajı halinde, ilgili düzen sonucu önlenebilen çoklu yankılar oluşabilir (""Devreye Alma" bölümüne bakın).Bu mesafeye uyamayacak olursanız, devreye alırken bir kez parazit sinyal bastırma işlemi yapmanız gerekir. Bu, özellikle haznenin duvarına yapışmalar olmasının beklendiği durumlar için geçerlidir. Bu durumda, parazit sinyal bastırma işleminin ilerki bir zamanda mevcut yapışmalar için de tekrarlanması tavsiye olunur.Radar sensörünün yuvarlak hazne tavanlarına montajıKonik zeminli haznelerde, cihazın, haznenin ortasına monte edilmesi avantajlıdır çünkü bu durumda tabana kadar ölçüm yapılabilir.Radar sensörünün konik tabanlı haznelere montajıİçeri akan maddeCihazları doldurma akımının üstüne veya içine takmayın. İçeri akan doldurma malzemesini değil, doldurma malzemesi yüzeyinin kapsama alanına alınmasını sağlayın.İçeri akan dolum malzemesinde radar sensörünün montajıDişli ve boru soketlerVidalı bağlantıda anten kenarı soketten en az 5 mm (0.2 in) taşmalıdır.Dişli montajıDolum malzemesinin yansıma özelliklerinin iyi olması halinde SITRANS LR150 cihazını anteninkinden daha uzun olan boru soketlerine de takabilirsiniz. Soket ucu bu durumda düz ve pürüzsüz, mümkünse uçlarının sivriliği alınmış olmalıdır.Soket uzunlukları için yönetmelikleri aşağıdaki şekil ve tablodan bulabilirsiniz. Değerler tipik kullanımlardan elde edilmiştir. Tavsiye edilen ebatlardan farklı olarak daha büyük soket uzunlukları kullanılması mümkün olmakla birlikte bunu yaparken yerel teknik veriler dikkate alınmalıdır.Boru soket montajı Ek boru çapı d Ek boru uzunluğu h 40 mm 1½" ≤ 150 mm ≤ 5.9 in 50 mm 2" ≤ 200 mm ≤ 7.9 in 80 mm 3" ≤ 300 mm ≤ 11.8 in 100 mm 4" ≤ 400 mm ≤ 15.8 in 150 mm 6" ≤ 600 mm ≤ 23.6 in NotUzun boru soketi üzerinde yapılacak montajda, parazit sinyalleri bastırmanızı tavsiye ederiz (bkz. ""Parametrelendirme" bölümü).Sıvıların içinde hizalamaOptimum ölçüm sonuçları elde etmek için, cihazı sıvılarda mümkün olduğunca dolum malzemesinin yüzeyine dikey gelecek gibi ayarlayın.Sıvı içinde hizalamaKarıştırma mekanizmalarıHaznelerin içindeki karıştırma mekanizmalarında, karıştırma mekanizmaları çalışırken bir yanlış sinyal önleme yapmalısınız. Böylece karıştırma mekanizmasının farklı pozisyonlardaki hatalı yansımalarının kaydedilmesi sağlanır.Karıştırma mekanizmalarıKöpükleşmeDolum, karıştırma mekanizmaları veya haznedeki diğer işlemler sonucunda dolum yüzeyinde, verici sinyallerini çok şiddetli bir şekilde sönümleyen çok kompakt köpükler de oluşabilir.NotKöpükler ölçüm hatalarına yol açarlarsa, olabildiğince büyük radar antenleri ve yönlendirilmiş radara sahip alternatif sensörleri kullanmanız gerekir.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e80';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e80'] = 'MontajCihazın montajında prensip olarak şunlara dikkat edilmelidir:Yukarı su yönünde ya da giriş kısmına montajOluğun ortasına ve sıvının yüzeyine dikey montajAşırı su akışının önlenmesine veya Venturi oluğuna mesafeOptimum ölçüm doğruluğu için plakanın (kanalın) maks. yüksekliğine olan mesafe: > 250 mm (9.843 in)1Onayların debi ölçümüne üzerine talepleri, ör.  MCERTSKanal Önceden atanan eğimler: Kanalın ebatları gerekmediği için bu standart eğimlere sahip bir debi ölçümünü yapmak için çok kolaydır.Palmer-Bowlus Savağı (Q = k x h1,86)Venturi, yamuk savak, dikdörtgen savak (Q = k x h1,5)V-çentik, üçgen savak (Q = k x h2,5) ISO standardına göre kanalın ebatları: Bu eğimlerin seçiminde kanalın boyutlarının bilinmesi gerekmektedir ve asistan kullanılarak bu veriler girilmelidir. Bu sayede debi ölçümünün kesinliği önceden belirlenen eğimlerinkinden daha yüksektir.Dikdörtgen kanal (ISO 4359)Yamuk kanal (ISO 4359)U şekilli kanal (ISO 4359)Üçgen savak ince duvarlı (ISO 1438)Dikdörtgen savak ince duvarlı (ISO 1438)Dikdörtgen savak geniş taç (ISO 3846) Debi formülü: Kanaldan debi formülü biliniyorsa, bu opsiyonu seçmeniz gerekir. Çünkü bununla debi ölçümünden elde edilen sonuç en kesinidir.Debi formülü: Q = k x hexp Üreticinin tanımı: Eğer siz ISCO üreticisinin bir Parshall kanalını kullanıyorsanız bu seçeneği kullanmanız gerekir. Bununla hem kolay konfigürasyon hem de yüksek kesinlikte debi ölçümü elde edersiniz.Alternatif olarak burada üreticinin hazırladığı Q/h çizelge değeri de kullanılabilir. ISCO-Parshall-Flume Q/h çizelgesi (bir çizelgede yüksekliğin söz konusu debi ile ilişkilendirilmesi)NotAyrıntılı projelendirme bilgilerinin kanal üreticilerinden veya literatürden bulabilirsiniz.Aşağıdaki örnekler debi ölçümüne bir özet mahiyetinde gösterilmektedir.Dikdörtgensel savakTaşma savağı (yandan görünüş)Su üstüSu altıTaşma savağı (su altından görünüş)Dikdörtgen savaklı debi ölçümü: hmaks. = dikdörtgen savağın maks. dolumuKhafagi venturi kanalıSensör pozisyonuVenturi oluğuKhafagi venturi kanalı ile debi ölçümü: hmaksx. = Kanalın maks. doldurulması; B = Kanalın en dar şekilde kapatılması';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e84';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e84'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e86';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e86'] = 'Güvenlik uyarılarıİlk olarak şu güvenlik açıklamalarını dikkate alın:Elektrik bağlantısı sadece bu işin eğitimini almış ve tesis işletmecisinin yetki verdiği bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.UYARIBağlantıyı ve/veya bağlantıdan çıkarmayı yalnızca elektrik akımını kestikten sonra yapabilirsiniz.Güç kaynağıEnerji beslemesine ilişkin verileri ""Teknik veriler" bölümünde bulabilirsiniz.NotCihazınıza IEC 61010-1 gereğince kısıtlandırılmış enerjiyle çalışan bir akım devresi temin edin (maks. performansı 100 W), örneğin şunu:2. sınıf ana şalter besleme öğesi (UL1310\'a göre)Çıkış devresinin uygun iç veya dış kısıtlanmasıyla SELV besleme kaynağı (ekstra düşük voltajlı sigorta)Çalışma gerilimine şunların etki edebileceğini dikkate alın:Besleme cihazının nominal yük altındaki düşük çıkış gerilimi (sensör akımı olduğunda 20,5 mA; arıza bildirimi yapılacağında 22 mA)Elektrik devresindeki diğer cihazların etkisi için sensörün ""Teknik veriler " bölümü yük değerleri kısmına bakınBağlantı kablosuGövdeli ve dişli kablo bağlantısı olan cihazlarda dairesel kablo kullanın. Dişli kablo bağlantısının (IP koruma tipi) contalanabilmesi için dişli kablo bağlantısına hangi kablo dış çapının gerekeceğini kontrol edin.Cihazın bağlantısının yalıtımlı iki telli bir kablo ile yapılması tavsiye edilir.NotHART-Multidrop kullanımda genel olarak blendajlı kablo kullanılması gerekmektedir.NotÇok yüksek sıcaklıklar kablo yalıtımına zarar verebilir. Bu yüzden çevre sıcaklığının yanı sıra cihazın bağlantı bölmesindeki kablonun sıcaklık direnci nedeniyle kendi kendine ısınıp ısınmadığını dikkate alın (≥ 50 °C (122 °F)\'lik bir çevre sıcaklığı söz konusu olduğunda bağlantı kablosu en az 20 °C (36 °F) daha yüksek bir sıcaklık için düşünülmüş olmalıdır.).Kablo yalıtımlama ve topraklamaBlendajlı kabloyu, besleme tarafında toprak gerilimine bağlamanızı öneririz.Kablo bağlantı elemanı Metrik vida Dişli kablo bağlantısı metrik dişli cihaz gövdelerine fabrikada vidalanmıştır. Bu, taşıma sırasında güvenlik temin etmek için plastik tıpayla kapatılmıştır.Bu tıpayı elektrik bağlantısından çıkarın. NPT vida Kendiliğinden contalama özelliği olan NPT dişli vidalı cihaz gövdelerinde dişli kablo bağlantısı fabrikada vidalanamaz. Kablo girişi ağzı bu nedenle nakliye güvenliği sağlanması amacıyla toza karşı koruyucu kırmızı bir başlık ile kapatılmıştır.NotGövde koruma türünü sağlamak için devreye alımdan önce bu koruyucu başlığın yerine izin verilen bir NPT dişli kablo bağlantısı takmalısınız.NotNPT kablo bağlantısını ve/veya Conduit çelik boruyu bağlama sırasında yağ kullanılmamalıdır.Maksimum sıkma torku, ""Teknik Veriler" bölümüne bakınız.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e89';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e89'] = 'Bağlantı tekniğiElektriğin ve sinyal çıkışının bağlantısı gövdedeki yay baskılı klemenslerle yapılır.NotGerek sabit kablolar gerekse telli kılıflar içindeki esnek kablolar klemens ağzına bağlanabilir. Esnek kablolarda klemenslerin açılabilmesi için bir tornavida (3 mm kesici eni) ile tetikleme kolunu klemens ağzından dışarı yöne itin. Kolu serbest bıraktığınızda klemensler yeniden kapanır.NotTellerin yalıtımlarının en az 0,5 mm veya daha üstünde bir kuvvete sahip olması gerekir.BağlantıMaks. tel kesiti ile ilgili daha fazla bilgi için ""Teknik özellik - Elektromekanik bilgiler " bölümüne bakın.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e92';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e92'] = 'Elektronik bölme ve bağlantı bölmesiGüç kaynağı, sinyal çıkışıHMI için konnektörBağlantı bölmesi SITRANS LR150';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e95';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e95'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e98';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e98'] = 'Güç kaynağına bağlantı yapıldıktan sonra cihaz kendine bir test yapar:Elektroniğin iç testiÇıkış sinyali arızaya getirilirSonradan güncel ölçüm değeri sinyal kablosundan verilir.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e102';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e102'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e104';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e104'] = 'Kablosuz bluetooth arayüzlü cihazlar dışarıdan istenmeyen kişilerin erişimine karşı korunaklıdır. Bu sayede ölçüm ve durum değerlerinin alışı da cihaz ayarlarının bu arayüzden değiştirilmesi de sadece yetkili kişilerce mümkün olur.Bluetooth PINBluetooth iletişiminin kullanım aracı (akıllı telefon/tablet/notebook) üzerinden kurulabilmesi için bir bir Blutooth PIN\'i gerekir. Bu kod, kullanım aracında Bluetooth iletişiminin ilk kurulumu yapıldığında sisteme bir defa girilir ve kullanım aracına kaydedildiğinden dolayı tekrar girilmesine gerek kalmaz.Bluetooth PIN\'i her cihaz için farklıdır. Bu PIN ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes" cihaz teslim edilirken bilgi föyünde kayırtlıdır, ancak bağlantı ilk defa kurulduktan sonra kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Bluetooth PIN\'inin yanlış girilmesi halinde PIN\'in tekrar girilmesi belirli bir süre bekledikten sonra mümkün olur. Bekleme süresi her hatalı girişten sonra biraz daha uzar.Bluetooth PUKBluetooth PUK şifresi, Bluetooth iletişimi kurulduktan sonra erişim şifresinin hatırlanamadığı durumlarda iletişiminin kurulmasını sağlar. PUK değiştirilemez. Acil durum Bluetooth PUK şifresi ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes” bilgi föyünde yer alır. Bu belge kaybolduğu takdirde, Bluetooth PUK erişim şifresi müşteri temsilcinizden kimlik sorgulamanız yapıldıktan sonra tekrar alınabilir. Bluetooth giriş şifresinin kaydedilmesi ve aktarımı daima şifreli olarak yapılır (SHA 256 algoritması).';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e107';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e107'] = 'Cihazın ayarları (parametreler) istenmeyen değişikliklere karşı korunabilir. Teslim kapsamında parametre güvenliği deaktive edildiyse, tüm ayarlar belirlenebilir.Kullanıcı PIN\'iParametrelerin korunması için cihaz kullanıcı tarafından serbest seçilen bir kullanıcı PIN\'i ile kilitlenebilir. Ayarlar (parametreler) bundan sonra sadece okunabilir ama değiştirilemez. Kullanıcı PIN\'i de aynı şekilde kullanma aracına kaydedilir. Bununla birlikte Bluetooth erişim şifresinden (PIN) farklı olarak bu şifrenin her sefer yeniden verilmesi gerekir. Kullanım uygulaması veya EDD kullanılacağında kaydedilen kullanıcı PIN\'i kullanıcıya kilidi açması için önerilir.Cihaza erişim için PUKCihaza erişim için PUK şifresi, kullanıcı PIN\'i hatırlanamadığı takdirde cihazın kilidinin açılmasını sağlar. Bu şifre değiştirilemez. PUK, teslimat kapsamında bulunan ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes” bilgi föyünde bulunabilir. Bu belge kaybolduğu takdirde, PUK\'u müşteri temsilcinizden kimlik sorgulamanız yapıldıktan sonra tekrar alabilirsiniz. Kullanıcı PIN\'inin kaydedilmesi ve aktarımı daima şifreli olarak yapılır (SHA 256 algoritması).';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e111';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e111'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e113';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e113'] = 'FonksiyonCihaz entegre gösterge ve ayar biriminin dört tuşu ile kullanılır. İlgili menü seçenekleri HMI\'da görüntülenir. Münferit düğmelerin fonksiyonlarını aşağıdaki özette bulabilirsiniz.Gösterge ve kumanda elemanlarıHMIKumanda tuşlarıEntegre gösterge ve ayar biriminin elemanlarıTuş fonksiyonları Tuş Fonksiyon Tüm görüntüler: ölçüm değeri görüntüsüne geri dönüş Düzenleme görüntüsü: parametre ayarlarını seçimi Düzenleme görüntüsü: parametre ayarlarını değiştirmeden parametre görüntüsüne geri dönüş Ölçüm değeri görüntüsü: istenen ölçüm değerinin seçimi Parametre görüntüsü: parametrenin seçimi Düzenleme görüntüsü: parametre değerinin değiştirilmesi, yukarıya doğru Ölçüm değeri görüntüsü: istenen ölçüm değerinin seçimi Parametre görüntüsü: parametrenin seçimi Düzenleme görüntüsü: parametre değerinin değiştirilmesi, aşağı doğru Ölçüm değeri görüntüsü: ana menüde veya parametre görüntüsünde navigasyon Parametre görüntüsü: düzenleme görüntüsünde navigasyon Düzenleme görüntüsü: seçilen parametre değerinin onaylanmasıZamanla ilgili fonksiyonlarİlgili tuş basılı tutulduğunda ekran görüntüsü kaydırılma hızı veya parametre değiştirme oranı hızlandırılır. Tuşa son defa basılmasından 10 dakika sonra otomatikman ölçüm değeri görüntüsüne dönülür. Bu olurken, onaylanmış olan parametre değişiklikleri kaybolmaz.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e116';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e116'] = 'Göstergenin yapısıBaşlık satırıAna satırNavigasyon okları yukarı/aşağıBilgi alanıKilit sembolüDüzenleme göstergesiBilgi göstergesiNE 107 uyarınca tanı sembolleriÇubuk grafiğiÖlçüm değerinin önündeki matematiksel işaretGöstergenin yapısıGöstergenin sembolleri Bilgi alanı Sembol Anlam LP Cihaz ""Kullanıcı PIN\'i" ile yazmaya karşı kilitlidir. Co Elektrik devresi testi devam ediyor EDIT Sembol yanıp söndüğünde parametreyi değiştirebilrisiniz. INFO Tanı mesajı. Bilgi sembolünün yanındaki ID, tanı mesajının tanıtılmasında kullanılır. Aşağıda göstergenin farklı görüntüleri gösterilmekte ve açıklanmaktadır.NotEkran, tuşlar 10 dakika boyunca kullanılmadığında otomatikman ölçüm değeri görüntüsüne geri döner.Ölçüm değerlerine bakışÖlçüm değeri görüntüsü, cihazın aktüel ölçüm değerlerini ve durum ve tanı mesajlarını gösterir. Ölçüm değerinin adı ve birimi dönüşümlü olarak gösterilir.Proses değerinin ismiProses değerinin birimiProses değeri (Proses değeri, ekranda gösterilmek için çok uzunsa (5 rakamdan fazlaysa), "#####" işaretleri gösterilir.)Proses değerinin numarasıTanı sembolüÖlçüm değerlerine bakışAşağıdaki ölçüm değeri görüntüleri gösterilir: Ayar Tanım P1 LEVEL Seviye P2 SPACE Boş alan P3 DIST Mesafe P4a VOL Hacim P5b VFLOW Hacim debisi P6 LOOPC Döngü akımı P7 PERCENT Yüzde P8 STEMP Elektronik sıcaklığı aUygun olan çalışma modunun ayarlanması halindebUygun olan çalışma modunun ayarlanması halindeNotÖlçüm değerinin göstergede gösterilememesi halinde, ""99999" yanıp sönerek gösterilir. Bu durumda seçilmiş olan birim veya ölçekleme ayarlanmalıdır.Parametre görüntüsüParametre görüntüsü; parametreleri, parametre değerlerini ve cihaz asistanını gösterir.Parametre adıParametre değeriParametre numarası"DÜZENLE" sembolü (sürekli etkin)Parametre görüntüsüDüzenleme görüntüsüBu görüntüde, parametre değerleri değiştirilebilir. Belirli parametreler için asistanlar mevcuttur.NotCihaz düzenleme görüntüsünde bulunduğu sürece çıkış aktiftir ve değişikliklere tepki vermeye devam eder.Parametre adıÖlçüm değerinin birimi (no 1 ve 2 dönüşümlü olarak gösterilir)Ekranda görüntü kaydırmak için oklar (yalnızca opsiyon listesinde)Parametre numarası"DÜZENLE" sembolü (yanıp söner)Düzenleme görüntüsüSistem, son kez tuşa bastıktan 10 dakika sonra otomatik olarak ölçüm değerleri görüntüsüne döner. Bu kapsamda, henüz onaylanmamış parametre değişiklikleri kaybolur.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e119';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e119'] = 'Tablo 7.1: QUICK START Menu item Parameter Setting Default COMMISSION OPERATION LEVEL OPERATION = LEVEL   MATERIAL TYPE LIQUID STRGE Vessel STRGE PRCSS Process vessel with agitation WTWLL Wet well PLSTC Outside of Plastic Tank OPEN Level of open liquid DEMO Demonstration MATERIAL TYPE SOLID SILO Silo SILO BIN Buffer, surge bin OPEN Heap, pile UNITS = DeviceUnits, Physical Value Unit mm, m, in, ft m LOWER CAL PT Level Adjustment Data 15 m UPPER CAL PT Level Adjustment Data 0 m CONFIRM     COMMISSION OPERATION = SPACE MATERIAL TYPE LIQUID STRGE Vessel STRGE PRCSS Process vessel with agitation WTWLL Wet well PLSTC Outside of Plastic Tank OPEN Level of open liquid DEMO Demonstration MATERIAL TYPE SOLID SILO Silo SILO BIN Buffer, surge bin OPEN Heap, pile UNITS, LOWER CAL PT, UPPER CAL PT, CONFIRM See OPERATION = LEVEL   COMMISSION OPERATION = DISTANCE MATERIAL TYPE LIQUID STRGE Vessel STRGE PRCSS Process vessel with agitation WTWLL Wet well PLSTC Outside of Plastic Tank OPEN Level of open liquid DEMO Demonstration MATERIAL TYPE SOLID SILO Silo SILO BIN Buffer, surge bin OPEN Heap, pile UNITS, LOWER CAL PT, UPPER CAL PT, CONFIRM See OPERATION = LEVEL   COMMISSION OPERATION = VOLUME MATERIAL TYPE LIQUID STRGE Vessel STRGE PRCSS Process vessel with agitation WTWLL Wet well PLSTC Outside of Plastic Tank OPEN Level of open liquid DEMO Demonstration MATERIAL TYPE Solid SILO Silo SILO BIN Buffer, surge bin OPEN Heap, pile UNITS = DeviceUnits, Physical Value Unit mm, m, in, ft m VESSEL SHAPE LINR Linear LINR CONIC Conical Bottom FLAT Inclined bottom CYLIN Horizontal cylindrical vessel CUSTM User programmable VESSEL DIM A Linearization Curve, Intermediate Height 0 mm LOWER CAL PT Level Adjustment Data 15  m UPPER CAL PT Level Adjustment Data 0 m VOL UNITS Level Scaling: Scaling Unit Liter SCALE FORMAT Level Scaling: Decimal Places Display 0 UPPER RANGE Level Scaling: Max Scaled Value 100 COMMISSION OPERATION = VFLOW MATERIAL TYPE LIQUID = Application: MediumType Level of open water, DEMO OPEN UNITS = DeviceUnits: Physical Value Unit mm, m, in, ft m PRIM MEASDEV = Linearization Curve: Curve Type PBFLM Palmer-Bowlus flume PBFLM RWRC Venturi-, trapezoidal weir, rectangle weir TPVWR VNotch-, triangle weir CUSTM User programmable LOWER CAL PT Level Adjustment Data 15 m UPPER CAL PT Level Adjustment Data 0 m VFLOW UNITS = Level Scaling: ScalingUnit l/s, l/min, l/h, MI/d, m3/s, m3/min, m3/h, m3/d, lb/s, lb/min, lb/h, gal/s, gal/min, gal/h, gal/d, Mgal/d, ft3/s, ft3/min, ft3/h, ft3/d, bbl/s, bbl/min, bbl/h, bbl/d, ImpGal/s, ImpGal/min, Imp/Gal/h, ImpGal/d l/s SCALE FORMAT Level Scaling: Decimal Places Display 0 UPPER SCALNG Level Scaling: Max Scaled Value 100 l/s AFES AFES RANGE Distance 00000 CONFIRMTablo 7.2: SETUP Menu item Parameter Setting Default SELECT OUTPUT SELECTION = Hart Dynamic Variable Channel: Device Variable Code For SV LEVEL Level DIST SPACE Space DIST Distance VOL Scaled value VFLOW Scaled value CONF Measurement reliability STEMP Instrument temperature   LINEARIZTYPE = Linearization Curve Type LINR Linear Linear CYLIN Horizontal cylindrical vessel VENTU Venturi-, trapezoidal weir, rectangle weir PALM Flow Palmer-Bowlus flume V-NOT Flow VNotch-, triangle weir CONIC Conical Bottom FLAT Inclined Bottom SENSOR UNITS = Device Units: Physical Value Unit mm, m, in, ft m CALIBRATION LOWER CAL PT Level Adjustment Data 15 m UPPER CAL PT Level Adjustment Data 0 m SENSR OFFSET Offset Application Value 0 m CURRENT OUT LOOP CUR MDE = Display_Read Write Hart Parameter. Loop Current Mode ON = Enabled (4 … 20 mA) OFF = Disabled (4 mA fixed) ON DAMPING = Level_Integration Time. Responsetime 0 … 999 s 0 s OUT CHARACT = Main Current Output_ Configuration: Gradient Type 4 … 20 mA = rising gradient, 20 … 4 mA = falling gradient 4 … 20 mA SATURATE CUR = Main Current Output_Configuration: Current Limits 3,8 … 20,5 mA, 4 … 20 mA 3,8 … 20,5 mA FAULT CUR = Main Current Output_Configuration1: Current Limits ≤ 3,6 mA, ≥ 21 mA ≤ 3,6 mA FAIL SAFE LOE = Echo Loss Detection: Mode HOLD = off FAULT = Failure HOLD LOE TIMER Echo Loss Detection: Echo Loss Time 15 s VOLUME VESSEL SHAPE LINR Linear LINR CONIC Conical Bottom FLAT Inclined bottom CYLIN Horizontal cylindrical vessel USER User programmable VESSEL DIM A Intermediate Height 0 mm VOL UNITS Level Scaling: Scaling Unit l UPPER SCALNG Level Scaling: Max Scaled Value 100 l VOLUME FLOW PRIM MEASDEV PBFLM Flow Palmer-Bowlus flume PBFLM RWRC Venturi-, trapezoidal weir, rectangle weir TPVWR Flow VNotch-, triangle weir CUSTM User programmable VFLOW UNITS = Level Scaling: ScalingUnit l/s, l/min, l/h, MI/d, m3/s, m3/min, m3/h, m3/d, lb/s, lb/min, lb/h, gal/s, gal/min, gal/h, gal/d, Mgal/d, ft3/s, ft3/min, ft3/h, ft3/d, bbl/s, bbl/min, bbl/h, bbl/d, ImpGal/s, ImpGal/min, Imp/Gal/h, ImpGal/d l/s SCALE FORMAT Level Scaling: Decimal Places Display 0 UPPER SCALNG Level Scaling: Max Scaled Value 100 l/s CUSTOM UPPER SCALNG Level Scaling: Max Scaled Value 100 l CUSTOM CURVE = Linearization Points: Level Value, Volume Value X VALUE 1, Y VALUE 1, X VALUE 2, Y VALUE 2, … X VALUE 32, Y VALUE 32 0 %, 0 … 100 %, 100 % LOCL DISPLAY START VIEW Display Config: Picture Selection LEVELTablo 7.3: MAINT/DIAGS Menu item Parameter Setting Default SIGNAL SIG QUALITY CONFIDENCE Level Reliability Value: Unit CONFIDENCE ECHO SIG STR Level Echo Info: Amplitude NOISE AVG Noise Detection Info: Noise Level Abs ECHO CONFIG NEAR RANGE Measuring Range OFF ON Active OFF Inactive TVT CONFIG AFES ON False Signal Calculation: Manual Curve active ON AFES OFF False Signal Calculation: Manual Curve not active AFES RANGE False Signal Manual Action: Distance 0 mm PEAK VALUES MIN DISTANCE Min Level Distance - MAX DISTANCE Max Level Distance - TR TEMP MIN Min Electronic Temperature - TR TEMP MAX Max Electronic Temperature - LOOP TEST LOOP TEST Current Output Simulation OFF RESETS DEVICE RSTRT = Warmstart CANCL No restart CANCL OK Make restart RESET NO No Reset NO FACT Basic settings RSTR CUST CFG Factory settings RESET PEAK NO No Reset NO DIST Reset User Min Max Level Distance. Reset Action = Both values STEMP Reset User Min Max Electronic Temperature. Reset Action = Both values FREQUENCY 1: EU, Albania, Andorra, Azerbaijan, Australia, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Canada, United Kingdom, Iceland, Liechtenstein, Maroc, Moldova, Monaco, Montenegro, New Zealand, Northern Macedonia, Norway, San Marino, Saudi Arabia, Switzerland, Serbia, Turkey, Ukraine, USA 2: Brazil, Japan, South Korea, Taiwan, Thailand 3: India, Malaysia, South Africa 4: Russia, Kazakhstan Radar Mode country selection 1Tablo 7.4: COMMUNICATE Menu item Parameter Setting Default POLLING ADDR Display Read Write Hart Parameter, Polling Address 0Tablo 7.5: SECURITY Menu item Parameter Setting Default USER PIN ACTIVATE, CANCEL ENABLE BLUETOOTH PIN Bluetooth Access Code Individual';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e122';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e122'] = 'BaşlatmaÖlçüm değeri görüntüsünden → tuşu ile parametre görüntüsüne erişilir, → tuşuna yeniden basıldığında ilk menü düzeyine gelinir.Seçmeİstediğiniz parametreye gidin.Düzenleme görüntüsünü açmak için → tuşuna basın. Aktüel seçtiğiniz parametre vurgulanır.↓ ve ↑ tuşları ile yeni bir seçime gidebilirisiniz.Onaylamak için → tuşunu kullanın. Ekran parametre görüntüsüne geri döner ve yeni bir seçme olanağı gösterir.Değer değiştirilmesiİstediğiniz parametreye gidin.Seçim yaptığınızda aktüel değer gösterilir.Değeri konfigüre etmek için → tuşuna basın. ""DÜZENLE" sembolü yanar söner.Değeri yükseltmek veya alçaltmak için ↑ ve ↓ tuşlarını kullanın. Ekranı kaydırma hızını yükseltmek için tuşu basılı tutun.Değiştirmeyi onaylamadan iptal etmek için ← tuşuna basın, parametre görüntüsüne geri dönersiniz.Yeni değeri onaylamak için → tuşuna basın. Ekran parametre görüntüsüne geri döner (""DÜZENLE" sembolü sürekli etkindir) ve yeni yapılan seçimi gösterir. Değerin doğruluğunu kontrol edin.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e125';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e125'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e127';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e127'] = 'Genel bakışAsistan cihazınızı temel kullanımına adım adım konfigüre etmek için kolay bir yöntem olarak sunulur.SITRANS LR150 cihazının seviye, boş alan, hacim, hacim debisi uygulamaları için konfigüre edilmesinde gösterge üzerinden ""Hızlı devreye alma asistanı" kullanılır.ProsesAsistanın ilk adımları tüm uygulama türleri için aynıdır. Asistanın aşağıdaki parametreleri seçilen uygulmaya göre farklılık gösterir. Bunun dokümantasyonu için üç farklı liste bulunmktadır. Bu listeler her bir uygulama türünün devreye alımı için mevcut olan asistanın parametrelerini içerir.Parametre görüntüsüne gitmek için ölçüm değeri görüntüsünde → tuşuna basın. İlk menü düzeyi (QUICK START) görüntülenir. Bu menüyü seçmek için → tuşuna basın.→ tuşuna basarak ""Asistanın hızlı devreye alımı"nı (COMMISSION) açılır. Bir sonraki adıma geçmek için asistanda ↓ tuşuna basmaya gerek yoktur. Her adımda doğrudan düzenleme görüntüsüne götürülürsünüz."İşletme"yi ayarlayın, sonra da ""Malzeme türü"nün ayarını yapın. Asistanın daha sonraki parametreleri seçilmiş olan uygulamaya bağlı olarak farklıdır.Asistanın hızlı devreye alım seçeneğinde tüm parametre değişikliklerini son adım olarak onaylamak için ""Evet" tuşunu kullanın. Ekranın ana satırında ""DONE" görüntülenir.Ölçüm değeri görüntüsüne geri dönmek için ← tuşuna basın.UyarıCihaz daha önce başka bir uygulamada kullanıldıysa, ""Asistanı hızlı devreye alma"ya başlamadan önce fabrika ayarlarına geri döndürme işlemi yapılmalıdır.Asistan için ayarlar birbirine bağlıdır ve ancak son adım adım olarak ""Onaylama" seçeneğinde ""Evet"i seçmeniz halinde geçerli olur.Münferit parametreleri değiştirmek için ""Asistanın hızlı devreye alımı"nı kullanmayın. Spesifik uygulamanız için gerekli olan ayarları asistanı sonlandırdıktan sonra yapın.Cihaz asistan üzerinden konfigüre edilirken çıkış etkin kalır ve cihazdaki değişikliklere reaksiyon gösterir.Asistanın aşağıdaki adımlarında her bir parametre için eksiksiz bir opsiyon listesi bulunur. Seçilen uygulamaya bağlı olarak, cihazda belirli opsiyonların gösterilmemesi mümkündür.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e130';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e130'] = 'Çalışma modu OPERATION: LEVEL, SPACE, DIST Çıkış ve ekran ayarını belirleyen çalışma modunu kullanın: Ayar Tanım LEVEL Seviye SPACE Boş alan DIST Mesafe VOL Hacim VFLOW Hacim debisi MesafeBoş alanÜst kalibreleme noktasıSensör referans noktasıAlt kalibreleme noktasıSeviyeÖzet hızlı devreye alma seviye, boş alan, uzaklık, kullanıcıya özel Ayar Tanım Referans noktası LEVEL Materyal yüksekliği Alt kalibreleme noktası (Prosesin en alt noktası) SPACE Üst kalibreleme noktasından materyal yüzeyine olan uzaklık Üst kalibreleme noktası (prosesin en üst noktası) DIST Materyal yüzeyine olan uzaklık Alt kalibreleme noktasıMateryal tipiMateryal modeline ve kabına göre cihaz kullanımı veya uygulamasının optimizasyonu için kullanılmaktadır: Ayar Seçenek Seçenek Vessel MATERIAL TYPE LIQUID STRGE Process vessel with agitation PRCSS Wet well WTWLL Outside of Plastic Tank PLSTC Level of open liquid OPEN Demonstration DEMO MODE Silo SOLID SILO Buffer, surge bin BIN Heap, pile OPEN Yığın profiliBirim UNITS: Ölçüm birimini belirler (Ön ayar parantez içinde):Metre ""m" (virgülden sonra 3 basamak)Santimetre ""cm" (Virgülden sonra 1 basamak)Feet ""m" (virgülden sonra 3 basamak)Inç ""in" (virgülden sonra 2 basamak)Alt kalibreleme noktası LOWER CAL PT: Sensör referans noktasından alt kalibreleme noktasına olan uzaklığı belirle: genelde prosesin en alt noktasına tekabül etmektedir.Üst kalibreleme noktası UPPER CAL PT: Sensör referans noktasından üst kalibreleme noktasına olan uzaklığı belirle: genelde prosesin en üst noktasına tekabül etmektedir.Onayla CONFIRM: Asistan fonksiyonunda en son adım olarak ayarları kabul eder. Ayar Evet (Yes): Asistan görevini bitirir ve ayarlar kabul edilir. Ayar Hayır (No): Asistan görevini bitirir ve ayarlar kabul edilmez. Yeniden asistan çalıştırılarak bu ayarlar tekrar girilmelidir.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e133';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e133'] = 'Çalışma modu OPERATION: Çıkış ve ekran ayarını belirleyen çalışma modunu kullanın: Ayar Tanım LEVEL Seviye SPACE Boş alan DIST Mesafe VOL Hacim VFLOW Hacim debisi MesafeBoş alanÜst kalibreleme noktasıSensör referans noktasıAlt kalibreleme noktasıSeviyeGenel hızlı devreye alma hacim Ayar Tanım Referans noktası Hacim VOL Materyalin hacim biriminden hacmi (seviyeye bağlı) Alt kalibreleme noktasıMateryal tipiMateryal modeline ve kabına göre cihaz kullanımı veya uygulamasının optimizasyonu için kullanılmaktadır: Ayar Seçenek Seçenek Seçenek MATERIAL TYPE LIQUID STRGE Vessel PRCSS Process vessel with agitation WTWLL Wet well PLSTC Outside of Plastic Tank OPEN Level of open liquid DEMO MODE Demonstration SOLID SILO Silo BIN Buffer, surge bin OPEN Heap, pileBirim UNITS: Ölçüm birimini belirler (Ön ayar parantez içinde):Metre ""m" (virgülden sonra 3 basamak)Santimetre ""cm" (Virgülden sonra 1 basamak)Feet ""m" (virgülden sonra 3 basamak)Inç ""in" (virgülden sonra 2 basamak)Hazne kalıbı VESSEL SHAPE: Hazne şeklini belirler ve bir seviye hesaplanması gerekeceği yerde cihaz için bir hacim hesaplamasına olanak sağlar:Lineer Kap (LINR)Konik kap zemini (CONIC)Düz eğik zemine sahip kap (FLAT)Silindir kap (CYLIN)Kullanıcıya özel (USER)Cihaz ebatı A VESSEL DIM A: Konik veya düz eğimli bir tabanda, hazne tabanının yüksekliğini ayarlar.Alt kalibreleme noktası LOWER CAL PT: Sensör referans noktasından alt kalibreleme noktasına olan uzaklığı belirle: genelde prosesin en alt noktasına tekabül etmektedir.Üst kalibreleme noktası UPPER CAL PT: Sensör referans noktasından üst kalibreleme noktasına olan uzaklığı belirle: genelde prosesin en üst noktasına tekabül etmektedir.Hacim birimi VOL UNITS: Hacim için ölçüm birimlerini belirler.Litre (l)Hektolitre (hl)Kübikmetre (m3)Kübik inç (in3)Galon (gal)Kübikfoot (ft3)Barrel (bbl)Onayla CONFIRM: Asistan fonksiyonunda en son adım olarak ayarları kabul eder. Ayar Evet (Yes): Asistan görevini bitirir ve ayarlar kabul edilir. Ayar Hayır (No): Asistan görevini bitirir ve ayarlar kabul edilmez. Yeniden asistan çalıştırılarak bu ayarlar tekrar girilmelidir.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e136';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e136'] = 'Çalışma modu OPERATION: Çıkış ve ekran ayarını belirleyen çalışma modunu kullanın: Ayar Tanım   Seviye LEVEL Boş alan SPACE Mesafe DIST Hacim VOL Hacim debisi VFLOW Sensör referans noktasıÜst kalibreleme noktasıAlt kalibreleme noktasıSon aralıkEn alt nokta Seviye (baş)Seviye (baş)Materyal yüzeyiÜst ölçekleme noktası (maks. hacim/debi)Genel hızlı devreye alma hacim debisi Ayar Tanım Referans noktası Hacim debisi VFLOW Açık kanalda hacim debisi biriminden debi ölçümü En alt nokta seviye, en alt nokta debiMateryal tipiMateryal modeline ve uygulamaya göre cihaz kullanımı optimizasyonu için kullanılmaktadır: Ayar Seçenek Seçenek Seçenek MATERIAL TYPE LIQUID OPEN FLOW Açık havuz Açık kanal DEMO GösteriBirim UNITS: Ölçüm birimini belirler (Ön ayar parantez içinde):Metre ""m" (virgülden sonra 3 basamak)Santimetre ""cm" (Virgülden sonra 1 basamak)Feet ""m" (virgülden sonra 3 basamak)Inç ""in" (virgülden sonra 2 basamak)Ölçüm konstrüksiyonu PRIM MEASDEV: Kullanılan ölçüm konstrüksiyonunun kullanımını belirler.Palmer-Bowlus kanalı (PBFLM) Flow Venturi-, trapezoidal weir, rectangle weir (RWRC) Flow VNotch-, triangle weir (TPVWR) User programmable (USER)Alt kalibreleme noktası LOWER CAL PT: Sensör referans noktasından alt kalibreleme noktasına olan uzaklığı belirle: genelde prosesin en alt noktasına tekabül etmektedir.Üst kalibreleme noktası UPPER CAL PT: Sensör referans noktasından üst kalibreleme noktasına olan uzaklığı belirle: genelde prosesin en üst noktasına tekabül etmektedir.Hacim debisi birimi FLOW UNITS: Hacim için ölçüm birimlerini belirler.Saniye başına litre (l/sn)Dakika başına litre (l/m)Saat başına litre (l/h)Gün başına mega litre (Ml/d)Saniye başına kübik metre (m3/sn)Dakika başına kübik metre (m3/min)Saat başına kübik metre (m3/h)Gün başına kübik metre (m3/d)Saniye başına pound (lb/s)Dakika başına pound (lb/min)Saat başına pound (lb/h)Dakika başına Amerikan galonu (gal/min)Saat başına Amerikan galonu (gal/h)Gün başına Amerikan galonu (gal/d)Gün başına Amerikan megagalonu (Mgal/d)Saniye başına kübik foot (Ft3/sn)Dakika başına kübik foot (Ft3/min)Saat başına kübik foot (Ft3/h)Gün başına kübik foot (Ft3/d)Saniye başına barrel (bbl/sn)Dakika başına barrel (bbl/min)Saat başına barrel (bbl/h)Gün başına barrel (bbl/d)Saniye başına İngiliz galonu (ImpGal/sn)Dakika başına İngiliz galonu (ImpGal/m)Gün başına İngiliz galonu (ImpGal/d)Ölçekleme formatı SCALE FORMAT: Proses değerini gösterecek virgülden sonraki basamakları belirler.Ölçekleme son değeri UPPER SCALNG: Devre akımı 20 mA\'ya tekabül eden proses değerini belirler.Onayla CONFIRM: Asistan fonksiyonunda en son adım olarak ayarları kabul eder. Ayar Evet (Yes): Asistan görevini bitirir ve ayarlar kabul edilir. Ayar Hayır (No): Asistan görevini bitirir ve ayarlar kabul edilmez. Yeniden asistan çalıştırılarak bu ayarlar tekrar girilmelidir.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e139';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e139'] = 'KullanımÖzel belirtilen aralıktaki hatalı yankıların hesaba alınmaması için kullanılmaktadır.Uygulamada bilinen modüller varsa ve hatalı yankılar bekleniyorsa AFES asistanını kullanın.UyarılarOtomatik hatalı yankı bastırmayı (AFES) mümkünse devreye alım sırasında belirleyin. Bunun için ""Otomatik Hatalı Yankı Bastırma Asistanı"nı kullanın."Otomatik Hatalı Yankı Bastırma Asistanı " kullanılacaksa TVT\'nin bulunabilmesi için materyal seviyesinin tüm billinen modüllerin altında olmasını sağlayın. Bunun en iyi koşul kabın ya boş ya da neredeyse boş olduğu durumdur.Yankı profilini bulmak istiyorsanız materyal seviyesine olan uzaklığı not edin ve ""Otomatik Hatalı Yankı Bastırma" parametresindeki değeri daha küçük uzaklığa getirerek yararlı yankının bastırılmasını engelleyin.Bir karıştırıcı (çırpma aleti) mevcutsa bu kullanımda olmalıdır.Asistan başarılı bir şekilde görevini bitirir bitirmez ""Otomatik Hatalı Yankı Bastırma" parametresi ""aktive" olur ve bulunan TVT eğimi kullanılır.Onayla CONFIRM: Asistan fonksiyonunda en son adım olarak ayarları kabul eder. Ayar Evet (Yes): Asistan görevini bitirir ve ayarlar kabul edilir. Ayar Hayır (No): Asistan görevini bitirir ve ayarlar kabul edilmez. Yeniden asistan çalıştırılarak bu ayarlar tekrar girilmelidir.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e144';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e144'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e146';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e146'] = 'Uzaklık (5,5 m)Boş alan (4,5 m)1,0 mÜst kalibreleme noktasıSensör referans noktası9,0 m Son aralıkAlt kalibreleme noktasıSeviyeUygulamaya örnek Dolum seviyesiParametre Hızlı devreye alma Ayar/Değer Tanım Kullanım Seviye Referanslı materyal seviyesi ""alt kalibreleme noktasına" Materyal tipi Sıvı Birim m Sensörün ölçüm birimleri Alt kalibreleme noktası 9,0 m Prosesin en alt noktası Üst kalibreleme noktası 1,0 m Prosesin en üst noktası';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e149';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e149'] = 'Bu örnekte açık bir kanala 12 inç\'lik (0,305 m) bir Venturi kanalı yerleştirilmiştir. Üreticinin veri pusulasından çıkarılan bilgiye göre cihazın maksimum nominal debisi maksimum 0,6 m seviyesinde saatte 1143 m3 değerindedir. SITRANS LR150 kanal üzerinden 1,6 m yüksekliğe yerleştirilmiştir.SensörDaralmanın 2/3\'lük ebatıDaralmanın ebatıAkım yönüEn alt nokta Seviye (baş)Uygulama örneği Hacim debisiÜst kalibreleme noktası (1,0 m)Alt kalibreleme noktası (1,6 m)Üst ölçekleme noktası (0,6 m)Uygulama örneği Hacim debisiParametre Hızlı devreye alma Ayar/Değer Tanım Kullanım Hacim debisi VFLOW Materyal tipi Sıvı LQD Ölçüm konstrüksiyonu Sıvı RWRC Venturi oluğu Alt kalibreleme noktası 1,6 Boş noktaya veya ölçüm kanalının zeminine olan uzaklık. Materyal seviyesini 4 mA\'da belirle. Üst kalibreleme noktası 1 Maksimum seviyeye olan uzaklık. ""Ölçüm sonu"nu belirle. Hacim debisi birimi VFLOW UNITS Son kullanıcıların taleplerine bağlı olarak ayar. Birim SCALE FORMAT Dolum seviyesine (başlangıç yüksekliği) tekabül eden birim. Ölçüm sonu UPPER SCALNG Ölçüm konstrüksiyonu üreticisinin veri pusulasından çıkarılabilir.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e153';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e153'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e155';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e155'] = 'Secondary valueBir proses değerini ikincil değişken olarak belirle. Ayar Seçenek Seçenek Tanım SELECT OUT SELECT OUT LEVEL Seviye SPACE Boş alan DIST Mesafe VOL Hacim VFLOW Hacim debisi STEMP Elektronik sıcaklığıLineerizasyonun tipiLineerizasyon türünü belirleyerek hacmi veya hacim debisini hesaplar.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e158';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e158'] = 'BirimlerKullanılacak olan ölçüm birini belirler. Ayar Seçenek Seçenek Tanım Sensör UNITS mm Milimetre m Metre in İnç ft Feet';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e161';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e161'] = 'Alt kalibreleme noktası LOWER CAL POINT: Sensör referans noktasından alt kalibreleme noktasına kadar olan uzaklığı belirler.Üst kalibreleme noktası UPPER CAL POINT: Sensör referans noktasından üst kalibreleme noktasına kadar olan uzaklığı belirler.Sensör ofseti SENSOR OFFSET: Ofseti belirleyerek sensör referans noktasının değişikliklerini kompanse eder.Sensör referans noktasının değişiklikleri örneğin kalın bir conta kullanılarak veya mantaj soketinin yüksekliği azaltılarak sağlanabilir.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e164';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e164'] = 'Devre akımı moduAkım çıkışını 4 … 20 mA devre akımı olarak veya HART Multidrop modu için sabit 4 mA\'lık akım değeri olarak belirler. Ayar Seçenek Seçenek Tanım CURRENT OUT LOOP CUR MDE ON 4 … 20 mA OFF 4 mA sabitSönümleme değeri DAMPING: Ani ölçüm değeri oynamalarının düzeltimesi için PV\'nin sönümlenme değerlerini (filtreleme) ayarlar.Sönümlemenin artması cihazın tepkime süresini arttırır ve dijital değere ve devre akımına etki eder. Çıkış değerlerinde parazitlenme varsa ""sönümleme değeri" parametresini arttırın. Daha hızlı tepkime süresi için ""sönümleme değerini" azaltın. Sinyal duraylığındaki ve tepkime süresindeki beklentileri karşılayan bir değer belirleyin.Uygulama için primer değişken (PV) olarak belirlenen proses değeri ""sönümleme değeri" parametresindeki değer girilerek sönümlenmektedir.Akım çıkışı eğimiAkım çıkışını yükselen 4 … 20 mA eğimi veya düşen 20 … 4 mA eğimi olarak belirler. Ayar Seçenek Seçenek Tanım CURRENT OUT OUT CHARACT 4 … 20 mA Yükselen 20 … 4 mA DüşenDoyum sınırlarıAlt ve üst doyum sınırlarını belirler. Alt doyum sınırı, devre akımının daha altına düşemeyeceği değerdir. Üst doyum sınırı, devre akımının daha üstüne çıkamayacağı değerdir. Ayar Seçenek Seçenek Tanım CURRENT OUT SATURATE CUR 3,8 … 20,5 mA - 4 … 20 mA -Kaçak akımHata olduğunda verilecek akım değerini belirler. Ayar Seçenek Seçenek Tanım CURRENT OUT FAULT CUR ≤ 3,6 mA - ≥ 21 mA -Yankı kaybında güvenlik fonksiyonuYankı kaybolması ve LOE-Timers\'ın süresinin bitmesi durumlarında güvenlik fonksiyonu tutumunun nasıl olacağını belirler. Bu şekilde yankı kaybolacağında hangi akım değerinin gösterileceği belirlenir. Ayar Seçenek Seçenek Tanım CURRENT OUT FAILSAFE LOE HOLD En son geçerli ölçüm değeri FAULT "Hatalı akım" parametresinde belirlenen değerLOE-Timer güvenlik fonksiyonu LOE TIMER: Cihazın belirlenen güvenlik fonksiyonunun çalışması için yankı kaybının ne kadar uzun süreceğini belirler.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e167';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e167'] = 'NotBu menü cihazda cihaz konfigüre edildiği takdirde görünmektedir.Hazne kalıbıHazne şeklini belirler ve bir seviye hesaplanması gerekeceği yerde cihaz için bir hacim hesaplamasına olanak sağlar. Ayar Seçenek Seçenek Tanım Diğer gereken parametreler VOLUME VESSEL SHAPE LINR Lineer kap Üst ölçekleme noktası CONIC Konik kap dibi Üst ölçekleme noktası, kap ebadı A FLAT SLOPE Düz eğik zemine sahip kap Üst ölçekleme noktası, kap ebadı A CYLIN Silindir kap Üst ölçekleme noktası CUSTM Müşteriye özelCihaz ebatı A VESSSEL DIM A: Konik, parabolik zemine veya düz bir eğik zemine sahip olduğunda kabın zemininin yüksekliğini belirler. Parabol uçlara sahip yatar konumdaki bir kapta uç kısmın yüksekliği belirlenir.Hacim birimiHacim için ölçüm birimlerini belirler. Ayar Seçenek Seçenek Tanım VOLUME VOLUME UNITS m3 Metreküp L Litre Ga Amerikan galonu IGa İngiliz galonuÜst ölçekleme noktasıMaksimum ölçeklenmiş ölçüm değerini belirler.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e171';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e171'] = 'NotBu menü cihazda cihaz konfigüre edildiği takdirde görünmektedir.Alt kalibreleme noktası LOWER CAL POINT: Sensör referans noktasından alt kalibreleme noktasına kadar olan uzaklığı belirler.Üst kalibreleme noktası UPPER CAL POINT: Sensör referans noktasından üst kalibreleme noktasına kadar olan uzaklığı belirler.Ölçüm konstrüksiyonuKullanılan ölçüm konstrüksiyonunun kullanımını belirler. Ayar Seçenek Seçenek Tanım Diğer gereken parametreler VOLUME FLOW FLUME TYPE PBFLM Palmer-Bowlus kanalı RWRC Venturi kanalı, yamuk savak, dikdörtgen savak TPVWR V-çentik, üçgen savak CUSTM Müşteriye özelDebi birimiHacim birimi için ebat birimlerini belirler. Ayar Seçenek Seçenek Tanım VOLUME FLOW VFLOW UNITS m3/h Metreküp L/min Litre Ga/min Amerikan galonu IGa/min İngiliz galonuÜst ölçekleme noktası UPPER SCALING: Maksimum ölçeklenmiş ölçüm değerini belirler.Not"Ölçüm sonu" parametresi belirlenirse (""hızlı devreye alma asistanın"da), ""üst ölçekleme noktası" parametresi otomatik olarak aynı değere getirilir.Bu parametrelerden biri için değer asistanının dışında kalırsa diğer değer de otomatik olarak uyum sağlamaz.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e174';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e174'] = 'Bu menü cihazda sadece hacim çalışma modunda kap şekli ""müşteriye özel" veya hacim debisi çalışma modunda ölçüm konstrüksiyonu ""müşteriye özel" konfigüre edilmişse görüntülenebilir.Üst ölçekleme noktası UPPER SCLNG: Maksimum ölçeklenmiş ölçüm değerini belirler.Not"Ölçüm sonu" parametresi belirlenirse (""hızlı devreye alma asistanın"da), ""üst ölçekleme noktası" parametresi otomatik olarak aynı değere getirilir.Bu parametrelerden biri için değer asistanının dışında kalırsa diğer değer de otomatik olarak uyum sağlamaz.Müşteriye özel eğim CUSTOM CURVE: Dolum seviyesi ve üniversel ölçüm konstrüksiyonlarının çıkışı soket noktalarının girilebilmesinde kullanılmaktadır.Hacim formu (Hacim) veya ölçüm konstrüksiyonu (hacim debisi) standart kalıplardan daha kompleks olduğunda kalıbın şekli bölümlenerek belirlenebilir. Her giriş soket noktasına (seviye) bir değer ve her çıkış soket noktasına (hacim veya hacim debisi) ona uyan bir değer verilir.Dolum seviyesi değerleri birimle gösterilirHacim değerleri hacim birimi ile gösterilirHacim debisi değerleri hacim debi birimleri ile gösterilir X değeri 1 … X değeri 32 Çıkışı bilinen dolum seviyesi soket noktalarını belirler. Y değeri 1 … Y değeri 32 Her verilen giriş soket noktasına tekabül eden çıkışı belirler.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e177';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e177'] = 'Başlangıç görüntüsüCihaz açıldıktan sonra ekranda ilk olarak görüntülenecek olan proses değerini belirler. Ayar Tanım LOCL DISPLAY Seviye LEVEL Boş alan SPACE Mesafe DIST Hacima VOL Hacim debisib VFLOW Döngü akımı LOOPC Yüzde değer % Elektronik sıcaklığı STEMP aUygun olan çalışma modunun ayarlanması halindebUygun olan çalışma modunun ayarlanması halindeNot"Mod" asistanda belirlenirse, değer otomatik olarak ""başlangıç görüntüsü" parametresine yazılır.Asistan çalıştırıldığında ""başlangıç görüntüsü" veya ""PV selektörü" parametresi değişiyorsa en son değişiklik dikkate alınır."Hacim", ""hacim debisi" ve ""müşteriye özel" opsiyonları, konfigüre edildikleri takdirde sadece ""ölçüm değeri görüntüsü"nde görüntülenmektedir. Eğer ""başlangıç görüntüsünde " konfigüre edilmemiş bir opsiyon seçilirse, ölçüm değeri görüntüsünde başka görüntülenebilir bir proses değer gözükür.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e181';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e181'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e183';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e183'] = 'Sinyal kalitesi Yankı kalitesi: Yankı kalitesini görüntüler. Değer arttıkça, yankı kalitesi de artar. Yankı sinyali gücü: Mevcut yankının dB biriminden gücünü belirtir. Parazitlenmelerin ortalama değeri: Parazitlenmenin dB cinsinden ortalama değerini belirtir. Ayar Seçenek Seçenek Tanım SIGNAL SIG QUALITY CONFIDENCE Yankı kalitesi ECHO SIG STR Yankı sinyali gücü NOISE AVG Parazitlenmelerin ortalama değeriYankı konfigürasyonu Yakın alan Bir yankının kayda alınabildiği yerden itibaren sensör referans noktasının uzaklığını belirler. Aynı zamanda bastırma veya blok uzaklık olarak da tanımlanır. Aktive ölçüm aralığının başında olunduğunda ↓ tuşlarına basılarak mm değeri değiştirilebilir. Ayar Seçenek Seçenek Tanım SIGNAL ECHO CONFIG NEAR RANGE ON Ölçüm aralığı başlangıcı aktive Ölçüm aralığı başlangıcı Değer NEAR RANGE OFF Ölçüm aralığı başlangıcı deaktiveTVT konfigürasyonuAltında kalan tüm yankıların dikkate alınmayacağı eşik değeri eğimi sabitler. Hover seviyesi yankı profilinin temel parazitlenmeleri kapsamında TVT eğiminin (time varying threshold) ofsetini belirler. Temel parazitlenmeler ve en büyük yankının tepe nokta değeri dB biriminden.Otomatik hatalı sinyal bastırma (AFES) hatalı yankıların bastırılması için, bilinen modüllere sahip kaplarda kullanılmaktadır. AFES aktive ise etkileme aralığı ↓ tuşlarına basılarak mm biriminden uzaklık olarak seçilir.Aranmakta olan TVT eğimi belirlenen etkileme aralığında önceden belirlenmiş TVT eğiminin üzerine kaydedilebilir.Prosedür olarak hatalı sinyal bastırma ile optimal sonuçlar için:Otomatik hatalı yankı bastırmayı mümkünse devreye alım sırasında belirleyin. Bunun için ""Otomatik Hatalı Yankı Bastırma Asistanı"nı kullanın."Otomatik Hatalı Yankı Bastırma Asistanı " kullanılacaksa TVT\'nin bulunabilmesi için materyal seviyesinin tüm billinen modüllerin altında olmasını sağlayın. Bunun en iyi koşul kabın ya boş ya da neredeyse boş olduğu durumdur.Yankı profilini bulmak istiyorsanız materyal seviyesine olan uzaklığı not edin ve ""Otomatik Hatalı Yankı Bastırmanın Etkileme Aralığı" parametresindeki değeri daha küçük uzaklığa getirerek yararlı yankının bastırılmasını engelleyin.Bir karıştırıcı mevcutsa bu kullanımda olmalıdır.NotOtomatik hatalı yankı bastırmanın etkileme aralığı aranmakta olan TVT uzaklığının son noktasını belirler.Otomatik hata bastırmanın etkileme aralığını, sensör referans noktasından materyal yüzeyine olan gerçek uzaklığı ölçerek belirleyebilirsiniz. Bunun için kalın bir ip veya mezura kullanabilirsiniz. Ayar Seçenek Seçenek Tanım SIGNAL TVT CONFIG HOVER LEVEL Temel parazitlenmenin dB değeri AFES ON Otomatik hatalı sinyal bastırmayı aktive eder AFES OFF Otomatik hatalı sinyal bastırmayı deaktive eder AFES RANGE Otomatik hatalı yankı bastırmanın etki aralığı';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e186';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e186'] = 'Minimum ölçülen uzaklık MIN DISTANCE: Minimum ölçülen uzaklığın değerini gösterir. Birim değiştirilirse değer ilk konumuna gelebilir.Maksimum ölçülen uzaklık MAX DISTANCE: Maksimum ölçülen uzaklığın değerini gösterir. Birim değiştirilirse değer ilk konumuna gelebilir.Minimum elektronik sıcaklığı TR TEMP MIN: Minimum sensör sıcaklığının değerini verir.Maksimum elektronik sıcaklığı TR TEMP MAX: Maksimum sensör sıcaklığının değerini verir.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e189';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e189'] = 'Simülasyon akım çıkışı LOOP TEST: Simüle bir değer, cihazın devreye alımı veya rutin bakımı sırasında çalışmanın ve mA bağlantılarının test edilmesi için belirlenebilmektedir.NotAkım çıkışının simüle değeri kontrol sistemine verilen çıktıyı değiştirir.← tuşuna basarak akım devresi testini durdurabilir ve sona erdirebilirsiniz.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e192';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e192'] = 'Cihazı yeniden çalıştırGüç kaynağını kapatmadan cihazın yeniden çalıştırılabilmesi için kullanılmaktadır.NotSimülasyon kesildi. Kaydedilen konfigürasyonlar sıfırlanamıyorlar. Ayar Seçenek Seçenek Tanım RESET DEVICE RSTRT CANCL Kes OK Cihazı yeniden çalıştırSıfırlaCihazın farklı reset opsiyonlarını aktif konuma getirmekte kullanılır."Fabrika ayarlarını onar" seçeneği seçildiğinde tüm parametreler ön ayarlara döner. İstisna/istisnalar:"Cihaz adresi" aynı kalır"Kullanıcı PIN\'i" değeri (üzerine yazılmasını engeller) sıfırlanmaz"Tepe değerleri" sıfırlanmaz"Otomatik Hatalı Yankı Bastırma" önceki ayara getirilir (deaktive), ama aranılan TVT kaybolmaz"Kullanıcıya özel TVT ayarı" önceki ayara getirilir (deaktive) ama ""Kullanıcıya özel TVT destek noktaları" kaybolmaz"Sipariş edilen konfigürasyonu onar" seçeneğinin seçilmesi müşteri tarafından sipariş edilen cihaz ön ayarlarını onarır. Siparişe göre konfigüre edilmemiş olan parametreler ön ayarlara geri döner. Ayar Seçenek Seçenek Tanım RESET RESET NO Kes FACT Fabrika ayarlarını onar CUST Sipariş edilen konfigürasyonu onarTepe değerlerini önceki ayara getirKaydedilen tüm tepe değerlerini resetler Ayar Seçenek Seçenek Tanım RESET RESET PEAK NO Kes DIST Mesafe STEMP Elektronik sıcaklığı';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e195';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e195'] = 'FrekansRadar sinyallerinin ülkeye ya da bölgeye özgü ayarları frekans menü noktası üzerinden belirlenir.Mod 1: AB, Arnavutluk, Andorra, Azerbeycan, Avustralya, Belarus, Bosna-Hersek, Büyük Britanya, İzlanda, Kanada, Lihtenştayn, Fas, Moldova, Monako, Karadağ, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Norveç, San Marino, Suudi Arabistan, İsviçre, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna, ABDMod 2: Brezilya, Japonya, Güney Kore, Tayvan, TaylandMod 3: Hindistan, Malezya, Güney AfrikaMod 4: Kazakistan, RusyaCihazın tekniksel ölçüm özellikleri frekansa bağlı olarak değişebilir (bkz. ""Teknik veriler, giriş değişkeni").daha fazla bilgiyi web sitemizdeki ""Radyo uygulamaları onaylı radar ve seviye ölçüm cihazları için mevzuat hükümleri" belgemizde bulabilirsiniz.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e199';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e199'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e201';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e201'] = 'Fonksiyon POLLING ADR: Bir HART internet ağında cihaz adresini belirler.Noktadan noktaya konfigürasyonlar için standart adres sıfırdır (0).Multidrop konfigürasyonları için değeri sıfır olmayan bir HART adresi kullanın (1\'den 63\'e herhangi bir değer).';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e205';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e205'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e207';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e207'] = 'Kullanıcı PIN\'ini aktive ya da deaktive etmekte kullanılır. Kullanıcı PIN\'i aktif konumdaysa parametre ayarları değiştirileceğinde bir PIN şifresi verilmesi gerekir.NotTeslimat kapsamında cihazın kilidi açık konumdadır.Eine Änderung der Einstellung für parametre ""Kullanıcı PIN\'i" parametresinin ayarında bir değişiklik yapıldığında bu değişiklik derhal gerçekleşmez. Ayar değiştirildikten sonra cihazın yeniden kapatılıp açılması ya da on (10) dakikalık sürenin geçmesi gerekir.Ayar Seçenek Seçenek Tanım USER PIN USER PIN ACTIVT Kullanıcı PIN\'ini aktive edin Görüntü = OK CANCL Kullanıcı PIN\'ini deaktive edin Görüntü = ENABL';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e210';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e210'] = 'BLUETOOTH PIN:Bu menü seçeneğinden fabrikada belirlenen bluetooth erişim şifresini kendi kişisel bluetooth erişim şifresi ile değiştirebilirsiniz.NotCihazın münferit, fabrikada belirlenen bluetooth erişim şifresini cihazla birlikte verilen ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes” bilgi pusulasından bulabilirsiniz. Bu, kullanıcı tarafından değiştirilirse ve artık mevcut değilse erişim sadece cihazla birlikte verilen bilgi pusulasından acil kilit açma erişim şifresi girilerek sağlanabilir.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e216';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e216'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e218';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e218'] = 'Bağlantıyı konfigüre edinKullanım uygulamasını başlatın. Mobil cihaz çevredeki Bluetooth\'u olan cihazları otomatikman arar.Bulunan cihazlar listelenir.Cihaz listesinden istediğiniz cihazı seçin.Kimlik onaylamaİlk bağlantı sağlanacağında, işlem aracı ve sensör birbirlerine kimlik sorgulaması yapmalıdır. Kimlik doğrulama başarılı olduğunda, daha sonra tekrar bağlanılacağında tekrar kimlik doğrulama yapılmaz.Bluetooth erişim şifresini girBir sonraki menü penceresinde kimlik doğrulaması için 6 haneli PIN\'i girin. Kodu cihazın ambalajının içinde bulunan ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes" bilgi föyünde bulabilirsiniz.NotHatalı bir şifre girilirse şifrenizi yeniden girmek için bir süre geçmesi gerekir. Her hatalı girişten sonra bu bekleme süresi uzar.Bağlantı kuruluyorKurulan bağlantı sonrasında kumanda aracında sensörün ayar menüsü görüntülenir.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e222';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e222'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e224';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e224'] = 'Parametreleme bilgilerinin SIMATIC PDM ile belgelenmesi ve kaydedilmesi tavsiye olunur. Bunlardan böylece kullanım ya da servis için bir defadan fazla yararlanılır.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e228';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e228'] = 'Cihazı şu şekilde konfigüre edebilirsiniz:Mobil cihazınıza App Store\'dan SITRANS mobile IQ App uygulamasını indirin ve kurulumunu yapın.Uygulamayı başların. Erişim alanı içindeki cihazlar gösterilir.Bağlanmak istediğiniz cihaza tıklayın. Bağlantı ilk defa kurulurken cihazla birlikte teslim edilen PIN kodunun girilmesi gerekir (bkz. Device Bluetooth and Parameter Access Codes bilgi föyü). PIN girildikten sonra cihaz hakkındaki bilgiler gösterilir.Sensörü kendi uygulama türünüze göre konfigüre etmek için setup/hızlı devreye alımı kullanın.Mod 1: AB, Arnavutluk, Andorra, Azerbeycan, Avustralya, Belarus, Bosna-Hersek, Büyük Britanya, İzlanda, Kanada, Lihtenştayn, Fas, Moldova, Monako, Karadağ, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Norveç, San Marino, Suudi Arabistan, İsviçre, Sırbistan, Güney Afrika, Türkiye, Ukrayna, ABDMod 2: Brezilya, Japonya, Güney Kore, Tayvan, TaylandMod 3: Hindistan, MalezyaMod 4: Rusya, KazakistanCihazın teknik ölçüm özellikleri moda bağlı olarak farklılık gösterebilir (bkz. ""Teknik veriler, giriş değişkeni").daha fazla bilgiyi web sitemizdeki ""Radyo uygulamaları onaylı radar ve seviye ölçüm cihazları için mevzuat hükümleri" belgemizde bulabilirsiniz.Yankı profili göstergesi de dahil olmak üzere birçok tanı aracı desteklenir:';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e231';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e231'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e233';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e233'] = 'Cihazın, PDM gibi DD kumanda programları için Enhanced Device Description (EDD) cihaz tanımlamaları mevcuttur.DownloadSIMATIC PDM, proses cihazlarının devreye alımı ve bakımı için kullanılan bir yazılım paketidir: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109755005 İnternet sayfamızın destek sayfasından SIMATIC PDM\'in en yeni sürümünün, en güncel hizmet paketinin (SP) ve en güncel hotfiksin (HF) sizde olduğuna emin olun. Şuraya git:Yazılım download\'ları: http://www.siemens.com/processinstrumentation/downloadsLütfen ürün ağacında şuraya gidiniz: \'\'"Otomasyon teknolojisi > proses kontrol sistemleri > SIMATIC PCS 7 > Sistem bileşenleri > Yardımcı yazılım yönetimi > SIMATIC PDM".StartŞu prosedürü izleyin:SIMATIC PDM\'i başlatın, cihaza bağlayın ve cihazdaki verileri yükleyin.Parametre değerlerini, parametre değerleri alanında uyarlayın. Sonra ENTER tuşuna tıklayın. Durum alanlarında ""Değiştirildi" yazar."Cihaz > …cihazına indir" menüsünü açın. Bittikten sonra, ayarları offline olarak kaydetmek için ""Belge > Kayıt" seçeneğini seçin. Durum alanları silinir.PDM yapısına bakış EDD Offline, startPDM yapısına bakış EDD Offline, devamıProsesİlk devreye alımı yapmak için ""Cihaz / Asistan > Hızlı start", seçeneğini seçin. Gösterilen devreye alım adımlarını kendi uygulamanızın gereklerine uyacak şekilde takip edin.PDM hızlı start asistanıSinyal kalitesini onaylamak için ""Cihaz > Eko profil hizmet programı" menüsünü seçin. Eko profil görüntüsüne dahil edilecek eğrileri seçin, sonra da ""Seçilen eğrileri yükle" menü seçeneğini seçin. Eğriler ve diğer tanı bilgileri 45 saniye sonra yüklenir.Mavi çizgi - eko profilKırmızı çizgi - TVTKahverengi çizgi - otomatik hatalı yankı bastırma (eğer aktifse)PDM eko profil görüntüsüYeni bir AFES eğrisi oluşturmak için cihaz menüsünden ""Asistan > Otomatik hatalı yankı bastırma" seçeneğini kullanın ve malzeme yüzeyine olan mesafeyi girin.SIMATIC PDM daha başla birçok faydalı fonksiyonu, kapsamlı bir tanı desteğini ve bakım yönetimini destekler. Daha fazla ayrıntıyı SIMATIC PDM el kitapçığında https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109755005 bölümünde bulabilirsiniz.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e237';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e237'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e239';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e239'] = 'BakımAmaca uygun kullanıldığı takdirde normal kullanımda herhangi özel bir bakım yapılmasına gerek yoktur.Yapışmalara karşı önlemlerBazı uygulamalarda anten sisteminde biriken dolum malzemesi ölçüm sonucunu etkileyebilir. Bu nedenle anten sisteminin çok kirlenmemesi için her sensör ve uygulamanın ihtiyacına uygun önlemler alın. Gerekirse anten sistemi düzenli aralıklarla temizlenmelidir.TemizlemeTemizleme alışkanlığı cihazdaki model etiketi ile işaretlerin görünmesini sağlar.Şu maddelere dikkat edin:Sadece gövde, model etiketi ve contalara zarar vermeyen temizlik malzemeleri kullanınSadece cihaz koruma sınıfına uyan temizlik yöntemlerini uygulayın';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e242';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e242'] = 'Arıza olduğunda yapılacaklarHerhangi bir arızanın giderilmesi için gerekli önlemleri almak teknisyenin görevidir.Arıza nedenleriCihaz, en üst düzeyde çalışma güvenliği sunar. Bununla birlikte, çalışma sırasında arızalar oluşabilir. Bu, aşağıdaki nedenlerden de kaynaklanabilir:SensörProsesGüç kaynağıSinyal değerlendirmeArızaların giderilmesiAlınacak ilk önlemler şunlardır:Değerlendirme ve hata bildirimleriÇıkış sinyalinin kontrolüÖlçüm hataları ile başa çıkmaKumanda uygulaması olan dijital bir cihaz (akıllı telefon/tablet) veya PDM\'i veya EDD\'si olan bir bilgisayar/dizüstü bilgisayar size kapsamlı diğer tanı olanakları sunar. Birçok durumda arızaların nedeni bu şekilde tespit edilerek arıza giderilebilir.Arızayı giderdikten sonra yapılması gerekenlerArıza nedeni ve alınan önlemlere bağlı olarak ""Çalıştırma" bölümünde tanımlanan işlem adımlarını en baştan başlayarak tekrarlayın ve akla yatkınlığını ve bütünlüğünü kontrol edin.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e245';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e245'] = '4 … 20 mA sinyaliBağlantı planına bağlı olarak, gereken ölçüm aralığında bir mültimetre takın. Aşağıdaki tabloda akım sinyalinde olabilecek muhtemel hatalar ve bunların giderilmesi ile ilgili tanımlamalar yer almaktadır: Hata Neden Sorun giderme 4 … 20 mA sinyali sabit değil Ölçüm büyüklüğü değişiyor Sönümlemeyi ayarla 4 … 20 mA sinyali yok Elektrik bağlantısı hatalı Bağlantıyı test edin, gerekirse düzeltin Besleme gerilimi yok Hatlarda kesinti olup olmadığını kontrol edin ve varsa sorunu giderin. Çalışma gerilimi çok düşük, yükleme direnci çok yüksek Kontrol edin ve gerektiği takdirde uyarlayın Akım sinyali 22 mA\'dan büyük; 3,6 mA\'dan küçük Sensör elektroniği arızalı Cihaz modeline bağlı olarak cihazı ya değiştirin ya da onarıma gönderin';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e248';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e248'] = 'Cihazda, NE 107 ve VDI/VDE 2650\'ye göre otomatik bir kontrol ve tanı aracı bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen tablolarda tanımlanan durum mesajlarıyla ilgili detaylı hata mesajları ""Tanı" menü seçeneğinde söz konusu ayar aracında görülür.Durum mesajlarıDurum mesajları aşağıda belirtilen kategorilere ayrılmıştır:KesintiFonksiyon kontrolüSpesifikasyon dışındaBakım ihtiyacıve piktogramlar ile belirtilir:Arıza (Failure) - kırmızıSpesifikasyonun dışında kalan (Out of specification) - SarıFonksiyonun kontrolü (Function check) - TuruncuBakım (Maintenance) - MaviDurum mesajlarının piktogramları Arıza (failure): Cihazda bir fonksiyon arızası tespit edildiğinde cihaz bir arıza mesajı verir.Bu durum mesajı daima aktiftir. Kullanıcı tarafından kapatılması mümkün değildir. Fonksiyon kontrolü (function check): Cihazda çalışılmakta, ölçüm değeri geçici olarak geçerli değil (örneğin, bir simülasyon sırasında)Bu durum bildirimi standart konumdayken pasiftir. Spesifikasyonun dışı (out of specification): Cihaz spesifikasyonu aşıldığından dolayı ölçüm değeri güvenilir değil (örneğin, elektronik sıcaklığı)Bu durum bildirimi standart konumdayken pasiftir. Bakım ihtiyacı (maintenance): Dış etkiler sonucu cihazın fonksiyonu kısıtlanmıştır. Ölçüm etkilenmektedir, ölçüm değeri halen geçerlidir. Cihazın (örneğin, yapışmalar nendeniyle) yakın zamanda arızalanma ihtimali olabileceğinden, cihazın bakımını şimdiden planlayın.Bu durum bildirimi standart konumdayken pasiftir.Failure Kod Metinli bildirim Neden Sorun giderme DevSpec State in CMD 48 F013 Hiçbir ölçüm değeri yok Açma fazında veya işletim sırasında ölçüm değeri yok Kurulumu ve parametreleri kontrol edin ve/veya gereken düzeltmeyi yapın Antem sistemini temizle Byte 5, Bit 0 / Byte 0 … 5 F017 Ayar süresi çok kısa Seviye ayarı belirtilen değerlerin dışında kalıyor Sınır değerlerine uygun seviyenin değiştirilmesi (Min. ve maks. arasındaki fark ≥ 10 mm olmalıdır.). Byte 5, Bit 1 / Byte 0 … 5 F025 Lineerizasyon tablosunda hata Boru bağlantı noktaları sürekli olarak artmıyor (ör. mantıksız değer çiftleri) Lineerizasyon tablosunu kontrol edin Tablonun silinmesi/yeniden çizilmesi Byte 5, Bit 2 / Byte 0 … 5 F036 Çalışabilecek yazılım yok Yazım güncellemesinde hata oluşmuşsa ya da kesinti olmuşsa test ekleme hatası Yazılım güncellemesini tekrarlayın Cihazı onarıma gönderin Byte 5, Bit 3 / Byte 0 … 5 F040 Elektronikte hata Sinyal prosesinde sınır değerinin üzerine çıkılması Donanım hatası Cihazı yeniden çalıştır Cihazı onarıma gönderin Byte 5, Byte 5, Bit 4 / Byte 0 … 5 F080 Genel yazılım hatası Genel yazılım hatası Cihazı yeniden çalıştır Byte 5, Byte 5, Bit 5 / Byte 0 … 5 F105 Ölçüm değerini bul Cihaz hâlâ açılma aşamasında. Ölçüm değeri de halen bulunamadı Açılma aşamasının sonunu bekleyin Süre, ölçüm ortamına ve parametrelere bağlı olarak 3 dakikaya kadar Byte 5, Byte 5, Bit 6 / Byte 0 … 5 F260 Kalibrasyonda hata Kalibrasyon değerlerinde test ekleme hatası EEPROM\'da hata Cihazı onarıma gönderin Byte 4, Bit 0 / Byte 0 … 5 F261 Cihaz ayarında hata Devreye alımda hata Yanlış sinyal bastırma hatalı Sıfırlama sırasında hata Devreye alımı tekrarlayın Sıfırlayın Byte 4, Bit 1 / Byte 0 … 5 F265 Ölçüm fonksiyonu arızalı Ölçüm fonksiyonunun program sürecinde arıza Cihaz otomatikman yeniden başlıyor Byte 4, Bit 3 / Byte 0 … 5Function check Kod Metinli bildirim Neden Sorun giderme DevSpec State in CMD 48 C700 Simülasyon etkin Bir simülasyon etkin Simülasyonu kapat 60 dakika sonra otomatik kapanmayı bekle Standardized Status 0" içinde "Simulation Active"Out of specification Kod Metinli bildirim Neden Sorun giderme DevSpec State in CMD 48 S600 Onaylanmamış elektronik sıcaklığı Belirtilmeyen alanda elektroniğin sıcaklığı Çevre sıcaklığını kontrol edin Elektroniği yalıtın Byte 23, Bit 4 / Byte 14 … 24 S601 Taşma Haznenin taşma tehlikesi Daha fazla dolum yapılmamasını sağlayın Haznede dolum seviyesini kontrol edin Byte 23, Bit 5 / Byte 14 … 24 S603 Geçersiz güç kaynağı Terminal gerilimi çok düşük Klemens gerilimini test et, çalışma gerilimini arttır Byte 23, Bit 6 / Byte 14 … 24Maintenance Kod Metinli bildirim Neden Sorun giderme DevSpec State in CMD 48 M500 Teslimatta hata Teslimatta sıfırlama yapıldığında veriler eski hallerine getirilemedi Sıfırlamayı tekrarlayın Sensör verili XML dosyasını sensöre yükleyin 14…24\'lük baytın 0 olan biti M501 Etkin olmayan lineerizasyon tablosunda hata EEPROM donanım hatası Cihazı onarıma gönderin 14 … 24\'lük baytın 1 olan biti M507 Cihaz ayarında hata Devreye alımda hata Sıfırlama sırasında hata Yanlış sinyal bastırma hatalı Sıfırlamayı yerine getirin ve devreye alımı tekrarlayın 14…24\'lük baytın 7 olan biti M508 Çalışan bir Bluetooth yazılımu yok Bluetooth yazılımında sağlama toplamı hatası Yazılım güncelle 14 … 24\'lük baytın 8 olan biti M509 Yazılım güncellemesi yapılıyor Yazılım güncellemesi yapılıyor SW update tamamlanıncaya kadar bekleme 14…24\'lük baytın 9 olan biti M510 Ana kontrol mekanizmasıyla iletişim kesik Ana elektronik ile ekran modülü arasında iletişim hatası Ekrana giden bağlantı kablosunu kontrol edin Cihazı onarıma gönderin 14 … 24\'lük baytın 10 olan biti M511 Tutarsız yazılım konfigürasyonu Yazılım birimlerinden birine yazılım güncellemesi gerekiyor Yazılım güncelle 14 … 24\'lük baytın 11 olan biti';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e251';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e251'] = 'Aşağıdaki çizelgeler uygulamaya bağlı tipik ölçüm hatalarını göstermektedir."Hata tanımlaması" sütunundaki görseller, gerçek seviyeyi noktalı çizgi, bildirilen seviyeyi ise kesiksiz çizgi olarak gösterir.Gerçek dolum seviyesiSensörden okunan dolum seviyesiÖlçüm hataları ile başa çıkmaNotSeviye sabit olarak bildiriliyorsa sebep, elektrik çıkışının hata ayarının ""Değeri sabit tut " seçeneğinin seçilmiş olması olabilir.Seviyenin olması gerektiğinden düşük olması halinde, sebep, hat direncinin olması gerektiğinden yüksek olması olabilir.Tablo 12.1: Sıvılar: Sabit dolum seviyesinde ölçüm hatası Hata açıklaması Neden Sorun giderme Dolum seviyesinin ölçüm değeri ya çok az ya da çok yüksek Min./maks seviyeleme doğru değil Min./maks. seviyelemeyi yapın Lineerizasyon eğimi yanlış Lineerizasyon eğimini uyarlayın Ölçüm değeri % 100 yönüne sıçrıyor Prosese bağlı olarak seviye genliği düşer Yanlış sinyal bastırılmadı Yanlış sinyalleri bastırın Bir yanlış yankının genliği veya yeri değişti (Ör. Yoğuşum, biriken ürün); yanlış sinyal bastırma artık uymuyor Değişen arıza sinyallerinin sebebini tespit edin ve yanlış sinyal bastırmayı ör. kondensat ile etkin hale getirin.Tablo 12.2: Sıvılar: Dolumda ölçüm hatası Hata açıklaması Neden Sorun giderme Ölçüm değeri dolum sırasında değişmeden kalıyor Yakın alandaki parazitlenme fazla büyük veya seviye ölçüm yankısı fazla küçük Güçlü köpükleşme ve girdap oluşumu Maks. seviyeleme doğru değil Yakın alandaki yanlış sinyalleri bastırın Ölçüm noktasının kontrolü: Anten dişli soketten taşmalıdır, muhtemelen flanş soketi nedeniyle hatalı yankılar oluyor? Antendeki kirlerin alınması gerekmektedir Yakın alandaki modüllerde arızalar olduğunda, kutuplama yönünü değiştirin Yanlış sinyali önlemeyi yeniden oluşturun Maks. seviyelemeyi uyarlayın Dolum sırasında ölçüm değeri 0 % yönüne sıçrıyor Bir parazit yankısı yerindeki dolum seviyesi yankısı parazit yankısından ayırt edilemez (Çoklu yankıya sıçrıyor) Yakın alandaki donanımlar nedeniyle arızalar oluşması halinde: polarizasyon yönü değiştirilmelidir Daha uygun kurulum pozisyonu seçin Doldururken ölçüm değeri % 100 yönüne sıçrıyor Doldurma sırasında oluşan güçlü türbülanslar ve köpükleşmeler sonucunda seviye yankısının genliği düşüyor. Ölçüm değeri parazit yankılanmasına sıçrıyor Yanlış sinyalleri bastırın Doldururken ölçüm değeri bazen % 100 yönüne sıçrıyor Antende değişken yoğuşma veya kir Yanlış sinyali bastırın veya yanlış sinyal bastırmayı yakın alandaki yoğuşma/kirlenme ile değiştirerek yükseltin Ölçüm değeri ≥ % 100\'e ya da 0 m mesafeye sıçrıyor Yakın alandaki dolum seviyesi yankısı yakın alandaki köpükleşme veya parazit sinyaller yüzünden algılanmamaktadır. Sensör taşma güvenliğine gider. Ekranda, maks. seviye (0 m mesafe) ile birlikte ""Taşma güvenliği" durum mesajı gösterilir. Ölçüm noktasının kontrolü: Anten dişli soketten taşmalıdır, muhtemelen flanş soketi nedeniyle hatalı yankılar oluyor? Antendeki kirlerin alınması gerekmektedirTablo 12.3: Sıvılar: Boşaltımda ölçüm hatası Hata açıklaması Neden Sorun giderme Boşaltırken ölçüm değeri yakın alanda duruyor Hatalı yankı dolum seviyesi yankısından daha büyük Dolum seviyesi yankısı çok düşük Ölçüm noktasının kontrolü: Anten dişli soketten taşmalıdır, muhtemelen flanş soketi nedeniyle hatalı yankılar oluyor? Antendeki kirlerin alınması gerekmektedir Yakın alandaki donanımlar nedeniyle arızalar oluşması halinde: polarizasyon yönü değiştirilmelidir Hatalı sinyallerle ilgili sorunlar giderildikten sonra yanlış sinyal bastırıcı silinmelidir. Yeni hatalı sinyalleri bastırın Ölçüm değeri boşaltım sırasında arada bir % 100 yönüne sıçrıyor Antende değişken yoğuşma veya kir Yanlış sinyali bastırın veya yakın alandaki yanlış sinyal bastırmayı değiştirerek yükseltinTablo 12.4: Döküm malzemeleri: Sabit dolum seviyesinde ölçüm hatası Hata açıklaması Neden Sorun giderme Dolum seviyesinin ölçüm değeri ya çok az ya da çok yüksek Min./maks seviyeleme doğru değil Min./maks. seviyelemeyi yapın Lineerizasyon eğimi yanlış Lineerizasyon eğimini uyarlayın Ölçüm değeri % 100 yönüne sıçrıyor Proses koşuluna bağlı olarak ürün yankısının genliği düşüyor Yanlış sinyal bastırılmadı Yanlış sinyalleri bastırın Bir yanlış yankının genliği veya yeri değişti (Ör. Yoğuşum, biriken ürün); yanlış sinyal bastırma artık uymuyor Değişen arıza sinyallerinin sebebini tespit edin ve yanlış sinyal bastırmayı ör. kondensat ile etkin hale getirin.Tablo 12.5: Döküm malzemeleri: Dolumda ölçüm hatası Hata açıklaması Neden Sorun giderme Dolum sırasında ölçüm değeri 0 % yönüne sıçrıyor Bir parazit yankısı yerindeki dolum seviyesi yankısı parazit yankısından ayırt edilemez (Çoklu yankıya sıçrıyor) Hatalı yankıyı giderin/azaltın: Hatalı modülleri kutuplanma yönünü değiştirerek asgariye indirin Daha uygun kurulum pozisyonu seçin Bir aspiratörde enine yansıma, enine yansımanın yankısının genliği doluluk seviyesi yankısından daha büyüktür Sensörü karşı huni duvarına hizalayın, doldurma akımı ile çakışmadan kaçının Ölçüm değeri % 10…20 oynuyor Malzeme koniği gibi düz olmayan bir dolum malzemesi yüzeyinden kaynaklanan çeşitli yankılar Malzeme tipi parametresini kontrol edin, gerekirse uyarlayın Kurulumun konumunu ve sensör ayarını en iyi konuma getirin Dolum malzemesi yüzeyinden hazne duvarı üzerine yansımalar (Saptırma) Daha uygun bir kurulum pozisyonu seçin, mesela döner bağlantı ile sensör ayarını en optimum konuma getirin. Doldururken ölçüm değeri bazen % 100 yönüne sıçrıyor Antende değişkenlik gösteren yoğuşma veya kir Yanlış sinyali bastırın veya yanlış sinyal bastırmayı yakın alandaki yoğuşma/kirlenme ile değiştirerek yükseltinTablo 12.6: Döküm malzemeleri: Boşaltımda ölçüm hatası Hata açıklaması Neden Sorun giderme Boşaltırken ölçüm değeri yakın alanda duruyor Hata sinyali dolum seviyesi yankısından daha büyük ya da dolum seviyesi yankısı çok küçük Yakın alandaki hatalı yankıları giderin. Bunun için: Anten soketten dışarı sarkmalıdır Antendeki kirlerin alınması gerekmektedir Yakın alandaki hatalı modüller kutuplanma yönü değiştirilerek asgariye indiirilir Hatalı sinyallerle ilgili sorunlar giderildikten sonra yanlış sinyal bastırıcı silinmelidir. Yeni hatalı sinyalleri bastırın Ölçüm değeri boşaltım sırasında arada bir % 100 yönüne sıçrıyor Antende değişkenlik gösteren yoğuşma veya kir Yanlış sinyali bastırın veya yakın alandaki yanlış sinyal bastırmayı değiştirerek yükseltin Ölçüm değeri % 10…20 oynuyor Aspiratör gibi düz olmayan bir dolum malzemesi yüzeyinden kaynaklanan çeşitli yankılar Malzeme tipi parametresini kontrol edin, gerekirse uyarlayın Dolum malzemesi yüzeyinden hazne duvarı üzerine yansımalar (Saptırma) Kurulumun konumunu ve sensör ayarını en iyi konuma getirin';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e255';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e255'] = 'Teslimat belgesini, ürün geri gönderme belgesini ve kirlilik giderme beyannamesini, şeffaf bir plastik çantanın içine koyarak ambalajın dışına sağlam bir şekilde sabitleyin. Kirlilik giderme beyannamesi olmadan geri gönderilen cihazlar/yedek parçalar masrafları sizin tarafınızdan karşılanmak üzere usulüne uygun olarak ikinci bir temizleme işleminden geçirilir.Gerekli formlar:Teslimat belgesiÜrün geri gönderme belgesi ve aşağıdaki bilgiler: https://www.siemens.com/processinstrumentation/returngoodsnoteÜrün (ürün tanımlanması)Geri gönderilen cihazların/yedek parçalarının adediGeri gönderme sebebiKirlilik giderme beyannamesi https://www.siemens.com/sc/declarationofdecontaminationBu beyanname ile, cihazın/yedek parçanın itinalı bir şekilde temizlendiğini, üzerinde hiçbir tehlikeli kalıntı olmadığını ve cihazın/yedek parçanın insanlar ve çevre için hiçbir tehlike oluşturmadığını taahhüt edersiniz.Geri gönderilen cihaz/yedek parça zehirli, yakıcı, tahrip edici, alev alıcı veya suları kirletici maddelerle temas etmişse, cihazı/yedek parçayı geri göndermeden önce mutlaka temizlemeli ve bu tür tehlikeli maddelerden itinalı bir şekilde arındırmalısınız. Cihazın/yedek parçanın içinde bulunan boş alanlar ve bölmeler bu tür tehlikeli maddelerden arındırılmış olmalıdır. Yapılan temizlik işlemleri bittikten sonra işlemlerin başarıyla yapılıp yapılmadığını mutlaka kontrol edin.Kirlilik giderme beyannamesi olmadan geri gönderilen cihazlar/yedek parçalar masrafları sizin tarafınızdan karşılanmak üzere usulüne uygun olarak ayrı bir temizleme işleminden geçirilir.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e258';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e258'] = 'Teknik destekBu belgelerin tüm teknik sorularınıza cevap vermemiş olması halinde lütfen www.siemens.com/automation/support-request adresinden teknik destek birimine başvurunuz.Teknik destek birimimize ilişkin daha fazla bilgiyi www.siemens.com/automation/csi/service adresinde bulabilirsiniz.İnternette servis ve destekSiemens, burada sunduğu dokümantasyonlara ek olarak www.siemens.com/automation/service&support adresinde daha kapsamlı destek çözümleri de sunmaktadır.İrtibattan sorumlu kişiCihaz hakkında daha fazla sorunuz olması halinde bulunduğunuz yerdeki Siemens temsilciliğine başvurunuz: www.automation.siemens.com/partnerÜrününüz için yetkili temsilciyi bulmak için ""Bütün ürünler ve branşlar" seçeneğine gidin ve ""Ürünler ve hizmetler > Endüstriel otomasyon teknolojileri > Proses cihaz düzeni" seçeneğini seçin.DokümantasyonÇeşitli ürünler ve sistemlere ilişkin dokümantasyonları www.siemens.com/processinstrumentation/documentation adresinden bulabilirsiniz.SertifikalarSertifikaları internette www.siemens.com/processinstrumentation/certificates adresinde veya teslimat kapsamındaki DVD\'de bulabilirsiniz.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e261';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e261'] = 'Onarım gerektiğinde lütfen Siemens\'i arayın. www.siemens.com/processautomation adresinden başvuru yerlerine ulaşmanız mümkündür.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e265';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e265'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e267';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e267'] = 'Cihazı sökmek için ""Montaj" ve ""Güç kaynağına bağlanması" bölümlerinde anlatılan adımları tersten başlayarak takip ediniz.UYARISökme işlemi sırasında tanklar ve boru hatlarındaki proses koşullarını dikkate alınız. Yüksek basınçlar veya sıcaklıklar, agresif ve toksik malzemeler nedeniyle yaralanma tehlikesi söz konusu olabilir. Bu tehlikelerden gerekli önlemleri alarak kaçınınız.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e270';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e270'] = 'Cihazı bu alanda uzman bir geri dönüşüm işletmesine götürün, bu iş için genel atık tesislerini kullanmayın.Eğer cihazdan çıkarılması mümkün olan piller varsa, önce cihazdan mevcut bu pilleri çıkarın ve pilleri ayrıca bertaraf edin.Bertaraf edeceğiniz eski cihazda kişisel bilgilerin kayıtlı olması halinde, cihazı bertaraf etmeden önce bunları siliniz.Eski cihazı usulüne uygun şekilde bertaraf edemeyecekseniz geri iade ve bertaraf konusunda bize başvurabilirsiniz.İçinde batarya bulunan cihazlara ilişkin ayrıntılı bilgileri şurada bulabilirsiniz: (https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479891/)Not Özel bertaraf gereklidir Cihaz, özel atık bertarafı gerektiren bileşenler içermektedir.Cihazı bulunduğu yerde özel atıkları bertaraf eden bir kuruluşa götürerek kusursuzca ve çevre dostu koşullarda bertaraf edilmesini sağlayınız.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e275';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e275'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e277';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e277'] = 'RadarCihaz, söz konusu güncel yerel norm ve standartlar uygun şekilde test edilmiş ve onaylanmıştır.Kullanımı için gerekli koşulları web sitemizdeki ""Radyo uygulamaları onaylı radar ve seviye ölçüm cihazları için mevzuat hükümleri" belgemizde bulabilirsiniz.BluetoothCihazdaki Bluetooth kablosuz modül, yerel norm ve standartların güncel durumuna uygun şekilde test edilmiş ve onaylanmıştır.Onayları ve kullanım koşullarını cihazla birlikte teslim edilen ""Kablosuz teknoloji ruhsatları" belgelerinde veya www.siemens.com/level adresinde bulabilirsiniz.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e280';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e280'] = 'Cihaz serisi için, patlama riski olan alanlarda kullanımı onaylanmış modeller ya mevcuttur ya da hazırlanma aşamasındadır.Gerekli belgeleri www.siemens.com/level adresinde bulabilirsiniz.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e283';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e283'] = 'Cihaz serisi için, gemilerde kullanımı onaylanmış modeller ya mevcuttur ya da hazırlanma aşamasındadır.Gerekli belgeleri www.siemens.com/level adresinde bulabilirsiniz.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e286';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e286'] = 'Cihaz serisi için, bir taşma güvenliğinin parçası olarak kullanılmak üzere onaylanmış modeller ya mevcuttur ya da hazırlanma aşamasındadır.Gerekli onayları www.siemens.com/level adresinde bulabilirsiniz.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e289';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e289'] = 'Bu cihaz serisi için gıda ve ilaç alanında kullanılan modeller mevcuttur veya hazırlanma aşamasındadır.Gerekli izinleri www.siemens.com/level adresinde bulabilirsiniz.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e293';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e293'] = 'Cihaz, söz konusu ülkeye özgü direktiflerin veya teknik düzenlemelerin yasal gerekliliklerini yerine getirmektedir. Cihazın uygunluğunu, bunu belirten bir etiketlendirme ile onaylarız.İlgili uygunluk beyanını www.siemens.com/level adresinde bulabilirsiniz.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e296';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e296'] = 'NAMUR, Almanya\'daki proses endüstrisindeki otomasyon tekniği çıkar birliğidir. Yayınlanan NAMUR tavsiyeleri saha enstrümantasyonunda standart olarak geçerlidir.Cihaz aşağıda belirtilen NAMUR tavsiyelerine uygundur:NE 21 – İşletim malzemelerinin elektromanyetik uyumluluğuNE 43 – Ölçüm konverterlerinin arıza bilgileri için sinyal seviyesiNE 53 – Saha cihazları ile görüntü ve kontrol komponentlerinin uygunluğuNE 107 – Saha cihazlarının otomatik kontrolü ve tanısıDaha fazla bilgi için www.namur.de sayfasına gidin.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e300';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e300'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e302';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e302'] = 'İzin verilmiş cihazlara ilişkin notCihaz spesifikasyonları: Siemens bu spesifikasyonların doğruluğunu garanti etmek için elinden geleni yapmaktadır, ancak spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.Cihaza özel onaylar: Cihaza özel onaylar, cihazın üzerindeki model etiketlerinde bulunur.Malzemeler ve ağırlıklar Ortamla temas eden malzemeler Anten, proses bağlantısıPVDFProses için yalıtımlamaaFKM, EPDM Malzemeler, ortamda ıslanmamış GövdePlastik PBT (Poliester)Gövde contalarıO halkaları (silikon)Kablo bağlantı elemanıPAConta dişli boru bağlantısıEPDMTıpa dişli kablo bağlantısıPAGösterge için izleme penceresiPolikarbonatAğırlık0,7 kg (1.543 lbs)Sıkma torklarıMaks. sıkıştırma torku vida soketi7 Nm (5.163 lbf ft)NPT kablo vidaları ve Conduit-Borular için maks. sıkma torku10 Nm (7.376 lbf ft)Giriş büyüklüğüÖlçüm büyüklüğüÖlçüm büyüklüğü sensörün anten kenarı ile dolum malzemesi yüzeyi arasındaki uzaklıktır. Anten kenarı aynı zamanda ölçüm için referans düzlemdir.Maks. ölçüm aralığıa15 m (49.21 ft)Minimum ölçüm mesafesibMod 1, 2, 40 mm (0 in)Mod 3≥ 250 mm (9.843 in)Açma fazıUB = 12 V DC, 18 V DC, 24 V DC için başlatma süresi< 15 sÇalıştırmayı başlatma süresi için giren akım≤ 3,6 mAGüç kullanımıUB OnBaşlatma süresiÖlçüm değeri bildirisiUB OffBaşlatma süresi ve ölçüm değeri bildirisi Sensör akımı Çalışma gerilimi 12 V DC 18 V DC 24 V DC ≤ 3,6 mA < 45 mW < 65 mW < 90 mW 4 mA < 50 mW < 75 mW < 100 mW 20 mA < 245 mW < 370 mW < 485 mWÇıkış büyüklüğüÇıkış sinyali4 … 20 mA/HARTÇıkış sinyali aralığı3,8 … 20,5 mA/HART (fabrika ayarı)Sinyal çözünürlüğü0,3 µAÖlçüm çözünürlüğü dijital1 mm (0.039 in)Akım çıkışı kesinti sinyali (Ayarlanabilir)≤ 3,6 mA, ≥ 21 mA, geçerli olan son değerMaks. çıkış akımı22 mAGiriş akımı≤ 3,6 mA; açıldıktan sonra 5 msn boyunca ≤ 10 mAYük24 V DC\'de 545 OhmSönümleme (Giriş büyüklüğünün % 63\'ü), ayarlanabilir0 … 999 sHART-Çıkış değerleriaPV (Primary Value)Lin. yüzdeSV (Secondary Value)MesafeTV (Third Value)Ölçüm güvenirliğiQV (Fourth Value)Elektronik sıcaklığıGerekliliği karşılanmış HART spesifikasyonu7.0Üretici kimlik No, cihaz kimlik No. ve cihaz revizyonuna ilişkin bilgilerFieldComm Group’un web sitesine bakınızÖlçüm sapması (DIN EN 60770-1\'e göre)DIN EN 61298-1 uyarınca proses-referans koşullarıSıcaklık+18 … +30 °C (+64 … +86 °F)Bağıl hava nemi45 … 75 %Hava basıncı860 … 1060 mbar/86 … 106 kPa (12.5 … 15.4 psig)Kurulum - Referans koşullarıİç modüllere olan mesafe> 200 mm (7.874 in)ReflektörDüz plaka reflektörüHatalı yansımalarBüyük parazit sinyal yararlanım sinyalinden 20 dB daha küçükSıvılarda ölçüm sapmasıÖlçüm uzaklığı > 0,25 m/0.8202 ft≤ 2 mmÖlçüm uzaklığı ≤ 0,25 m/0.8202 ft≤ 10 mmTekrarlanılmazlıka≤ 2 mmDökme malzemelerde ölçüm sapmasıDeğerler büyük oranda uygulamaya bağlıdır. Bu nedenle bağlayıcı bilginin olması gibi bir durum söz konusu değildir.Ölçüm hassasiyetini etkileyen faktörler2 Veriler dijital ölçüm değeri için geçerlidir Sıcaklık sürüklenmesi - Dijital değer< 3 mm/10 K, maks. 5 mm Bilgiler ayrıca çıkış akımı için de geçerlidir Sıcaklık akışı - Akım çıkışı< %0,03 / 10 K ya da maks. %0,3 16,7 mA aralığına bağlı olarakElektrik çıkışında dijital-analog değişimi nedeniyle sapma< 15 µAElektromanyetik parazitlenme nedeniyle ek ölçüm sapmasıNAMUR NE 21 gereğince< 80 µAEN 61326-1 gereğinceHiçbiriIACS E10\'a göre (gemi yapımı)/IEC 60945< 250 µAÖlçüm özellikleri ve performans bilgileriÖlçüm frekansıW bandı (80 GHz teknolojisi)Ölçüm devri süresia≤ 250 msSıçrama cevap süresib≤ 3 sIşın açısıc8°Ürün ortamının minimum dielektrisite değeri1,6Çevre koşullarıCihaz çevre sıcaklığı-40 … +70 °C (-40 … +158 °F)Gösterge ortam sıcaklığı-25 … +70 °C (-13 … +158 °F)Depolama ve transport ısısı-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)Mekanik çevre koşullarıVibrasyonlar (titreşimler)IEC 60721-3-4 (4 … 200 Hz\'da 5 g) uyarınca 4M8 sınıfıDarbeler (mekanik şok)IEC 60721-3-6 (50 g, 2,3 ms) uyarınca 6M4 sınıfıDarbe mukavemetiIEC 62262 gereğince IK07Proses koşullarıProses koşulları için ilaveten model etiketindeki bilgilere uyulmalıdır. Her zaman sayısal en düşük değer geçerlidir.Proses sıcaklığı-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)Proses basıncı-1 … 3 bar (-100 … 300 kPa/-14.5 … 43.51 psig)Elektromanyetik verilerKablo girişiSeçeneklerM20 x 1,5; ½ NPTKablo bağlantı elemanıM20 x 1,5 (5 … 9 mm’lik kablo çapı için)Sızdırmaz kapak½ NPTTel kesidi (yay baskılı klemensler)Litze teli0,2 mm² (AWG 24) … 2,5 mm² (AWG 14), minimum yalıtım 0,5 mm veya üstüBluetooth arayüzüBluetooth - StandartBluetooth 5.0Frekans2,402 … 2,480 GHzMaks. verici gücü+2,2 dBmMaks. katılımcı sayısı1Kapsama alanıtipik 25 m (82 ft)Yerel koşullara bağlıdırGöstergeÖlçüm değeri ve menü göstergesiOpsiyonel HMIArkadan aydınlatmalı LCD ekranMaks. gösterge aralığı-99999 … 99999AyarOpsiyonel HMIMenü kullanımı için 4 x tuşBilgisayar/diz üstü bilgisayarSIMATIC PDMMobil cihazSITRANS mobile IQGüç kaynağıUB çalışma gerilimi4 mA\'da12 … 35 V DC20 mA\'da9 … 35 V DCUB çalışma gerilimi - aydınlatmalı gösterge ve ayar kontrol birimi15 … 35 V DCPolarite hatasına karşı korumaEntegreAşırı gerilim güvenliğiMetal montaj parçalarına karşı dielektrik dayanımı> 10 kVAşırı gerilime dayanımı (ani darbe deneyi 1,2/50 µs 42 Ω)> 1000 VEk aşırı gerilim güvenlik cihazıElektronik parçalarının gerilimsiz yapısı ve kapsamlı yalıtım önlemleri alınmış olması nedeniyle genel olarak gerekli değildir.Elektriğe karşı korunma önlemleriKoruma tipiIEC 60529 uyarınca IP66/IP67UL 50 uyarınca Tip 4XDeniz seviyesinin üzerinde kullanım yüksekliği5000 m (16404 ft)Koruma sınıfıIIIKirlilik derecesi4';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e305';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e305'] = 'Havalandırma/basınç dengelemeGövde kapağıProses bağlantısıEbatlar - SITRANS LR150';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e308';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e308'] = 'Open source software components are also used in this device. A documentation of these components with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers can be found on our homepage.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e311';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e311'] = 'Tüm kullanılan markaların yanı sıra şirket ve firma isimleri de mal sahipleri/eser sahiplerine aittir.';
			