var g_sepIdx = [];
//g_searchEnginePlainTextArray -> treeId | TopicText
var g_searchEnginePlainTextArray = [];
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e17';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e17'] = 'Вказівки з безпеки для вибухонебезпечних зон:ПОПЕРЕДЖЕННЯПри застосуванні приладу у вибухонебезпечному середовищі необхідно дотримуватися вказівки з безпеки, що характерні для вибухонебезпечних зон. Вони додаються до кожного приладу із сертифікатом вибухозахисту в якості окремого документа і є складовою частиною цієї настанови з експлуатації.Редакція: 2023-10-26';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e19';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e19'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e21';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e21'] = 'В цій настанові міститься необхідна інформація щодо монтажу, під\'єднання та введення приладу в експлуатацію, а також важливі вказівки щодо технічного обслуговування, усунення несправностей, безпеки користувача та заміни деталей. Читайте уважно цю інформацію перед введенням приладу в експлуатацію та зберігайте її поблизу приладу в доступному місці.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e24';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e24'] = 'Ця настанова з експлуатації складена для кваліфікованого персоналу. Кваліфікований персонал повинен бути ознайомлений з текстом цієї настанови та дотримуватися його.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e27';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e27'] = 'Інформація, вказівка, рекомендація: Символом позначається додаткова корисна інформація і рекомендації щодо роботи з приладом.Вказівка: Символом позначаються вказівки щодо попередження несправностей, збоїв в роботі, пошкоджень приладу або установки.Обережно: Недотримання настанови, позначеної цим символом, може призвести до завдання шкоди персоналу.Попередження: Недотримання настанови, позначеної цим символом, може призвести до завдання серйозної або смертельної шкоди персоналу.Небезпечно: Недотримання настанови, позначеної цим символом, призведе до завдання серйозної або смертельної шкоди персоналу. Застосування приладу у вибухонебезпечному середовищі Цим символом позначені особливі примітки щодо застосування приладу у вибухонебезпечному середовищі. • Перелік Крапкою попереду позначений перелік без обов\'язкової послідовності виконання. 1 Послідовність виконання дій Цифрами попереду позначені кроки дій, що виконуються послідовно один за одним. Утилізація Цим символом позначені особливі примітки щодо утилізації.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e32';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e32'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e34';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e34'] = 'Всі дії, зазначені в цій документації, повинні виконуватися лише кваліфікованим персоналом, який пройшов відповідну підготовку і отримав відповідний дозвіл.Під час виконання робіт на приладі та з приладом необхідно обов\'язково застосовувати засоби індивідуального захисту.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e37';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e37'] = 'Датчик SITRANS LR120 призначений для безперервного вимірювання рівня.Детальна інформація про сферу застосування міститься в розділі ""Опис виробу".Безпечна експлуатація приладу забезпечується лише за умови використання приладу за призначенням відповідно до інформації, наведеної в настанові з експлуатації, та в додаткових настановах.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e40';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e40'] = 'При неналежному використанні або використанні не за призначенням від цього виробу може надходити небезпека в залежності від сфери застосування, напр., переповнення ємності внаслідок неправильного монтажу або налаштування. Це може призвести до нанесення шкоди майну, фізичним особам або навколишньому середовищу. Крім того, це може негативно вплинути на захисні властивості приладу.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e43';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e43'] = 'Прилад відповідає рівню техніки з урахуванням загальноприйнятих вимог і норм. Прилад дозволяється використовувати лише в технічно бездоганному і безпечному стані. Підприємство, що експлуатує обладнання, несе відповідальність за безаварійну експлуатацію приладу. При використанні в агресивному або корозійному середовищі, в якому функціональний збій приладу може призвести до виникнення небезпеки, підприємство, що експлуатує обладнання, повинно забезпечити правильність функціонування приладу шляхом вживання необхідних заходів.Дотримуйтеся вказівок з безпеки, зазначених в цій настанові, правил встановлення обладнання, діючих у відповідній країні, та діючих правил з техніки безпеки і попередження нещасних випадків.Для забезпечення безпеки та дотримання гарантійних зобов\'язань будь-які втручання, окрім заходів, зазначених в цій настанові, можуть виконуватися лише персоналом, який отримав відповідний дозвіл від нас. Самовільна переробка або зміна приладу категорично забороняється. З міркувань техніки безпеки дозволяється використовувати лише комплектуюче обладнання, зазначене нами.Для уникнення небезпеки слід дотримуватися всіх символів і вказівок з техніки безпеки, нанесених на приладі.Незначна випромінювана потужність радарного датчика набагато нижча допустимих граничних значень за міжнародними стандартами. При використанні датчика за призначенням не очікується шкідливого впливу на здоров\'я. Діапазон частоти випромінювання див. в розділі ""Технічні дані".';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e46';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e46'] = 'Частота використовується для визначення радіолокаційних сигналів залежно від країни або регіону. Режим роботи повинен бути встановлений в робочому меню через мобільний додаток Sitrans IQ на початку введення в експлуатацію.ПОПЕРЕДЖЕННЯЕксплуатація обладнання без вибору частоти, що застосовується до відповідної країни або групи регіонів, є порушенням положень радіодозволів відповідної країни або регіону.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e50';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e50'] = 'Ці примітки дійсні лише в США та Канаді. Тому текст зазначений лише англійською мовою.Installations in the US shall comply with the relevant requirements of the National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA).Installations in Canada shall comply with the relevant requirements of the Canadian Electrical Code (CEC Part I) (Canada).A Class 2 power supply unit has to be used for the installation in the USA and Canada.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e53';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e53'] = 'Компанія "Siemens" пропонує продукцію і технічні рішення з функціями промислової безпеки, що підтримують безпечну експлуатацію обладнання, систем, машин та мереж.Для захисту обладнання, систем, машин та мереж від кіберзагрози необхідне впровадження (і постійне підтримання) цілісної концепції промислової безпеки, що відповідає сучасному рівню техніки. Продукція і технічні рішення від компанії "Siemens" є складовою частиною такої концепції.Замовники несуть відповідальність за несанкційований доступ до їх обладнання, систем, машин та мереж. Ці системи, машини і компоненти повинні мати зв\'язок з внутрішньою мережею компанії або Інтернетом, якщо і коли це потрібно і лише за умови вживання захисних заходів (напр., мережеві екрани та/або мережева сегментація).Детальніша інформація щодо вживання можливих захисних заходів промислової безпеки міститься тут: https://www.siemens.com/industrialsecurityКомпанія "Siemens" постійно працює над удосконаленням своєї продукції і технічних рішень з метою підвищення їх безпеки і рекомендує оновлювати продукцію та використовувати лише актуальні версії. Використання застарілих версій або версій, які вийшли зі вжитку, може підвищити ризик кіберзагрози.Підпишіться на Siemens Industrial Security RSS Feed, щоб регулярно отримувати інформацію про оновлення продукції: https://www.siemens.com/industrialsecurity';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e57';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e57'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e59';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e59'] = 'Обсяг поставкиВ обсяг поставки входить:Мікрохвильовий рівнемір SITRANS LR120Інформаційний лист ""Документація і ПЗ", що містить:Серійний номер приладуКод QR із посиланням для прямого скануванняІнформаційний лист ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes" з: Bluetooth PIN Bluetooth PUK Device Access PUK В обсяг поставки входить також:Документація"Вказівки з техніки безпеки", характерні для застосування у вибухонебезпечному середовищі (для виконань з вибухозахистом)Радіотехнічні дозволиІнші довідки (за наявності)ПриміткаВ настанові з експлуатації описані також опціональні властивості приладу. Відповідний обсяг поставки зазначається в специфікації замовлення.КомпонентиРадарна антенаКорпус електронікиМонтажна різьбаЗ\'єднувальний кабельКомпоненти SITRANS LR120ШильдикШильдик містить основні дані про ідентифікацію і використання приладу:Тип приладуІнформація про сертифікаціюІнформація щодо конфігураціїТехнічні даніСерійний номер приладуКод QR для ідентифікації приладуЦифровий код для доступу Bluetooth (опція)Дані виробника';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e62';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e62'] = 'Сфера застосуванняМікрохвильовий рівнемір SITRANS LR120 призначений для безконтактного та безперервного вимірювання рівня і придатний для застосування на рідинах і сипучих матеріалах майже в усіх галузях промисловості.Принцип діїЧерез антену прилад випромінює безперервний радарний сигнал зі зміною частоти. Випромінюваний сигнал відбивається від поверхні матеріалу і приймається антеною в якості ехосигналу зі зміненою частотою. Зміна частоти пропорційна відстані до поверхні матеріалу і перераховується в рівень наповнення.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e65';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e65'] = 'Бездротове управлінняПриладами з інтегрованим модулем Bluetooth можна управляти бездротовим способом через застосунок Siemens mobile IQ App.ДатчикМобільний кінцевий приладБездротовий зв\'язок зі стандартними приладами управління з інтегрованим Bluetooth LEУправління через сигнальну лініюПриладами із сигнальним виходом 4 … 20 mA/HART можна також управляти через сигнальну лінію за допомогою SIMATIC PDM з під\'єднанням ПК/ноутбука через інтерфейсний адаптер.ДатчикОпір HART 250 Ω (за вибором, в залежності від пристрою формування сигналу)Система керуванняРучний пульт управлінняПід\'єднання ПК до сигнальної лінії';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e68';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e68'] = 'УпаковкаПрилад поставляється в упаковці, що забезпечує його захист під час транспортування. Відповідність упаковки загальноприйнятим вимогам транспортування перевірено згідно стандарту ISO 4180.Упаковка приладу виготовлена із екологічно чистого картону, що піддається вторинній переробці. Для упаковки приладів в спеціальному виконанні додатково використовується пінополіетилен або поліетиленова плівка. Здавайте матеріал упаковки на утилізацію в спеціалізовані переробні підприємства.ТранспортуванняТранспортування повинно виконуватися відповідно до вказівок на транспортній упаковці. Невиконання цих вказівок може призвести до пошкодження приладу.Огляд після транспортуванняПри отриманні поставки обладнання потрібно негайно перевірити на комплектність та відсутність можливих транспортних пошкоджень. Виявлені транспортні пошкодження або приховані дефекти потрібно оформити відповідним чином.ЗберіганняДо виконання монтажу упаковки потрібно зберігати закритими з урахуванням зовні нанесеного маркування щодо складування і зберігання.За відсутністю інших вказівок потрібно дотримуватися нижчезазначених умов зберігання:Не зберігати на відкритому повітріЗберігати в сухому місці за відсутності пилуНе піддавати впливу агресивного середовищаЗахищати від сонячного випромінюванняУникати механічних ударівТемпература зберігання та транспортуванняТемпература зберігання і транспортування: див. розділ ""Додаток - Технічні дані - Умови навколишнього середовища"Відносна вологість повітря 20 … 85 %';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e71';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e71'] = 'Монтажна скобаМонтажне приладдя слугує для стабільного монтажу приладу у місці вимірювання. Деталі наявні в різних виконаннях і розмірах.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e75';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e75'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e77';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e77'] = 'Умови навколишнього середовищаПрилад призначений для застосування в звичайних і розширених умовах навколишнього середовища DIN/EN/BS EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1. Його можна застосовувати як в приміщеннях, так і на відкритому повітрі.Умови процесуПриміткаІз міркувань техніки безпеки прилад можна використовувати лише в межах допустимих умов процесу. Відповідна інформація міститься в розділі ""Технічні дані" настанови з експлуатації або на шильдику.Перед монтажем потрібно впевнитися в тому, що всі компоненти приладу, які використовуються в процесі, придатні для відповідних умов процесу.Це такі компоненти:Компоненти, які приймають активну участь у вимірюванніПриєднанняУщільнення до процесуУмови процесу:Тиск процесуТемпература процесуХімічні властивості матеріалівАбразія і механічний вплив';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e80';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e80'] = 'Монтажний кутокДля настінного монтажу рекомендується використання монтажного кутка з отвором під різьбу G1. Кріплення приладу в кутку забезпечується за допомогою пластмасової контргайки G1, що входить в обсяг поставки. Рекомендована відстань від стіни див. розділ ""Монтажні інструкції".Монтаж за допомогою монтажного кутка';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e83';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e83'] = 'Монтажне положенняПри монтажі приладу відстань від стінки ємності повинна складати не менше 200 мм (7.874 in). В центральному монтажному положенні приладу в ємностях з опуклим або заокругленим дахом можуть виникати множинні ехосигнали, які можна, одначе, відфільтрувати за допомогою відповідного налаштування (див. розділ ""Початкова установка").Якщо цієї відстані дотриматися неможливо, при початковій установці потрібно створити пам\'ять перешкод. Це, насамперед, доцільно робити у разі налипання продукту на стінці ємності. В цьому випадку рекомендується повторне створення пам\'яті перешкод з наявними налипаннями на стінці ємності.Монтаж мікрохвильового рівнеміра на круглому верху ємностіБазова площинаСередина лінзи антени слугує початком діапазону вимірювання і одночасно базовою площиною для налаштування Min./Max. Див. наступний рисунок:Базова площинаБазова площинаЗавантажувальний матеріалПрилади не можна монтувати над потоком або в потоці завантажувального матеріалу. Прилади повинні реєструвати поверхню матеріалу, а не завантажувальний матеріал.Монтаж радарного датчика при завантажувальному матеріаліПатрубокПри монтажу на патрубку довжина патрубка повинна бути якомога коротшою, а кінець закругленим. Це допоможе мінімізувати помилкові відображення сигналу від патрубка.Край антени повинен виступати із патрубка як мінімум на 5 мм (0.2 in).Рекомендовані значення монтажного патрубка SITRANS LR120На матеріалах із сильними відображувальними властивостями SITRANS LR120 можна монтувати також на патрубках, довжина яких перевищує довжину антени. В цьому випадку кінець патрубка повинен бути гладким, без задирок і за можливістю закругленим.ПриміткаДля монтажу на довгих патрубках рекомендується створити пам\'ять перешкод (див. розділ ""Параметрування").Орієнтовні значення довжини патрубка зазначені на рисунку і в таблиці внизу. Значення основані на типових сферах застосування. Можлива також більша довжина патрубків, але в будь-якому випадку потрібно враховувати місцеві умови.Монтаж патрубка при інших розмірах патрубка Діаметр патрубка d Довжина патрубка h 80 mm 3" ≤ 300 mm ≤ 11.8 in 100 mm 4" ≤ 400 mm ≤ 15.8 in 150 mm 6" ≤ 600 mm ≤ 23.6 inОрієнтація датчика - РідиниДля забезпечення оптимальних результатів вимірювання на рідинах прилад необхідно встановлювати за можливістю вертикально по відношенню до поверхні матеріалу.Орієнтація датчика на рідинахМішалкиВ ємностях з мішалками пам\'ять перешкод потрібно створювати тоді, коли мішалки працюють, щоб зберегти помилкові відображення мішалок в різних положеннях.МішалкиПіноутворенняНадзвичайно густа піна, яка утворюється на поверхні матеріалу під час наповнення ємності, роботи мішалок або під час інших процесів, може значно поглинати вихідні сигнали.Якщо піна призводить до помилок в вимірюванні, необхідно використовувати рефлексні рівнеміри.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e86';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e86'] = 'МонтажДля монтажу приладу слід принципово дотримуватися наступного:Монтаж на верхньому б\'єфі або з підвідного бокуВстановлення по центру лотка і вертикально по відношенню до верхньої поверхні рідиниВідстань до діафрагми водозливу або вимірювального лоткаВідстань до макс. висоти діафрагми водозливу або вимірювального лотка для оптимальної точності вимірювання: > 250 мм (9.843 in)1Вимоги дозволів на вимірювання витрати, напр., MCERTSЛоток Задані криві: Вимірювання витрати за допомогою цих стандартних кривих можна дуже просто налаштувати, оскільки не потрібно задавати розміри лотка.Лоток Палмера-Боулюса (Q = k x h1,86)Вентурі, трапеція, прямокутний водозлив (Q = k x h1,5)V-подібний виріз, трикутний водозлив (Q = k x h2,5) Лоток з розмірами за стандартом ISO: При виборі цих кривих потрібно знати розміри лотка, які задаються за допомогою асистента. Завдяки цьому точність вимірювання витрати вища, ніж для заданих кривих.Прямокутний лоток (ISO 4359)Трапецієподібний лоток (ISO 4359)U-подібний лоток (ISO 4359)Трикутний водозлив з тонкою стінкою (ISO 1438)Прямокутний водозлив з тонкою стінкою (ISO 1438)Прямокутний водозлив з широким порогом (ISO 3846) Формула витрати: Якщо для Вашого лотка відома формула витрати, ми рекомендуємо Вам вибрати цю опцію, оскільки в цьому випадку точність вимірювання витрати найвища.Формула витрати: Q = k x hexp Визначення виробника: При використанні лотка Паршаля виробника ISCO потрібно вибирати цю опцію, завдяки якій Ви отримаєте високу точність вимірювання витрати при одночасній простоті конфігурації.Альтернативно можна також взяти значення із таблиці Q/h виробника. ISCO-Parshall-Flume Таблиця Q/h (таблиця значень висоти і витрати)ПриміткаДетальні дані проектування можна знайти в документації виробників лотків та в спеціальній літературі.Наступні приклади слугують для демонстрації вимірювання витрат.Прямокутний водозливДіафрагма зливу (вид збоку)Верхній б\'єфНижній б\'єфДіафрагма зливу (вид з боку нижнього б\'єфу)Вимірювання витрати з прямокутним водозливом: hmax. = max. наповнення прямокутного водозливуЛоток Хафагі-ВентуріПоложення датчикаЛоток ВентуріВимірювання витрати з лотком Хафагі-Вентурі: hmax. = макс. заповнення лотка; B = найбільше звуження лотка';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e90';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e90'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e92';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e92'] = 'Вказівки з безпекиДотримуйтеся наступних вказівки з безпеки:Електричне під\'єднання повинно виконуватися лише кваліфікованим персоналом, який пройшов відповідну підготовку і отримав відповідний дозвіл від підприємства, що експлуатує обладнання.ПОПЕРЕДЖЕННЯВиконувати під\'єднання або від\'єднання можна лише в знеструмленому стані.ЖивленняДані про живлення містяться в розділі ""Технічні дані".ПриміткаЖивлення приладу повинно виконуватися через енергообмежене електричне коло (макс. потужність 100 Вт) згідно IEC 61010-1, напр.,:Клас 2, блок живлення (згідно UL1310)Блок живлення SELV (низька напруга безпеки) з відповідним внутрішнім або зовнішнім обмеженням вихідного струмуЗверніть увагу на нижчезазначені додаткові фактори впливу на робочу напругу:Можливість зменшення вихідної напруги блоку живлення під номінальним навантаженням (напр., при значеннях струму датчика 20,5 мA або 22 мA в стані відмови)Вплив інших приладів електричного кола (див. значення навантаження в розділі ""Технічні дані")З\'єднувальний кабельПрилад постачається з приєднаним кабелем. Для подовження кабелю ми рекомендуємо двопровідний екранований кабель.В багатоточковому режимі HART, як правило, необхідний екранований кабель.Екранування кабелю і заземленняМи рекомендуємо встановлювати кабельний екран на потенціал землі з боку живлення.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e95';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e95'] = 'Призначення проводів з\'єднувального кабелюПризначення проводів постійно під\'єднаного з\'єднувального кабелю   Колір проводу Функція Полярність 1 Чорний Живлення, вихід сигналу Плюс (+) 2 Білий Живлення, вихід сигналу Мінус (-) 3 Екранування';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e98';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e98'] = 'Після під\'єднання до джерела живлення виконується самоперевірка приладу:Внутрішня перевірка електронікиВихідний сигнал налаштовується на несправністьПісля цього на сигнальній лінії видається актуальний результат вимірювання.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e102';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e102'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e104';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e104'] = 'Прилади з бездротовим інтерфейсом Bluetooth захищені від несанкційованого доступу. Отримувати результати вимірювання і значення стану, а також змінювати налаштування приладу через цей інтерфейс можуть лише авторизовані особи.Bluetooth PINДля встановлення зв\'язку з приладом управління (смартфоном/планшетом/ноутбуком) через Bluetooth необхідний PIN-код для Bluetooth, який задається один раз під час першого встановлення зв\'язку з приладом управління. Після цього код зберігається в приладі управління і його більше не потрібно іще раз вводити.PIN-код Bluetooth для кожного приладу індивідуальний. Він зазначений в інформаційному листі ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes", що постачається разом з приладом. Після першого встановлення зв\'язку користувач може змінити цей код. Після неправильного вводу PIN-коду Bluetooth його можна повторно задати лише після закінчення певного часу очікування. Час очікування зростає з кожною спробою неправильного вводу коду.Bluetooth PUKКод Bluetooth PUK дозволяє встановити зв\'язок з Bluetooth, якщо PIN-код для Bluetooth більше невідомий. Цей код незмінний. Bluetooth PUK зазначений в інформаційному листі ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes". У разі втрати цього документу Bluetooth PUK можна запросити у контактної особи після легітимації даних. Збереження і передача кодів відмикання Bluetooth здійснюється завжди зашифровано (алгоритм SHA 256).';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e107';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e107'] = 'Налаштування (параметри) приладу можна захистити від несанкційованого доступу. В стані при поставці прилад не заблокований для налаштування, що дозволяє виконувати всі налаштування.PIN-код користувачаДля захисту параметрів користувач може заблокувати прилад за допомогою свого PIN-коду, що дозволяє лише зчитування, а не зміну налаштувань (параметрів). PIN-код також зберігається в приладі управління. На відміну від PIN-коду для Bluetooth цей код потрібно задавати кожного разу під час деблокування приладу. В застосунку або EDD збережений PIN-код користувача буде пропонуватися користувачеві для деблокування приладу.PUK-код доступу до приладуЗа допомогою PUK-код доступу до приладу можна розблокувати прилад, якщо PIN-код користувача більше невідомий. Цей код незмінний. PUK-код доступу до приладу зазначений в інформаційному листі ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes". У разі втрати цього документу PUK-код доступу до приладу можна запросити у контактної особи після легітимації даних. Збереження і передача PIN-кодів користувача здійнюється завжди зашифровано (алгоритм SHA 256).';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e111';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e111'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e113';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e113'] = 'Встановлення зв\'язкуЗапустіть застосунок. Мобільний кінцевий прилад автоматично буде шукати прилад з функцією Bluetooth в своєму оточенні.Ви отримаєте перелік знайдених приладів.Виберіть відповідний прилад із переліку.АвтентифікаціяПід час першого встановлення зв\'язку потрібно виконати автентифікацію приладу управління і датчика. Після першої правильної автентифікації кожне наступне встановлення зв\'язку здійснюється без повторного запиту автентифікації.Ввід коду доступу BluetoothДля автентифікації в наступному вікні меню потрібно задати 6-значний PIN-код для Bluetooth. Цей код міститься в інформаційному листі ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes" в упаковці приладу.ПриміткаПри введенні неправильного коду наступна спроба можлива лише через деякий час. Цей час збільшується з кожним наступним неправильним введенням коду.Зв\'язок встановленийПісля встановлення зв\'язку на відповідному приладі управління з\'являється операційне меню датчика.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e118';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e118'] = 'Конфігурація приладу виконується наступним чином:Завантажте SITRANS mobile IQ App із App Store на свій мобільний прилад і інсталюйте застосунок.Запустіть застосунок і Ви отримаєте перелік приладів в радіусі дії.Клікніть на прилад, з яким Ви хочете встановити зв\'язок. Для першого встановлення зв\'язку потрібно задати PIN-код (див. інформаційний лист Device Bluetooth and Parameter Access Codes). Після успішного вводу PIN-коду з\'явиться інформація щодо приладу.Для конфігурації датчика на відповідний тип застосування використайте Setup/Швидка початкова установка.Режим 1: ЄС, Албанія, Андорра, Азербайджан, Австралія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Велика Британія, Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Марокко, Молдавія, Монако, Чорногорія, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Сан-Маріно, Саудівська Аравія, Швейцарія, Сербія, Південна Африка, Туреччина, Україна, СШАРежим 2: Бразилія, Японія, Південна Корея, Тайвань, ТаїландРежим 3: Індія, МалайзіяРежим 4: Росія, КазахстанВимірювально-технічні властивості приладу можуть змінюватися в залежності від режиму (див. розділ ""Технічні дані, вхідне значення").Детальніша інформація міститься в документі ""Положення для мікрохвильових рівнемірів з радіотехнічними дозволами" на нашому вебсайті.Прилад підтримує багато інструментів діагностики, включаючи відображення профілю ехосигналу:';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e121';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e121'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e123';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e123'] = 'Опис приладу міститься в Enhanced Device Description (EDD) для програм управління DD, напр., PDM.DownloadSIMATIC PDM - пакет програмного забезпечення для початкової установки і технічного обслуговування приладів: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109755005 На сторінці підтримки на нашому вебсайті Ви можете перевірити актуальність версій SIMATIC PDM, Service Pack (SP) і Hotfix (HF):Software-Downloads: http://www.siemens.com/processinstrumentation/downloadsПерейдіть на: ""Автоматизовані системи керування > Системи керування технологічними процесами > SIMATIC PCS 7 > Системні компоненти > Управління виробничими ресурсами > SIMATIC PDM".ЗапускВиконайте наступні дії:Запустіть SIMATIC PDM, встановіть зв\'язок з приладом і завантажте дані з приладу.Змініть параметри в полі для параметрів. Натисніть на кнопку вводу даних. Поля стану називаються ""Змінено".Відкрийте меню ""Прилад > Завантаження даних з приладу…". Після цього виберіть ""Файл > Зберегти", щоб зберегти налаштування offline. Поля стану видаляються.PDM-структурне зображення EDD Offline, запускPDM-структурне зображення EDD Offline, продовженняПроцедураВиберіть ""Прилад / Асистент > Швидкий запуск", щоб виконати початкову установку. Виконайте дії початкової установки відповідно до застосування.Асистент швидкого запуску PDMВиберіть ""Прилад > Службові програми для зображення ехосигналів", щоб підтвердити якість сигналу. Виберіть криві, які потрібно завантажити в зображення ехосигналів ""Завантажити вибрані криві". Криві і інша діагностична інформація будуть завантажені через приблизно 45 секунд.Блакитна лінія - Зображення ехосигналівЧервона лінія - TVTКоричнева лінія - Автоматична пам\'ять перешкод (якщо активована)Зображення ехосигналів PDMДля створення нової кривої AFES зайдіть на ""Асистенти > Автоматична пам\'ять перешкод" із меню приладу і задайте відстань до поверхні матеріалу.SIMATIC PDM підтримує багато інших корисних функцій, діагностику та попереджувальне обслуговування. Детальна інформація міститься в довіднику SIMATIC PDM на https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109755005';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e127';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e127'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e129';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e129'] = 'Технічне обслуговуванняПри використанні за призначенням в звичайному режимі експлуатації прилад не потребує особливого технічного обслуговування.Заходи проти налипаньНалипання матеріалу на антенній системі може вплинути на результат вимірювання. Тому в залежності від датчика і умов застосування слід вживати заходів для попередження накопичення осаду матеріалу або виконувати періодичне очищення антенної системи.ОчищенняОчищення допомагає зберегти видимість шильдика і маркування на пристрої.Зверніть увагу на наступне:Використовуйте лише очищувальні засоби, які не роз\'їдають корпус, шильдик і ущільнення.Використовуйте лише методи очищення, які відповідають виду захисту пристрою.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e132';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e132'] = 'Дії при несправностяхПідприємство, що експлуатує обладнання, повинно вжити необхідних заходів щодо усунення несправностей, які виникли.Причини несправностейПрилад характеризується високою експлуатаційною надійністю, але в процесі експлуатації можуть все-таки виникнути несправності, причиною яких можуть стати, напр.,:ДатчикПроцесЖивленняФормування сигналуУсунення несправностейПершочергові заходи:Аналіз повідомлень про помилкиПеревірка вихідного сигналуОбробка помилок вимірюванняДодаткові можливості діагностики пропонуються через кінцевий мобільний прилад (смартфон/планшет) з застосунком або ПК/ноутбуком з PDM і відповідним EDD. В багатьох випадках в такий спосіб можна виявити причину і усунути несправність.Порядок дій після усунення несправностейВ залежності від причини несправності і вжитих заходів потрібно знову виконати налаштування, описані в розділі ""Початкова установка", або перевірити їх достовірність і повноту.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e135';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e135'] = 'Сигнал 4 … 20 mAПід\'єднайте мультиметр у відповідному діапазоні вимірювання відповідно до схеми під\'єднання. В наступній таблиці зазначені можливі помилки сигналу струму і заходи щодо їх усунення: Помилка Причина Усунення Нестабільний сигнал 4 … 20 mA Коливання величини вимірювання Налаштувати демпфування Відсутній сигнал 4 … 20 mA Порушення електричного під\'єднання Перевірити під\'єднання і виправити у разі необхідності Відсутнє живлення Перевірити цілісність проводів і за необхідністю відремонтувати Робоча напруга занадто низька, занадто високий опір навантаження Перевірити і за необхідністю відрегулювати Сигнал струму більше 22 mA, менше 3,6 mA Несправна електроніка датчика Замінити прилад або в залежності від виконання відіслати на ремонт';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e138';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e138'] = 'Прилад оснащений функцією самоконтролю і діагностики згідно NE 107 і VDI/VDE 2650. Детальні повідомлення про помилки, що відповідають зазначеним в таблиці повідомленням про стан, відображаються в пункті меню Діагностика" за допомогою відповідного інструменту управління.Повідомлення про станПовідомлення про стан розділяються на наступні категорії:ВідмоваФункціональний контрольПоза специфікацієюПотреба в технічному обслуговуванніі позначаються відповідними піктограмами:Відмова (Failure) - червонийПоза специфікацією (Out of specification) - жовтийФункціональний контроль (Function check) - помаранчевийПотреба в технічному обслуговуванні (Maintenance) - блакитнийПіктограми повідомлень про стан Відмова (Failure): Виявлене порушення функції, прилад видає повідомлення про несправність.Це повідомлення про стан завжди активоване. Дезактивація користувачем неможлива. Функціональний контроль (Function check): Прилад використовується для вимірювання, значення вимірювання тимчасово недійсне (напр., під час моделювання).Це повідомлення про стан за замовчуванням дезактивоване. Поза специфікацією (Out of specification): Значення вимірювання ненадійне, оскільки перевищені дані специфікації приладу (напр., температури електроніки).Це повідомлення про стан за замовчуванням дезактивоване. Потреба в технічному обслуговуванні (Maintenance): Функція приладу обмежена зовнішнім впливом. Вимірювання знаходиться під впливом, результат вимірювання іще недійсний. Для попередження відмови в найближчий час (напр., із-за утворення налипань) потрібно запланувати технічне обслуговування.Це повідомлення про стан за замовчуванням дезактивоване.Failure Код Текстове повідомлення Причина Усунення DevSpec State in CMD 48 F013 Відсутній результат вимірювання Відсутній результат вимірювання в пусковій фазі або під час експлуатації Перевірити або виправити монтаж і/або параметрування Очистити антенну систему байт 5, біт 0 байта 0 … 5 F017 Діапазон налаштування занадто малий Налаштування поза специфікацією Змінити налаштування відповідно до граничних значень (різниця між Min. і Max. ≥ 10 мм) байт 5, біт 1 байта 0 … 5 F025 Помилка в таблиці лінеаризації Опорні точки зростають не в безперервній послідовності, напр., із-за нелогічної пари значень Перевірити таблицю лінеаризації Видалити таблицю/створити знову байт 5, біт 2 байта 0 … 5 F036 Відсутнє робоче ПЗ Помилка контрольної суми при невдалому або перерваному оновленні ПЗ Повторити оновлення ПЗ Відправити пристрій на ремонт байт 5, біт 3 байта 0 … 5 F040 Помилка в електроніці Перевищення граничного значення під час обробки сигналу Помилка апаратного забезпечення Виконати перезапуск приладу Відправити пристрій на ремонт байт 5, байт 5, біт 4 байта 0 … 5 F080 Загальна помилка ПЗ Загальна помилка ПЗ Виконати перезапуск приладу байт 5, байт 5, біт 5 байта 0 … 5 F105 Іде пошук результату вимірювання Прилад знаходиться іще в пусковій фазі, поки що не можна отримати результат вимірювання Зачекати завершення пускової фази Тривалість в залежності від умов вимірювання і параметрування до 3 хвилин байт 5, байт 5, біт 6 байта 0 … 5 F260 Помилка в калібруванні Помилка контрольної суми в значеннях калібрування Помилка в EEPROM Відправити пристрій на ремонт байт 4, біт 0 байта 0 … 5 F261 Помилка в налаштуванні приладу Помилка при початковій установці Помилка в пам\'яті перешкод Помилка при виконанні перезавантажування Повторити початкову установку Виконати перезавантаження байт 4, біт 1 байта 0 … 5 F265 Порушення функції вимірювання Порушена послідовність виконання програми функції вимірювання Прилад автоматично перезапускається байт 4, біт 3 байта 0 … 5Function check Код Текстове повідомлення Причина Усунення DevSpec State in CMD 48 C700 Моделювання активоване Моделювання активоване Завершити моделювання Зачекати, поки процес автоматично не завершиться через 60 хвилин Моделювання активоване" в "Стандартному статусі 0"Out of specification Код Текстове повідомлення Причина Усунення DevSpec State in CMD 48 S600 Недопустима температура електроніки Температура електроніки не в межах специфікації Перевірити температуру навколишнього середовища Ізолювати електроніку байт 23, біт 4 байта 14 … 24 S601 Переповнення Небезпека переповнення ємності Забезпечити невиконання подальшого наповнення ємності Перевірити рівень в ємності байт 23, біт 5 байта 14 … 24 S603 Недопустима напруга живлення Напруга на клемах занадто низька Перевірити напругу на клемах, підвищити робочу напругу байт 23, біт 6 байта 14 … 24Maintenance Код Текстове повідомлення Причина Усунення DevSpec State in CMD 48 M500 Помилка в стані при поставці При перезавантаженні до стану при поставці дані не відновилися Повторити перезавантаження Завантажити в датчик файл XML з даними датчика Біт 0 байту 14 … 24 M501 Помилка в неактивованій таблиці лінеаризації Апаратна помилка EEPROM Відправити пристрій на ремонт Біт 1 байту 14 … 24 M507 Помилка в налаштуванні приладу Помилка при початковій установці Помилка при виконанні перезавантажування Помилка в пам\'яті перешкод Виконати перезавантаження і повторити початкову установку Біт 7 байту 14 … 24 M508 Відсутнє робоче програмне забезпечення для Bluetooth Помилка контрольної суми в програмному забезпеченні для Bluetooth Виконати оновлення ПЗ Біт 8 байту 14 … 24 M509 Оновлення програмного забезпечення в процесі Оновлення програмного забезпечення в процесі Зачекати, поки не закінчиться оновлення програмного забезпечення Біт 9 байту 14 … 24 M510 Відсутній зв\'язок з головним контролером Помилка в комунікації між головною електронікою і модулем дисплея Перевірити з\'єднувальний кабель до дисплея Відправити пристрій на ремонт Біт 10 байту 14 … 24 M511 Несумісність конфігурації ПЗ Блок програмного забезпечення потребує оновлення Виконати оновлення ПЗ Біт 11 байту 14 … 24';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e141';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e141'] = 'В нижчезазначених таблицях містять типові приклади помилок вимірювання, обумовлених сферою застосування.Рисунки в колонці ""Опис помилки" показують фактичне значення рівня пунктиром, а значення рівня, що видається датчиком - суцільною лінією.Дійсний рівеньРівень, що видається датчикомОбробка помилок вимірюванняПриміткаЯкщо датчик показує постійне значення рівня, причиною може бути також встановлення стану відмови виходу струму на ""Значення не змінювати".При занадто малому значенні рівня причиною може бути також занадто високий опір на лінії.Таблиця 10.1: Рідини: помилка вимірювання при постійному рівні Опис помилки Причина Усунення Результат вимірювання показує занадто низький або занадто високий рівень Неправильне налаштування Min./Max. Виправити налаштування Min./Max. Неправильна крива лінеаризації Виправити криву лінеаризації Стрибок результату вимірювання у напрямку 100 % Обумовлене процесом падіння амплітуди ехосигналу від матеріалу Не створена пам\'ять перешкод Створити пам\'ять перешкод Зміна амплітуди або місця помилкового ехосигналу (напр., конденсат, налипання); пам\'ять перешкод більше не підходить до процесу Визначити причину зміни помилкового ехосигналу, створити пам\'ять перешкод, напр., з конденсатом.Таблиця 10.2: Рідини: помилка вимірювання при наповненні Опис помилки Причина Усунення Результат вимірювання при наповненні стоїть на місці Помилкові ехосигнали в ближній зоні занадто високі або ехосигнал від матеріалу занадто низький Сильне піноутворення або вихороутворення Неправильне налаштування Max. Усунути помилкові ехосигнали в ближній зоні Перевірити місце вимірювання: Антена повинна виступати із різьбового патрубка, можливі помилкові ехосигнали від фланцевих патрубків? Усунути забруднення на антені Якщо помилка обумовлена конструкціями в ближній зоні, змінити напрямок поляризації Створити нову пам\'ять перешкод Виправити налаштування Max. Результат вимірювання перестрибує при наповненні у напрямку 0 % Ехосигнал рівня в якомусь положенні помилкового ехосигналу може не відрізнятися від помилкового ехосигналу (стрибок на багаторазовий ехосигнал) Якщо помилка обумовлена конструкціями в ближній зоні: змінити напрямок поляризації Вибрати більш сприятливу монтажну позицію Результат вимірювання перестрибує при наповненні у напрямку 100 % Із-за сильної турбулентності і піноутворення при наповненні падає амплітуда ехосигналу від матеріалу і результат вимірювання перестрибує на помилковий ехосигнал Створити пам\'ять перешкод Спорадичний стрибок результату вимірювання при наповненні на 100 % Варіюється конденсат або забруднення на антені Створити пам\'ять перешкод або шляхом редагування підвищити пам\'ять перешкод з конденсатом/забрудненням в ближній зоні Результат вимірювання перестрибує на ≥ 100 % або відстань 0 м Відсутність реєстрації ехосигналу рівня в ближній зоні внаслідок піноутворення або перешкод в ближній зоні. Датчик переходить в стан захисту від переповнення. Видається макс. рівень (відстань 0 м) і повідомлення про стан ""Захист від переповнення". Перевірити місце вимірювання: Антена повинна виступати із різьбового патрубка, можливі помилкові ехосигнали від фланцевих патрубків? Усунути забруднення на антеніТаблиця 10.3: Рідини: помилка вимірювання при спорожненні Опис помилки Причина Усунення Результат вимірювання при спорожненні стоїть на місці в ближній зоні Помилковий ехосигнал сильніший, ніж ехосигнал рівня Ехосигнал рівня занадто слабий Перевірити місце вимірювання: Антена повинна виступати із різьбового патрубка, можливі помилкові ехосигнали від фланцевих патрубків? Усунути забруднення на антені Якщо помилка обумовлена конструкціями в ближній зоні: змінити напрямок поляризації Після усунення помилкових ехосигналів потрібно видалити стару і створити нову пам\'ять перешкод Спорадичний стрибок результату вимірювання при спорожненні у напрямку 100 % Варіюється конденсат або забруднення на антені Створити пам\'ять перешкод або шляхом редагування підвищити пам\'ять перешкод в ближній зоніТаблиця 10.4: Сипучий матеріал: помилка вимірювання при постійному рівні Опис помилки Причина Усунення Результат вимірювання показує занадто низький або занадто високий рівень Неправильне налаштування Min./Max. Виправити налаштування Min./Max. Неправильна крива лінеаризації Виправити криву лінеаризації Стрибок результату вимірювання у напрямку 100 % Обумовлене процесом падіння амплітуди ехосигналу від матеріалу Не створена пам\'ять перешкод Створити пам\'ять перешкод Зміна амплітуди або місця помилкового ехосигналу (напр., конденсат, налипання); пам\'ять перешкод більше не підходить до процесу Визначити причину зміни помилкового ехосигналу, створити пам\'ять перешкод, напр., з конденсатом.Таблиця 10.5: Сипучий матеріал: помилка вимірювання при наповненні Опис помилки Причина Усунення Результат вимірювання перестрибує при наповненні у напрямку 0 % Ехосигнал рівня в якомусь положенні помилкового ехосигналу може не відрізнятися від помилкового ехосигналу (стрибок на багаторазовий ехосигнал) Видалити/зменшити помилковий сигнал: зменшити наявність конструкцій, що створюють помилкові сигнали, шляхом зміни напрямку поляризації Вибрати більш сприятливу монтажну позицію Поперечне відображення на випускній воронці, амплітуда ехосигналу поперечного відображення більша, ніж ехосигнал рівня Зорієнтувати датчик на протилежний бік воронки, виключити перетин з потоком наповнення Результат вимірювання коливається на 10 … 20 % Різні ехосигнали від нерівної поверхні матеріалу, напр., при насипному конусі Перевірити параметр "Тип середовища" і за необхідності налаштувати Оптимізувати монтажне положення і орієнтацію датчика Відображення від поверхні матеріалу внаслідок відхилення від стінки ємності Вибрати вигіднішу монтажну позицію, оптимізувати орієнтацію датчика, напр., за допомогою поворотного кріплення Спорадичний стрибок результату вимірювання при наповненні на 100 % Змінний конденсат або забруднення на антені Створити пам\'ять перешкод або шляхом редагування підвищити пам\'ять перешкод з конденсатом/забрудненням в ближній зоніТаблиця 10.6: Сипучий матеріал: помилка вимірювання при спорожненні Опис помилки Причина Усунення Результат вимірювання при спорожненні стоїть на місці в ближній зоні Помилковий ехосигнал сильніший ехосигналу рівня або ехосигнал рівня занадто слабкий Усунути помилкові ехосигнали в ближній зоні. При цьому перевірити наступне: антена повинна виступати із патрубка Усунути забруднення на антені Зменшити наявність конструкцій, що створюють помилкові сигнали, в ближній зоні шляхом зміни напрямку поляризації Після усунення помилкових ехосигналів потрібно видалити стару і створити нову пам\'ять перешкод Спорадичний стрибок результату вимірювання при спорожненні у напрямку 100 % Змінний конденсат або забруднення на антені Створити пам\'ять перешкод або шляхом редагування підвищити пам\'ять перешкод в ближній зоні Результат вимірювання коливається на 10 … 20 % Різні ехосигнали від нерівної поверхні матеріалу, напр., при випускній воронці Перевірити параметр "Тип середовища" і за необхідності налаштувати Відображення від поверхні матеріалу внаслідок відхилення від стінки ємності Оптимізувати монтажне положення і орієнтацію датчика';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e145';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e145'] = 'Покладіть накладну, супровідний документ для повернення продукції і декларацію про дезактивацію в прозорий конверт і прикріпіть його зовні на упаковці. Прилади/запчастини, що повертаються без декларації про дезактивацію, підлягають кваліфікованому очищенню за Ваш рахунок.Необхідні формуляри:НакладнаСупровідний документ для повернення продукції з наступними даними: https://www.siemens.com/processinstrumentation/returngoodsnoteПродукт (артикульна назва)Кількість приладів/запчастин, що повертаютьсяПричина поверненняДекларація про дезактивацію https://www.siemens.com/sc/declarationofdecontaminationВ цій декларації Ви гарантуєте, що прилад/запчастина пройшов/пройшла ретельне очищення і не має забруднень. Прилад/запчастина не несе в собі небезпеки для людей і навколишнього середовища.У разі контакту приладу/запчастини, що повертається, з отруйними, їдкими, займистими речовинами або речовинами, що забруднюють воду, перед повернення приладу/запчастини його/її потрібно очистити шляхом очищення та дезактивації, щоб звільнити всі пустоти від небезпечних речовин. Проконтролюйте виконане очищення.Прилади/запчастити, що повертаються без декларації про дезактивацію, підлягають кваліфікованому очищенню за Ваш рахунок.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e148';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e148'] = 'Технічна підтримкаЯкщо в цій документації Ви не знайшли всі відповіді на Ваші технічні запитання, зверніться в службу технічної підтримки: www.siemens.com/automation/support-request.Детальніша інформація щодо технічної підтримки міститься тут: www.siemens.com/automation/csi/serviceСервіс і підтримка в ІнтернетіДодатково до документації компанія "Siemens" пропонує онлайн-підтримку: www.siemens.com/automation/service&supportКонтактна особаУ разі виникнення додаткових запитань щодо приладу зверніться, будь ласка, в місцеве представництво компанії "Siemens": www.automation.siemens.com/partnerДля пошуку контактної особи для Вашого приладу зайдіть на ""Всі продукти і галузі" і виберіть ""Продукти і послуги > Автоматизовані системи керування технологічними процесами > Контрольно-вимірювальне обладнання".ДокументаціяДокументація для різних продуктів і систем міститься тут: www.siemens.com/processinstrumentation/documentation.СертифікатиСертифікати можна знайти в Інтернеті: www.siemens.com/processinstrumentation/certificates або на доданому DVD.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e151';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e151'] = 'За необхідності ремонту зверніться в компанію "Siemens". Представництва компанії: www.siemens.com/processautomation.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e155';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e155'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e157';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e157'] = 'Для демонтажу приладу потрібно виконати операції розділу ""Монтаж" і ""Під\'єднання до джерела живлення" у зворотному порядку.ПОПЕРЕДЖЕННЯПід час демонтажу слід звернути увагу на умови процесу в ємностях або трубопроводах. Небезпека травм надходить, наприклад, від високого тиску або високих температур та агресивних і токсичних речовин. Уникайте цього шляхом вживання захисних заходів.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e160';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e160'] = 'Для утилізації пристрій потрібно відправити в спеціалізоване підприємство, а не в комунальні пункти збору відходів.Попередньо витягніть наявні батареї в приладі, якщо їх можна видалити із приладу, та віддайте їх окремо на утилізацію.Якщо на старому приладі є особисті дані, їх потрібно видалити перед утилізацією.За відсутності можливості кваліфікованої утилізації відпрацьованих приладів зверніться до нас з проханням про прийом і утилізацію.Детальна інформація щодо приладів з батареями міститься тут: (https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479891/)Примітка Необхідність окремої утилізації Прилад містить компоненти, які потрібно утилізувати окремо.Утилізуйте прилад через місцеве підприємство з утилізації відходів екологічно безпечним та правильним способом.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e164';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e164'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e166';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e166'] = 'РадарПрилад пройшов перевірку і отримав дозвіл відповідно до актуальної редакції національних норм або стандартів.Положення про застосування містяться в документі ""Положення для мікрохвильових рівнемірів з радіотехнічними дозволами" на нашому вебсайті.BluetoothРадіомодуль Bluetooth в приладі був перевірений і отримав дозвіл згідно актуальної редакції відповідних національних норм або стандартів.Підтвердження та правила застосування приладу містяться в документі ""Радіотехнічні дозволи" або на www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e169';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e169'] = 'Для цієї серії приладів є доступними або знаходяться на стадії підготовки сертифіковані виконання для застосування у вибухонебезпечних зонах.Відповідні документи містяться на www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e172';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e172'] = 'Для цієї серії приладів є доступними або знаходяться на стадії підготовки сертифіковані виконання для використання на судах.Відповідні документи містяться на www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e175';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e175'] = 'Для цієї серії приладів є доступними або знаходяться на стадії підготовки сертифіковані виконання для застосування в якості компоненту захисту від переповнення.Відповідні дозволи містяться на www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e178';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e178'] = 'Для цієї серії приладу є доступними або перебувають на стадії підготовки виконання для застосування в харчовій та фармацевтичній промисловості.Відповідні довідки містяться на auf www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e182';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e182'] = 'Прилад виконує законодавчі вимоги відповідних національних приписів або технічних правил. Ми підтверджуємо відповідність за допомогою маркування.Декларації відповідності Ви знайдете на www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e185';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e185'] = 'Об\'єднання NAMUR представляє інтереси підприємств галузей німецької промисловості, в яких застосовуються автоматизовані системи керування технологічними процесами виробництва. Видані рекомендації NAMUR вважаються стандартом у галузі промислової автоматизації.Прилад відповідає вимогам нижчезазначених рекомендацій NAMUR:NE 21 – Електромагнітна сумісність обладнанняNE 43 – Рівень сигналу для інформації про несправності вимірювальних перетворювачівNE 53 – Сумісність промислових приладів з елементами індикації та налагодженняNE 107 – Самоконтроль та діагностика промислових приладівДетальнішу інформацію дивіться на www.namur.de.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e189';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e189'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e191';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e191'] = 'Примітка щодо приладів, допущених до використанняСпецифікації приладу: Компанія "Siemens" намагається дотримуватися цих специфікацій, залишаючи за собою право їх зміни.Специфічні дозволи для приладу: Специфічні дозволи для приладу завжди містяться на шильдику приладу.Матеріали і вага Матеріали, що контактують з продуктом АнтенаPVDFКонтргайкаaPP Матеріали, що не контактують з продуктом КорпусPVDFУщільнення отвору для кабельного вводуFKMЗ\'єднувальний кабельPVCВагаПрилад0,7 кг (1.543 lbs)З\'єднувальний кабель0,1 кг/мМонтажне з\'єднанняРізьба G1, R1, 1 NPTВхідна величинаВеличина вимірюванняВимірювальна величина - це відстань між краєм антени датчика і поверхнею матеріалу. Край антени слугує також базовою площиною для вимірювання.Діапазон вимірюванняa0 … 30 m (0 … 98.43 ft)Мінімальна відстань вимірюванняbРежим 1, 2, 40 mm (0 in)Режим 3≥ 250 mm (9.843 in)Базова площинаВеличина вимірювання, макс. діапазон вимірюванняДані вхідної величиниПускова фазаЧас пуску для UB = 12 V DC, 18 V DC, 24 V DC< 15 sПусковий струм для тривалості запуску≤ 3,6 mAСпоживана потужністьUB OnЧас пускуВидача результату вимірюванняUB OffЧас пуску і видача результату вимірювання Струм датчика Робоча напруга 12 V DC 18 V DC 24 V DC ≤ 3,6 mA < 45 mW < 65 mW < 90 mW 4 mA < 50 mW < 75 mW < 100 mW 20 mA < 245 mW < 370 mW < 485 mWВихідна величинаВихідний сигнал4 … 20 mA/HARTДіапазон вихідного сигналу3,8 … 20,5 mA/HART (заводські налаштування)Роздільна здатність сигналу0,3 µAРоздільна здатність вимірювання, цифрова1 mm (0.039 in)Сигнал несправності - Вихід струму (можна налаштувати)≤ 3,6 mA, ≥ 21 mA, останній дійсний результат вимірюванняМакс. вихідний струм22 mAПусковий струм≤ 3,6 mA; ≤ 10 mA для 5 ms після увімкненняНавантаження545 Ом при 24 V DCДемпфування (63 % вхідного значення), можна налаштувати0 … 999 sВихідні значення HARTaPV (Primary Value)Lin.-відсоткиSV (Secondary Value)ВідстаньTV (Third Value)Надійність вимірюванняQV (Fourth Value)Температура електронікиВиконана специфікація HART7.0Детальна інформація про ID виробника, ID приладу, перевірку приладуДив. веб-сайт FieldComm GroupПохибка вимірювання (згідно DIN EN 60770-1)Еталонні умови процесу згідно DIN EN 61298-1Температура+18 … +30 °C (+64 … +86 °F)Відносна вологість повітря45 … 75 %Тиск повітря860 … 1060 mbar/86 … 106 kPa (12.5 … 15.4 psig)Еталонні умови монтажуВідстань до конструкцій> 200 mm (7.874 in)РефлекторПлаский пластинчастий рефлектор Помилкові відображенняНайсильніший помилковий сигнал на 20 dB слабший, ніж корисний сигналПохибка вимірювання в рідинах≤ 2 mm (відстань вимірювання > 0,25 m/0.8202 ft) або ±10 mm (відстань вимірювання 0 … 0,25 m/0.8202 ft)Неповторюваністьa≤ 2 mmПохибка вимірювання для сипучих матеріалівЗначення дуже залежать від сфери застосування. Тому зазначення даних, що підлягають обов\'язковому виконанню, неможливе.Фактори впливу на точність вимірювання2 Дані дійсні для цифрового значення Температурний дрейф - Цифрове значення< 3 мм/10 K, макс. 5 мм Дані діють додатково для виходу струму Температурний дрейф - Вихід струму< 0,03 %/10 K або макс. 0,3 % відносно діапазону 16,7 mAПохибка на виході струму внаслідок аналого-цифрового перетворення< 15 µAДодаткова похибка вимірювання внаслідок електромагнітних перешкодЗгідно NAMUR NE 21< 80 µAЗгідно EN 61326-1НемаєЗгідно IACS E10 (суднобудівництво)/IEC 60945< 250 µAХарактеристики вимірювання і показники потужностіЧастота вимірюванняДіапазон W (технологія 80 GHz)Тривалість циклу вимірюванняa≤ 250 msЧас реакції на стрибок сигналуb≤ 3 sШирина діаграми спрямованості c4°Діелектрична стала> 1,6Умови навколишнього середовищаТемпература навколишнього середовища-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)Температура зберігання та транспортування-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)Механічні умови навколишнього середовищаВібрації (коливання)Клас 4M8 згідно IEC 60721-3-4 (5 г для 4 … 200 Гц)Поштовхи (механічний шок)Клас 6M4 згідно IEC 60721-3-6 (50 г, 2,3 мс)Ударна стійкістьIK07 згідно IEC 62262Умови процесуДля умов процесу слід додатково враховувати дані на шильдику: дійсним є найнижче значення.Температура процесу-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)Тиск процесу-1 … 3 bar (-100 … 300 kPa/-14.5 … 43.51 psig)Інтерфейс для BluetoothСтандартний BluetoothBluetooth 5.0Частота2,402 … 2,480 GHzМакс. випромінювана потужність+2,2 dBmМакс. кількість абонентів1Радіус діїтиповий 25 м (82 ft)В залежності від місцевих умовУправлінняМобільний кінцевий приладSITRANS mobile IQЖивленняРобоча напруга UBпри 4 mA12 … 35 V DCпри 20 mA9 … 35 V DCЗахист проти інверсії полярностіВбудованийЗахист від перенапругиЕлектрична міцність по відношенню до металевих монтажних деталей> 10 kVЗахист від перенапруги (імпульсна випробувальна напруга 1,2/50 µs на 42 Ω)> 1000 VДодатковий пристрій захисту від перенапругиНеобхідність, як правило, відсутня завдяки електроніці з нульовим потенціалом і вживанню багатьох ізоляційних заходів.Електричні заходи захистуСтупінь захистуIP66/IP68 (3 bar, 24 h) згідно IEC 60529,Тип 6P згідно UL 50Висота над рівнем моря5000 m (16404 ft)Клас захистуIIIРівень забруднення4';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e194';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e194'] = 'Розміри SITRANS LR120';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e197';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e197'] = 'Open source software components are also used in this device. A documentation of these components with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers can be found on our homepage.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e200';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e200'] = 'Всі марки, торгові і фірмові найменування, що використовуються, є власністю їх законного власника/автора.';
			