var g_sepIdx = [];
//g_searchEnginePlainTextArray -> treeId | TopicText
var g_searchEnginePlainTextArray = [];
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e17';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e17'] = '用于防爆区域的安全说明：警告请在将仪表用于防爆应用领域时遵守特别针对防爆的安全说明。这些说明作为技术文档随附在每一台带有防爆认证的仪表中，它们是使用说明书的组成部分。编辑时间：2023-10-26';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e19';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e19'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e21';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e21'] = '本使用说明书给您提供有关安装、连接和调试的必要信息以及针对部件的维护、故障排除、安全和更换方面的重要信息。因此，请在调试前阅读并将它作为产品的组成部分保存在仪表的近旁，供随时翻阅。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e24';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e24'] = '本使用说明书针对经培训的专业人员，他们须能翻阅其中的内容并将之付诸实施。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e27';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e27'] = '信息，说明，建议： 该图标表示有帮助的附加信息和有助于成功完成任务的建议。说明： 该图标表示有助于避免故障、功能失灵、仪表或系统受损的说明。小心： 不遵守用该图标表示的信息会导致人员受伤。警告： 不遵守用该图标表示的信息可能会导致人员受到重伤甚至死亡。危险： 不遵守用该图标表示的信息将导致人员受到重伤甚至死亡。 防爆应用 该符号表示有关防爆应用的特别说明。 • 列表 前面的点表示没有强制要求的顺序的列表。 1 操作顺序 前面的数字表示前后相连的操作步骤。 废物处置 该符号表示有关废物处置的特别说明。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e32';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e32'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e34';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e34'] = '本技术文档中描述的所有操作只能由经过培训且获得授权的专业人员来完成。在仪表上以及用仪表作业时始终应穿戴必要的个人防护装备。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e37';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e37'] = 'SITRANS LR110 是一款用于连续测量物位的传感器。有关应用范围的详细说明请参见""产品描述" 一章。只有在按照使用说明书及其可能存在的附加说明书中的要求正确使用时才能保证仪表的使用安全性。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e40';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e40'] = '如果不合理或违规使用，该产品存在与应用相关的危险，如因安装或设置错误导致容器溢流。这会造成财产受损、人员受伤或环境受到污染。此外，由此会影响仪表的保护性能。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e43';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e43'] = '在遵守常规条例和准则的情况下，本仪表符合当今领先的技术水平。只允许在技术完好和运行可靠的状态下才能运行它。运营商负责保证仪表无故障运行。将仪表用于具有侵蚀性或腐蚀性的介质中时，如果其功能失效会带来危害，运营商应通过采取适当的措施确证仪表的功能正确。使用者应遵守本使用说明书中的安全说明、本国专用的安装标准以及现行的安全规定和事故预防条例。出于对安全和产品保证的考虑，对于超出使用说明书中规定的操作范围的作业，只允许由获得我们授权的人员来完成。明确禁止擅自改装或变更。出于安全原因，只允许使用由我们指定的配件。为避免危害，应遵守贴在仪表上的安全标记和说明。雷达传感器的发射功率很小，远低于国际上许可的极限值。正确使用时，完全不会出现健康问题。测量频率的频段范围请参见“"技术参数”章节。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e46';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e46'] = '雷达信号的国家或地区特定设置通过频率定义。在调试开始时，必须通过 Sitrans 移动 IQ 应用程序在操作菜单中设置运行模式。警告在未选择适用于相应国家或地区组的频率的情况下操作设备，将违反相应国家或地区的无线电技术许可规定。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e50';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e50'] = '这些说明只适用于美国和加拿大，因此，以下内容只用英文表述。Installations in the US shall comply with the relevant requirements of the National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA).Installations in Canada shall comply with the relevant requirements of the Canadian Electrical Code (CEC Part I) (Canada).A Class 2 power supply unit has to be used for the installation in the USA and Canada.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e53';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e53'] = '西门子提供具有工业安全功能的产品和解决方案，它们能为工厂、系统、机器和网络安全运营和运行提供支持。为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁，有必要实施(并持续维护)与当前技术水平相应的整体工业安全方案。 西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一部分。客户有责任防止他人未经授权访问其工厂、系统、机器和网络。这些系统、仅在必要时并在已采取适当保护措施(例如防火墙和/或网络分段)的情况下，才可将这些系统、机器和组件连接到公司网络或互联网。有关工业保护领域内可以采取的保护措施的详细信息请参见： https://www.siemens.com/industrialsecurity西门子致力于不断开发产品和解决方案，以使其更加安全。西门子明确建议您，一单要求实施产品更新，请尽快执行，并且仅使用最新的产品版本。使用过时的或不再受支持的版本会增加网络威胁的风险。为能随时了解产品的更新情况，请订阅 Siemens Industrial Security RSS Feed ，网址为：https://www.siemens.com/industrialsecurity';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e57';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e57'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e59';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e59'] = '交付范围交付范围包括：雷达传感器 SITRANS LR110"文档和软件" 列表，其中包括：仪表系列号含有相关链接的二维码，可直接扫描进入"仪表的蓝牙和参数访问密码(Device Bluetooth and Parameter Access Codes)"列表以及： Bluetooth PIN Bluetooth PUK Device Access PUK 交付范围内还包括：技术文档防爆专用的 ""安全说明" (针对防爆型)无线电技术许可证必要时还有其他证书说明在使用说明书中也对那些可选的仪表特征进行了描述。各相应的交付范围由订货规范决定。部件雷达天线过程接口电子部件壳体安装螺纹连接电缆SITRANS LR110的部件铭牌铭牌中含有有关本仪表的身份和应用的最重要的数据：仪表类型有关许可证的信息配置信息技术参数仪表系列号用于识别仪表身份的二维码用于蓝牙登录的数字代码 (选项)制造商信息';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e62';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e62'] = '应用领域SITRANS LR110是一种用于非接触式连续物位测量的雷达传感器，它广泛适用于在几乎所有工业领域内测量液位和固料的物位。功能原理本仪表通过其天线发射一个连续调频的雷达信号。该发射的信号被介质反射并被天线接收为具有不同频率的回波。 频率的变化与距离成正比并被换算为充填高度。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e65';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e65'] = '无线设置可以通过 Siemens mobile IQ App 无线操作带有内置蓝牙模块的仪表。仪表移动终端设备与带有内置蓝牙 LE 的标准调整工具实现无线连接通过信号线路进行设置对于带有信号输出 4 … 20 mA/HART 的仪表，也可以通过信号线路来调整。通过一个接口适配器及一台电脑/笔记本电脑并借助 SIMATIC PDM 来进行。仪表HART 电阻 250 Ω (视分析数据可选)控制系统 掌上操作仪将电脑与信号线路相连接';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e68';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e68'] = '包装您购买的仪表在运抵使用地点的途中受到包装材料的保护。在此，应按照 ISO 4180 标准来检验包装材料，以确保它经得起常见的运输考验。仪表用纸箱包装，纸箱材质环保且可回收利用。对于特殊的仪表类型，需要使用聚乙烯泡沫或聚乙烯薄膜。请将包装废物送到专门的回收站回收。运输运输时必须遵守运输包装上的说明。违背运输说明会导致仪表受损。运输检查收到货物后应立即检查其完整性和可能存在的运输损坏。如发现存在运输损坏或隐藏的缺陷，应作出相应的处理。仓储在安装之前，应将包装好的物件封存，同时注意贴在外部的安置和仓储标志说明。仓储包装物件时应遵守下列条件，除非有其他规定：不得保存在露天应保存在干燥和无尘之处不得与腐蚀性的介质接触应免受阳光的照射避免机械式冲击和振动仓储和运输温度仓储和运输温度见“ 技术参数 - 环境温度 ” 相对空气湿度达 20 … 85 %';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e71';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e71'] = '龙门框安装配件用于将仪表稳定地安装到测量点上。提供不同版本和尺寸规格的零部件。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e75';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e75'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e77';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e77'] = '环境条件本仪表适用于普通的和经扩展的、符合 DIN/EN/BS EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1 的室内和室外环境条件。过程条件说明出于安全原因，只允许在过程条件允许的情况下使用本仪表。相关说明请参见使用说明书中的 ""技术参数"一章或铭牌。因此请在安装前确证，所有处于过程中的仪表部件都适用于出现的过程条件。其中主要包含：测量用部件过程接口过程密封件过程条件主要是：过程压力过程温度介质的化学性能磨损和机械性影响';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e80';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e80'] = '安装角形件要进行刚性安装时，建议使用带有螺纹孔 G1 的安装角形件。仪表通过一个塑料制的 G1 紧固螺母被固定在角形件中。要与墙壁保持的距离必须遵守“"组装说明”一章。通过一个安装角形件进行安装';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e83';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e83'] = '安装位置请将仪表安装在一个离开容器壁至少 200 毫米 (7.874 英寸) 的位置。如果要将仪表安装在带有碟形或圆形盖板的容器中央，则可能产生数倍的回波，不过，可以通过做出相应的调整来抑制它们 (参见 ""调试" 一章)。如果您不能遵守这一距离，则应在调试时进行一次干扰信号的抑制。尤其当容器壁上会产生附着物时适宜采用这种做法。此情形下，建议在以后某一时间，用已有的附着物来重复进行干扰信号的抑制。将雷达仪表安装在圆形容器盖上基准面天线镜头的中央是量程的起始面，它同时也是最小/最大调整值的基准面，参见下图：基准面基准面流入的介质请勿将仪表安装在充填流之上或之中。请确保您能检测到介质的表面，而非流入的介质。流入介质时安装雷达传感器管接头安装在管接头上时，管接头应尽可能短且应将管接头末端倒圆。通过管接头得以让干扰反射保持低水平。对于螺纹管接头，天线边缘应至少伸出管接头外 5 mm (0.2 in)。安装 SITRANS LR110 的螺纹管接头时的推荐值当介质的反射性能良好时，也可以将 SITRANS LR110 安装到比天线更长的管接头上。此情形下，管接头的末端应平滑无毛刺，可能的话甚至应该被倒圆。说明安装在较长的管接头上时，我们建议您进行一次干扰信号抑制 (参见 ""参数调整" 一章)。管接头长度的参考值请参见下图或以下诸表。这些数值是从典型应用中派生出来的。与推荐的尺寸不同的是，也可以使用更长的管接头，不过必须兼顾现场条件。当管接头的尺寸有别时管接头的安装 管接头直径 d 管接头长度 h 40 mm 1½" ≤ 150 mm ≤ 5.9 in 50 mm 2" ≤ 200 mm ≤ 7.9 in 80 mm 3" ≤ 300 mm ≤ 11.8 in 100 mm 4" ≤ 400 mm ≤ 15.8 in 150 mm 6" ≤ 600 mm ≤ 23.6 in在液体中校准应在液体中尽量将仪表垂直对准介质表面，这样才能获得最佳的测量结果。在液体中校准搅拌装置 容器中有搅拌装置时，应在搅拌装置运行时抑制干扰信号。这样就能确保，搅拌装置在不同位置的干扰反射被储存。搅拌装置起泡通过在容器中进行装料、搅拌或其它过程，有时会在介质的表面出现泡沫，它们会严重衰减发射信号。如果泡沫导致测量错误，您应使用带有导波雷达的传感器。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e86';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e86'] = '安装安装仪表时原则上应注意以下规则：安装到上游侧或入口侧将传感器安装在排水道的中央并垂直指向液体的表面与水槽挡板或文丘里槽的距离要达到最佳的测量精确性，与孔板或明渠的最大高度的距离为：> 250 mm (9.843 in)1针对流量测量的许可证，如 MCERTS 的要求排水道 指定的曲线： 使用这些标准曲线进行流量测量是非常容易的，因为不需要排水道尺寸。帕玛柏乐槽 (Q = k x h1.86)文丘里沟槽，梯形堰，矩形堰 (Q = k x h1.5)V 形缺口、三角堰 (Q = k x h2.5) 排水道，其尺寸符合 ISO 标准： 选择这些曲线时，必须知道水道的尺寸并通过向导输入。这样，流量测量的精度就会高于指定的曲线。矩形水道 (ISO 4359)梯形水道 (ISO 4359)U形水道 (ISO 4359)薄壁三角堰 (ISO 1438)薄壁矩形堰 (ISO 1438)宽冠矩形堰 (ISO 3846) 流量计算公式： 如果您知道排水道的流量计算公式，则应选择此选项，因为此处的流量测量精度最高。流量计算公式：Q = k x hexp 制造商定义： 如果使用 ISCO 公司制造的帕尔绍尔水道，则须选择此选项。由此，在进行简单配置的同时，您可以获得高精度的流量测量值。也可以在此接受由制造商提供的Q/h表格值。 ISCO-Parshall-Flume Q/h表格 (在一份表格中指定相应流量的高低)说明详细的规划数据请向排水道建造商了解或参见专业文献。以下诸例用于介绍流量测量的概貌。矩形槽水槽挡板 (侧视图)上游下游水槽挡板 (来自下游的视图)用矩形槽测量流量：hmax. = 矩形槽的最大注水高度卡发基-文丘里槽传感器位置文丘里槽用卡发基-文丘里水渠来测量流量：hmax.=水渠的最大灌装量';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e90';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e90'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e92';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e92'] = '安全说明原则上请遵守以下安全说明：只允许由接受过培训和获得设备运营商授权的专业人士来进行电气连接。警告只能在不通电的状态下连接或断开。电源装置电源参数请参见 ""技术参数" 一章。说明请根据 IEC 61010-1 标准，通过一个能源受限的电路给仪表供电 (最大功率为 100 W)，如：2 类电源装置 (符合 UL1310 标准)SELV 电源装置 (安全低压)，有合适的内部或外部输出电流限制功能请考虑对工作电压的以下额外影响：在额定载荷下 (如当出现故障信息时传感器电流为 20.5 mA 或 22 mA 时) 供电装置的输出电压更低电路中其它仪表的影响 (参见 ""技术参数" 一章中的负荷值)连接电缆交付的仪表中随附有永久连接的电缆。如需延长，建议使用两芯屏蔽电缆。一般来说，在 HART 多点运行中需要使用屏蔽电缆。电缆屏蔽和接地我们建议将电缆屏蔽层设在电源侧一端的地电位上。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e95';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e95'] = '连接电缆的芯线分布固定连接的连接电缆的芯线分布   芯线颜色 功能 极性 1 黑色 电源，信号输出 正极 (+) 2 白色 电源，信号输出 负极 (-) 3 屏蔽';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e98';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e98'] = '接通电源后，仪表会进行自测：电子部件的内部测试输出信号被设置为故障随后，当前测量值在信号线上输出。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e102';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e102'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e104';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e104'] = '具有蓝牙无线接口的仪表受到保护，可防止外来的恶意访问。因此，只有获得授权的人员才能通过该接口接收测量值和状态值以及更改仪表的设置。Bluetooth PIN要通过操作工具 (智能手机/平板电脑/笔记本电脑) 建立蓝牙通信时需要蓝牙密码(Bluetooth PIN)。必须在首次建立蓝牙通信时将它一次性输入到操作工具中。然后将它储存在操作工具中，而不必再次输入。给每只仪表设置的蓝牙密码都不同，请参见随仪表一起交付的 ""仪表的蓝牙及参数访问密码(Device Bluetooth and Parameter Access Codes)" 列表。首次建立连接后，用户可以更改它。输错了蓝牙密码后，必须等待一段时间后才能重新进行输入。每输错一次，等待的时间都会相应延长。Bluetooth PUK一旦蓝牙密码未知，利用蓝牙 PUK 便可以建立蓝牙通信。不能更改该密码。蓝牙 PUK 位于 ""仪表的蓝牙和参数访问密码(Device Bluetooth and Parameter Access Codes)" 列表中。若该文献丢失，可以在经过身份验证后通过您的指定联系人调用蓝牙 PUK。蓝牙密码的存储和传输始终采取加密方式 (SHA 256算法) 进行。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e107';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e107'] = '为防止参数的设置值遭到擅自更改，可以启用参数保护功能。交货时，参数保护功能处于停用状态，因此可以进行各种设置和调整。用户密码为了保护参数的更改权限，用户可以借助可任意选择的用户密码来锁定仪表。此后只能读取设置值 (参数)，而不能更改它。用户密码同样存储在操作工具中。 但是，与蓝牙密码不同的是，每次解锁时都须重新输入。使用调试软件或 EDD 时，会向用户推荐存储的用户密码以供解锁。仪表访问 PUK一旦用户密码未知，利用仪表访问 PUK 可以将仪表解锁。不能更改该密码。该 PUK 位于随附的 ""仪表的蓝牙和参数密码(Device Bluetooth and Parameter Access Codes)" 列表中。若该文献丢失，可以在经过身份验证后通过您的指定联系人调用仪表访问 PUK。用户密码的存储和传输始终采取加密方式 (SHA 256 算法) 进行。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e111';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e111'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e113';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e113'] = '建立连接启动调试软件。移动终端会在该环境下自动搜索有蓝牙功能的仪表。会将发现的仪表列表呈现。请从仪表清单中选出想要的仪表。身份验证首次建立连接时，调整工具和仪表必须相互验证身份。在第一次验证成功之后，以后每次连接时便不会再查询身份验证情况。输入蓝牙访问密码在下一个菜单窗口中输入一个 6 位数的蓝牙密码以进行身份验证。您可以在仪表外壳上和在仪表包装内的 仪表的蓝牙和参数访问密码(Device Bluetooth and Parameter Access Codes)" 列表中找到该密码。说明一旦输错了密码，则只有在延迟时间过后才能再次输入。每输错一次，延迟时间就会相应延长。连接已建立建立连接后，在各相应的调整工具上出现仪表调整菜单。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e118';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e118'] = '设置仪表的方法：从 App Store 中下载 SITRANS mobile IQ App，将它加载到您的移动设备上并安装该 App。启动该 App，随即出现您附近的仪表。点击您想要与之连接的仪表。首次连接时需要输入随仪表提供的密码 (参见"仪表的蓝牙和参数访问密码列表)。密码输入成功后将显示仪表的相关信息。 使用设置/快速调试功能，以为您的应用类型设置传感器。模式 1：欧盟，阿尔巴尼亚，安道尔，阿塞拜疆，澳大利亚，白俄罗斯，波斯尼亚和黑塞哥维那，英国，冰岛，加拿大，列支敦士登，摩洛哥，摩尔多瓦，摩纳哥，黑山，新西兰，北马其顿，挪威，圣马力诺，沙特阿拉伯，瑞士，塞尔维亚，南非，土耳其 ，乌克兰，美国运行模式 2：巴西，日本，韩国，台湾，泰国运行模式 3：印度，马来西亚模式 4：俄罗斯，哈萨克斯坦可以根据模式来改变仪表的测量技术特性 (参见 ""技术参数，输入变量" 章节)。更多信息参见我们的主页上的文献 ""针对拥有无线电技术认证的雷达物位测量仪表的规定"。支持许多诊断工具，包括显示回波曲线图形：';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e121';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e121'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e123';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e123'] = '用于 DD 调试程序如 PDM 的设备描述作为增强设备描述 (EDD) 供仪表使用。DownloadSIMATIC PDM 是一个软件包，用于调试和维护过程仪表： https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109755005 通过我们网站的支持页核实，您是否拥有含有最新的服务包 (SP) 和最新的 Hotfix (HF) 的 SIMATIC PDM 的最新版本。请进入：软件下载： http://www.siemens.com/processinstrumentation/downloads请在产品树下进入：""自动化技术 > 过程控制系统 > SIMATIC PCS 7 > 系统组件 > 生产设备管理 > SIMATIC PDM"。启动操作步骤如下：启动 SIMATIC PDM，连接到仪表并从仪表上传数据。在参数值栏目中调整参数值。 然后单击 Enter。状态栏目显示 ""已更改"。打开菜单 ""仪表 > 下载到仪表…"。完成后，请选择 ""文档 > 储存"，以便能离线储存设置值。状态栏目被删除。PDM 结构树视图 EDD 离线，启动PDM 结构树视图 EDD 离线，继续过程请选择 ""仪表 / 向导 > 快速启动"，以进行初步调试。根据您的具体应用，在向导的指引下完成各个调试步骤。PDM 快速启动向导请选择 ""仪表 > 回波曲线实用程序"，以确认信号质量。选出要加载到回波曲线图中的曲线，然后选择 ""加载所选曲线"。 曲线和其他诊断信息的加载需时约 45 秒钟。蓝线 - 回波曲线红线 - TVT棕线 - 干扰回波自动抑制 (如果处于激活状态的话)PDM - 回波曲线视图要创建一根新的 AFES 曲线时，请使用仪表菜单中的 ""向导 > 干扰回波自动抑制" 功能并输入与物料表面的距离值。SIMATIC PDM 支持许多其他有用功能、广泛的诊断支持和资产管理。您可以在 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109755005 下的 SIMATIC PDM 手册中找到详细信息。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e127';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e127'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e129';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e129'] = '维护正确使用时，在正常运行时无须特别维护。附着物的预防措施在某些应用场合，附着在天线系统上的介质会影响测量结果。因此，应根据仪表和应用场合事先采取措施，以防天线系统受到严重污染。必要时应定期清洗天线系统。清洗清洗工作有助于让仪表上的铭牌和标记可见。请为此注意以下事项：只允许使用不会腐蚀外壳、铭牌和密封件的清洁剂只允许使用符合仪表防护等级的清洗方式';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e132';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e132'] = '出现故障时的表现工厂运营商有责任采取合适的措施去消除出现的故障。故障原因该仪表能为您提供最高的功能安全性。尽管如此，依然可能在参数设置期间出现故障。可能的原因有如：仪表过程电源装置信号分析处理排除故障头几项措施有：分析故障报警检查输出信号处理测量错误带有调试软件的移动终端 (智能手机/平板电脑) 或带有软件 PDM 和合适的 EDD 的电脑/笔记本电脑给您提供其他广泛的诊断方法。很多问题可以通过这些渠道找到原因，进而排除故障。排除故障后的操作视干扰原因和所采取的措施，必要时请再次完成在 ""调试" 一章中描述的操作步骤或检查测量的可信度和完整性。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e135';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e135'] = '4 … 20 mA 信号请按照接线图在合适的测量范围内接入万用表。下表描述电流信号中可能存在的错误并提供纠错帮助： 错误 原因 纠正 4 … 20 mA信号不稳定 测量变量有波动 设置衰减 没有4 … 20 mA信号 接电错误 检查连接情况，必要时纠正 电源未连接 检查电路是否开路，必要时加以维修 工作电压太低，负载电阻太高 检查，必要时调整 电流信号大于22 mA，小于3.6 mA 传感器电子部件损坏 更换仪表，或视仪表类型送去维修';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e138';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e138'] = '本仪表拥有符合 NE 107 和 VDI/VDE 2650 标准的自监控和诊断功能。对于在后面的表中列出的状态信息，可以在菜单项 ""诊断" 下通过各调整工具看到更详细的故障信息。状态信息状态信息分为以下几类：故障功能检查超出规格要求维护需求并通过图标明示：故障 (Failure) - 红色超出规格要求 (Out of specification) - 黄色功能检查 (Function check) - 橙色维护需要 (Maintenance) - 蓝色状态信息的图标 故障 (Failure)： 因发现仪表中存在功能故障，故仪表发出故障信息。此状态信息始终处于激活状态。使用者不得将之取消。 功能检查 (Function check)： 正在仪表上作业，测量值暂时无效 (例如在模拟期间)。在默认情况下，此状态信息无效。 超出规格要求 (Out of specification)： 测量值不确定，因为超出了仪表规格 (例如电子部件温度)。在默认情况下，此状态信息无效。 维护需要 (Maintenance)： 受外部影响，仪表功能受限。测量受到影响，测量值还有效。为仪表安排维护日期，因为仪表可能会在短期内发生故障而中断 (如因附着物的影响)。在默认情况下，此状态信息无效。Failure 密码或代码 文字信息 原因 纠正 DevSpec State in CMD 48 F013 没有测量值 在启动阶段或在参数设置期间无测量值 检查或纠正安装情况和/或参数调整情况 清洁天线系统 Byte 5，Bit 0 - 来自 Byte 0 … 5 F017 调整范围太小 调整设置超出规格 根据极限值来更改调整值 (最小和最大测量差值 ≥ 10 mm) Byte 5， Bit 1 - 来自 Byte 0 … 5 F025 线性化表格错误 牵引点并非始终呈上升趋势，如数值对不合逻辑 检查线性化表格 删除/重新设置表格 Byte 5，Bit 2 - 来自 Byte 0 … 5 F036 没有可以运行的软件 软件更新失败或中止时的校验和错误 重新升级软件 将仪表寄去维修 Byte 5，Bit 3 - 来自 Byte 0 … 5 F040 电子部件错误 在信号处理过程中超出限值 硬件故障 重新启动仪表 将仪表寄去维修 Byte 5, Byte 5, Bit 4 - 来自 Byte 0 … 5 F080 一般性软件错误 一般性软件错误 重新启动仪表 Byte 5, Byte 5, Bit 5 - 来自 Byte 0 … 5 F105 监测测量值失效 仪表尚处于启动阶段，还无法监测测量值 等待启动阶段结束 视测量仪表的安装和参数调整情况，可能需要最多 3 分钟的时间。 Byte 5, Byte 5, Bit 6 - 来自 Byte 0 … 5 F260 校准时出错 校准值中出现校验和错误 EEPROM 错误 将仪表寄去维修 Byte 4，Bit 0 - 来自 Byte 0 … 5 F261 仪表设置中有错 调试错误 干扰信号抑制失效 进行复位时出错 重复调试过程 进行复位 Byte 4，Bit 1 - 来自 Byte 0 … 5 F265 测量功能受到了干扰 测量功能的程序顺序受到干扰 仪表自动重启 Byte 4，Bit 3 - 来自 Byte 0 … 5Function check 密码或代码 文字信息 原因 纠正 DevSpec State in CMD 48 C700 模拟已激活 模拟模式已激活 结束模拟 等待 60 分钟后自动结束 Simulation Active"，在 "Standardized Status 0" 中Out of specification 密码或代码 文字信息 原因 纠正 DevSpec State in CMD 48 S600 电子部件温度超限 电子部件的工作温度超出正常范围 检查环境温度 绝缘电子部件 Byte 23, Bit 4 - 来自 Byte 14 … 24 S601 溢流 存在容器溢流的危险 确保不再有充填过程 检查容器中的物位 Byte 23, Bit 5 - 来自 Byte 14 … 24 S603 供电电压超限 端电压太小 检查端子电压，提高工作电压 Byte 23, Bit 6 - 来自 Byte 14 … 24Maintenance 密码或代码 文字信息 原因 纠正 DevSpec State in CMD 48 M500 交付状态有错 复位到供货状态时无法恢复数据 重复复位过程 将 XML文件连同仪表数据载入仪表中 Bit 0，来自 Byte 14…24 M501 在没有激活的线性化表格中有错 EEPROM 硬件故障 将仪表寄去维修 Bit 1，来自 Byte 14 … 24 M507 仪表设置中有错 调试错误 进行复位时出错 干扰信号抑制失效 进行复位并再次调试 Bit 7，来自 Byte 14…24 M508 无可运行的蓝牙软件 蓝牙软件中出现检验和错误 执行软件更新 Bit 8，来自 Byte 14 … 24 M509 软件更新正在运行 软件更新正在运行 等待至软件更新结束 Bit 9，来自 Byte 14…24 M510 与主控制器无通信 在主电子部件和显示模块之间的通信受到干扰 检查与显示器的连接电缆 将仪表寄去维修 Bit 10，来自 Byte 14 … 24 M511 软件设置不一致 软件单元需要更新软件 执行软件更新 Bit 11，来自 Byte 14v… 24';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e141';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e141'] = '下表给出了受应用条件影响而发生的测量错误的典型案例。在 ""错误描述" 一栏所含的图片中，将实际物位显示成虚线，将输出的物位显示成实线。实际物位仪表显示的物位处理测量错误说明如果输出的是恒定的物位，原因也可能在于将电流输出的故障设置成了 ""保值"。物位太低的原因也可能在于回路电阻太高。表格 10.1：液体：液位恒定时出现测量错误 错误描述 原因 纠正 测量值显示物位太低或太高 最小/最大调整值不正确 调整最小/最大调整值 线性化曲线错误 调整线性化曲线 测量值朝 100 % 方向跳 受过程的影响，物位回波的振幅下降 未进行干扰信号抑制 进行干扰信号抑制 干扰信号的振幅或地点改变了 (如结露、介质沉积)；干扰信号抑制不再适用 查找干扰信号的改变原因，比如在出现结露时进行干扰信号抑制。表格 10.2：液体：充填时出现测量错误 错误描述 原因 纠正 测量值在充填时保持不变 干扰信号在近距离范围内太大或物位回波太小 出现大量泡沫或湍急的物料流 最大调整值不正确 消除在近距离内的干扰信号 检查测量点：天线应从螺纹管接头中伸出，可能会因法兰管接头而出现干扰回波吗？ 清除天线上的污垢 受到近距离内的内装件的干扰时：改变偏振方向 重新创建干扰信号抑制功能 调整最大调整值 充填时测量值朝 0 % 方向跳 在某一干扰信号测量点，可能无法区分正常物位回波和干扰信号 (跳到多重回波) 受到近距离内的内装件的干扰时：改变偏振方向 选择更有利的安装位置 充填时测量值朝 100 % 方向跳 在充填时形成的湍急的物料流和泡沫会导致物位回波的振幅下降。测量值跳到干扰信号上 进行干扰信号抑制 充填时测量值偶尔朝 100 % 方向跳 天线上会结露或结垢 进行干扰信号抑制或在结露/出现污垢时在近距离范围内通过编辑提高干扰信号抑制值 测量值跳到 ≥ 100 % 或 0 米距离 在近距离范围内，因起泡或存在干扰信号而不再能检测到物位回波。仪表进入溢流安全区域。将输出最大物位 (0 m 距离) 以及状态信息 ""溢流安全区域"。 检查测量点：天线应从螺纹管接头中伸出，可能会因法兰管接头而出现干扰回波吗？ 清除天线上的污垢表格 10.3：液体：排空时出现测量错误 错误描述 原因 纠正 在排空时，近距离测量值保持不变 干扰信号大于物位回波 物位回波太小 检查测量点：天线应从螺纹管接头中伸出，可能会因法兰管接头而出现干扰回波吗？ 清除天线上的污垢 受到近距离内的内装件的干扰时：改变偏振方向 清除干扰回波后必须删除干扰信号抑制，并进行新的干扰信号抑制 排空时测量值偶尔朝 100 % 方向跳 天线上会结露或结垢 进行干扰信号抑制或通过在近距离内进行编辑来提高干扰信号抑制值表格 10.4：固料：物位恒定时出现测量错误 错误描述 原因 纠正 测量值显示物位太低或太高 最小/最大调整值不正确 调整最小/最大调整值 线性化曲线错误 调整线性化曲线 测量值朝 100 % 方向跳 受过程的影响，产品回波的振幅下降 未进行干扰信号抑制 进行干扰信号抑制 干扰信号的振幅或地点改变了 (如结露、介质沉积)；干扰信号抑制不再适用 查找干扰信号的改变原因，比如在出现结露时进行干扰信号抑制。表格 10.5：固料：装料时出现测量错误 错误描述 原因 纠正 充填时测量值朝 0 % 方向跳 在某一干扰信号测量点，可能无法区分正常物位回波和干扰信号 (跳到多重回波) 清除/减少干扰信号：通过改变偏振方向将干扰性内装件减少到最低限度 选择更有利的安装位置 提取漏斗上的横向反射，横向反射的回波振幅大于物位回波 将仪表对准对面的漏斗壁，避免与装料流交叉 测量值有 10 … 20 % 的波动 来自一个不平整的介质表面，如固料锥体的各种回波 检查介质类型的参数，必要时调整 优化安装位置和仪表的校准方向 从介质表面通过容器壁进行反射 (偏向) 选择更有利的安装位置，将仪表的校准方向调整到最佳，如使用旋转支架 充填时测量值偶尔朝 100 % 方向跳 天线上会结露或结垢 进行干扰信号抑制或在结露/出现污垢时在近距离范围内通过编辑提高干扰信号抑制值表格 10.6：固料：排空时出现测量错误 错误描述 原因 纠正 在排空时，近距离测量值保持不变 干扰信号大于物位回波或物位回波太小 消除在近距离内的干扰信号。在此请检查：天线必须超出管接头 清除天线上的污垢 通过改变偏振方向将近距离范围内的干扰性内装件减少到最低限度 清除干扰回波后必须删除干扰信号抑制，并进行新的干扰信号抑制 排空时测量值偶尔朝 100 % 方向跳 天线上会结露或结垢 进行干扰信号抑制或通过在近距离内进行编辑来提高干扰信号抑制值 测量值有 10 … 20 % 的波动 来自一个不平整的介质表面，如提取漏斗的各种回波 检查介质类型的参数，必要时调整 从介质表面通过容器壁进行反射 (偏向) 优化安装位置和仪表的校准方向';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e145';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e145'] = '将交货单、退货跟单和去污声明放入一个牢固的透明袋中，然后将该透明袋贴在包装的外表面。如果在寄回仪表/备件时没有附上去污声明，将在进一步处理之前安排专业人员清洁，所需费用由您承担。所需的表格：交货单退货跟单及以下说明：https://www.siemens.com/processinstrumentation/returngoodsnote产品 (产品名称)寄回仪表/备件的数量寄回原因去污声明 https://www.siemens.com/sc/declarationofdecontamination通过此声明，您保证仪表/备件已经过仔细清洁并且没有残留物。仪表/备件不会给人员或环境带来任何危险。如果退回的仪表/备件接触过有毒的、具有腐蚀性的、易燃的或会污染水的物质，则须在将它们寄回前对它们采取彻底的清洁和去污措施，以确保所有腔体中均不含危险物质。最后还要检查清洁工作的完成情况。如果寄回的仪表/备件中没有随附去污声明，会在进一步处理之前对它们进行专业清洁，费用由您承担。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e148';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e148'] = '技术支持如果本文档未能完全回答您的技术问题，请通过以下网址联系技术支持人员：www.siemens.com/automation/support-request。有关我们的技术支持的详细信息请参见 www.siemens.com/automation/csi/service互联网中的服务与支持除了我们提供的文献资料外，西门子还提供对解决方案的广泛支持，请参见 www.siemens.com/automation/service&support联系人如果您对本仪表还有其他疑问，请联系当地的西门子代表： www.automation.siemens.com/partner要查找产品的联系人，请进入 ""所有产品和行业"，然后选择 ""产品和服务 > 工业自动化技术 > 过程仪表"。技术文档有关各种产品和系统的文献资料请参见 www.siemens.com/processinstrumentation/documentation。证书各种认证证书请参见网址 www.siemens.com/processinstrumentation/certificates 或随附的 DVD。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e151';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e151'] = '如果需要维修，请与西门子联系。其各分公司的信息请参见 www.siemens.com/processautomation。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e155';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e155'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e157';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e157'] = '拆卸仪表时，请以相反的顺序来完成 ""安装" 和 ""与电源装置相连接" 章节所述的步骤。警告拆卸时要注意容器或管道中的过程条件。例如高压或高温以及腐蚀性或有毒介质会带来伤害。请通过采取适当的保护措施来避免这种情况。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e160';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e160'] = '需要报废时，请将本仪表直接送往专业回收企业，而不是送往当地社区的废物收集站。如果可以从仪表中取出，则请取出可能事先存在的所有电池，并单独收集和处置。如果个人数据储存在有待进行报废处理的旧仪表上，请在作报废处理前将其删除。如果您没有将旧仪表作合理报废处理的可能，请就回收和废物处置事宜与我们联系。有关仪表、电池的详细说明请参见：(https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479891/)说明 需要单独处理 仪表中含有需要单独处理的部件请通过当地的废物处理企业以环保的方式正确处置本仪表。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e164';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e164'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e166';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e166'] = '雷达已根据特定国家/地区的最新版的适用标准对仪表进行了检测并颁发了许可证书。有关应用的规定参见我们的主页上的文档 ""针对拥有无线电技术许可的雷达物位测量仪表的规定"。Bluetooth已根据特定国家/地区的最新版的适用标准对仪表中的蓝牙无线电模块进行了检测并颁发了许可证书。针对应用的证书和规定请参见随附的 ""无线电技术认证" 文件或 www.siemens.com/level。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e169';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e169'] = '给该仪表系列配备了或准备配备允许用于潜在爆炸区域的仪表选型。相应的文献资料请参见www.siemens.com/level。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e172';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e172'] = '给该仪表系列配备了或准备配备允许用于船舶领域的仪表版本。相应的文献资料请参见www.siemens.com/level。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e175';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e175'] = '给该仪表系列配备了或准备配备允许用作为溢出防范装置一部分的仪表选型。相应的许可证书请参见www.siemens.com/level。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e178';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e178'] = '对于该仪表系列，可以或准备提供用于食品加工和制药行业的选型。相应的证书请参见www.siemens.com/level。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e182';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e182'] = '该仪表符合适用的国家特定指令或技术规范中的法定要求。 我们借助相应的标记确认我们符合规定的要求。对应的符合性声明请参见 www.siemens.com/level。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e185';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e185'] = 'NAMUR 是指德国过程工业自动化技术国际化用户协会，由它发布的 NAMUR 推荐性规范被视为是现场仪表行业的标准。本仪表满足以下 NAMUR 推荐的要求：NE 21 – 设备的电磁兼容性NE 43 – 用于变送器故障信息的信号电平NE 53 – 现场仪表和显示/调整部件的兼容性NE 107 – 现场仪表的自监控与诊断其它信息请参见 www.namur.de。';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e189';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e189'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e191';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e191'] = '针对有许可证书的仪表的说明仪表规格： 西门子尽一切努力确保这些规格正确无误，但保留随时更改它们的权利。仪表专用认证： 仪表专用认证始终标注在仪表的铭牌上。材料和重量 与介质接触的材料 天线，过程接口PVDF紧固螺母aPP过程密封件bFKM 不与介质接触的材料 壳体PVDF电缆入口密封件FKM连接电缆PVC重量仪表0.7 kg (1.543 lbs)连接电缆0.1 kg/m过程接口螺纹 G1½, R1½, 1½ NPT安装连接螺纹 G1, R1, 1 NPT输入变量测量变量测量值是仪表的天线边缘与介质表面之间的距离。天线边缘也是测量的基准面。测量范围a0 … 15 m (0 … 49.21 ft)最小的测量距离b模式 1, 2, 40 mm (0 in)模式 3≥ 250 mm (9.843 in)基准面测量值，最大量程有关输入值的信息启动阶段用于 UB = 12 V DC, 18 V DC, 24 V DC 的启动时间< 15 s用于启动运行时间的启动电流≤ 3.6 mA耗用功率UB On启动时间测量值的输出UB Off启动时间和测量值的输出 传感器电流 工作电压 12 V DC 18 V DC 24 V DC ≤ 3.6 mA < 45 mW < 65 mW < 90 mW 4 mA < 50 mW < 75 mW < 100 mW 20 mA < 245 mW < 370 mW < 485 mW输出变量输出信号4 … 20 mA/HART输出信号范围3.8 … 20.5 mA/HART (出厂设置)信号分辨率0.3 μA数字分辨率1 mm (0.039 in)电流输出端的故障信号 (可调)≤ 3.6 mA, ≥ 21 mA，最新适用的测量值最大输出电流22 mA起动电流≤ 3.6 mA；≤ 10 mA，上电后 5 ms负载当 24 V DC 时为 545 Ohm衰减 (输入变量的 63 %)，可调0 … 999 sHART 输出值aPV (Primary Value)线性百分比值SV (Secondary Value)距离TV (Third Value)测量可靠性QV (Fourth Value)电子部件温度满足的 HART 规格7.0有关制造商 ID、设备 ID 和设备修订的更多信息参见 FieldComm Group 公司的网页测量偏差 (根据 DIN EN 60770-1)根据 DIN EN 61298-1 的过程基准条件温度+18 … +30 ℃ (+64 … +86 ℉)相对空气湿度45 … 75 %气压860 … 1060 mbar/86 … 106 kPa (12.5 … 15.4 psig)安装基准条件与内装件的距离> 200 mm (7.874 in)反射器平面式板反射器干扰反射最大干扰信号比有效信号小 20 dB液体的测量偏差≤ 2 mm (测量距离 > 0.25 m/0.8202 ft) 或 ±10 mm (测量距离 0 … 0.25 m/0.8202 ft)不可重复性a≤ 2 mm固料测量偏差数值受到应用条件的严重影响，因此无法提供有约束力的数据。对测量精度的影响变量2 数据适用于数字式测量值 温度漂移 - 数字值< 3 mm/10 K，最大 5 mm 说明额外适用于电流输出 温度偏差 - 电流输出< 0.03 %/10 K 或最大 0.3 %，针对16.7 mA 的范围数字 - 模拟转换会导致电流输出出现偏差< 15 μA因电磁干扰造成的额外的测量偏差根据 NAMUR NE 21< 80 μA根据 EN 61326-1无根据 IACS E10 (造船)/IEC 60945< 250 μA测量特征和功率数据测量频率W 频段 (80 GHz 技术)测量周期a≤ 250 ms跳跃式响应时间b≤ 3 s波束角c8°介质的最小介电常数1.6环境条件环境温度-40 … +80 ℃ (-40 … +176 ℉)仓储和运输温度-40 … +80 ℃ (-40 … +176 ℉)机械环境条件振动 (震动)符合 IEC 60721-3-4 的 4M8 级 (5 g, 当 4 … 200 Hz 时)冲击 (机械冲击)符合 IEC 60271-3-6 的 6M4 级 (50 g; 2,3 ms)耐冲击强度IK07 符合 IEC 62262过程条件针对过程条件，还应额外遵守铭牌上的规格说明；含最低值。过程温度-40 … +80 ℃ (-40 … +176 ℉)过程压力-1 … 3 bar (-100 … 300 kPa/-14.5 … 43.51 psig)蓝牙接口蓝牙标准蓝牙 5.0频率2.402 … 2.480 GHz最大发射功率+2.2 dBm最大用户数量1可及范围一般为 25 m (82 ft)取决于通讯时的环境条件调整移动终端设备SITRANS mobile IQ电源装置工作电压 UB在 4 mA时12 … 35 V DC当 20 mA 时9 … 35 V DC反极性连接保护内置电涌保护仪对金属装配零件的耐压强度> 10 kV耐过压强度 (在 42 Ω 上的测试冲击电压 1.2/50 μs)> 1000 V额外的过电压保护通过在电子部件上使用无电位加装件和采取广泛的绝缘措施而不需要。电气防护措施防护等级IP66/IP68 (3 bar, 24 h) 符合 IEC 60529，6P 型，符合 UL 50海拔应用高度5000 m (16404 ft)保护等级III污染等级4';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e194';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e194'] = 'SITRANS LR110 的尺寸';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e197';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e197'] = 'Open source software components are also used in this device. A documentation of these components with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers can be found on our homepage.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e200';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e200'] = '使用的所有商标以及商业和公司名称都是其合法的拥有人/原创者的财产。';
			