var g_sepIdx = [];
//g_searchEnginePlainTextArray -> treeId | TopicText
var g_searchEnginePlainTextArray = [];
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e17';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e17'] = 'Instruções de segurança para áreas Ex:AVISOObserve em aplicações Ex as instruções de segurança específicas. Tais instruções são fornecidas com todos os dispositivo com homologação EX e constituem parte integrante do manual de instruções.Versão redacional: 2023-10-26';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e19';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e19'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e21';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e21'] = 'O presente manual fornece-lhe as informações necessárias para a montagem, conexão e colocação do dispositivo em funcionamento, além de instruções importantes para a manutenção, eliminação de falhas e troca de componentes. Leia-o, portanto, antes do comissionamento e guarde-o bem como parte do produto, próximo ao dispositivo e sempre acessível.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e24';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e24'] = 'Este manual de instruções destina-se a pessoal devidamente formado e qualificado, deve ficar acessível a esse pessoal e seu conteúdo tem que ser aplicado.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e27';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e27'] = 'Informação, nota, dica: este símbolo identifica informações adicionais úteis e dicas para um bom trabalho.Nota: este símbolo identifica notas para evitar falhas, erros de funcionamento, danos no dispositivo e na instalação.Cuidado: ignorar informações marcadas com este símbolo pode provocar danos em pessoas.Advertência: ignorar informações marcadas com este símbolo pode provocar danos sérios ou fatais em pessoas.Perigo: ignorar informações marcadas com este símbolo provocará danos sérios ou fatais em pessoas. Aplicações em áreas com perigo de explosão Este símbolo indica informações especiais para aplicações em áreas com perigo de explosão. • Lista O ponto antes do texto indica uma lista sem sequência obrigatória. 1 Sequência definida Números antes do texto indicam passos a serem executados numa sequência definida. Eliminação Este símbolo indica informações especiais para aplicações para a eliminação.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e32';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e32'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e34';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e34'] = 'Todas as ações descritas nesta documentação só podem ser efetuadas por pessoal técnico devidamente qualificado e autorizado.Ao efetuar trabalhos no e com o dispositivo, utilize o equipamento de proteção pessoal necessário.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e37';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e37'] = 'O SITRANS LR120 é um instrument para a medição contínua de nível de enchimento.Informações detalhadas sobre a área de utilização podem ser lidas no capítulo ""Descrição do produto".A segurança operacional do dispositivo só ficará garantida se ele for utilizado conforme a sua finalidade e de acordo com as informações contidas no manual de instruções e em eventuais instruções complementares.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e40';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e40'] = 'Se o produto for utilizado de forma incorreta ou não de acordo com a sua finalidade, podem surgir deste dispositivo perigos específicos da aplicação, por exemplo, um transbordo do reservatório, devido à montagem errada ou ajuste inadequado. Isso pode causar danos materiais, pessoais ou ambientais. Isso pode prejudicar também as propriedades de proteção do dispositivo.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e43';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e43'] = 'O dispositivo atende aos padrões técnicos atuais, sob observação dos respectivos regulamentos e diretrizes. Ele só pode ser utilizado se estiver em perfeito estado técnico e um funcionamento seguro esteja garantido. A empresa proprietária do dispositivo é responsável pelo seu funcionamento correto. No caso de uso em produtos agressivos ou corrosivos que possam danificar o dispositivo, o usuário tem que se assegurar, através de medidas apropriadas, do seu funcionamento correto.É necessário observar as instruções de segurança contidas neste manual, os padrões nacionais de instalação e os regulamentos vigentes relativos à segurança e à prevenção de acidentes também precisam ser observados.Por motivos de segurança e garantia, intervenções que forem além dos manuseios descritos no manual de instruções só podem ser efetuadas por pessoal autorizado por nós. Modificações feitas por conta própria são expressamente proibidas. Por motivos de segurança, só podem ser usados acessórios indicados por nós.Para evitar perigos, devem ser respeitadas as sinalizações e instruções de segurança fixadas no dispositivo.A baixa potência de transmissão do instrument de radar encontra-se muito abaixo dos valores-limites internacionalmente admissíveis. Se os Dispositivos forem utilizados corretamente, conforme a finalidade, não há perigo de danos à saúde. No capítulo ""Dados técnicos" pode ser consultada a faixa de banda da freqüência de medição.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e46';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e46'] = 'Através da frequência são defínidos os ajustes específicos do país ou da região. O modo operacional precisa obrigatoriamente ser definido no início da colocação em funcionamento no menu de configuração com ajuda Sitrans mobile IQ App.AVISOO funcionamento do aparelho requer que a respectiva frequência para o grupo de países ou da região seja selecionado constitui uma infração às disposições das homologações técnicas para transmissão por rádio do país ou da região em questão.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e50';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e50'] = 'Estas informações só tem validade para os USA e o Canadá. Portanto, o texto a seguir está disponível apenas em inglês.Installations in the US shall comply with the relevant requirements of the National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA).Installations in Canada shall comply with the relevant requirements of the Canadian Electrical Code (CEC Part I) (Canada).A Class 2 power supply unit has to be used for the installation in the USA and Canada.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e53';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e53'] = 'Siemens oferece produtos e soluções com funções de segurança industrial que suportam um funcionamento seguro de equipamentos, de sistemas, de máquinas e de redes.A fim de proteger equipamentos, sistemas, máquinas e redes contra perigos cyber, é necessário implementar uma concepção de segurança industrial completamente uniforme (e mantê-la contínuamente) que corresponda ao nível atual da técnica. Os produtos e as soluções da Siemens formam uma parte integrante de tal concepção.É da responsabilidade dos clientes impedir o acesso desautorizado aos seus equipamentos, aos seus sistemas, às suas máquinas e redes. Estes sistemas, máquinas e componentes só devem estar ligados com a rede da empresa ou com a internet se tiverem sido tomadas as respectivas medidas de proteção (por ex. Firewalls e/ou segmentação da rede).Maiores informações sobre possíveis medidas de proteção na área de segurança industrial podem ser encontradas em https://www.siemens.com/industrialsecurityOs produtos e soluções da Siemens são constantemente aperfeiçoados visando sempre uma maior segurança. A Siemens recomenda sempre fazer um update do produto logo que o mesmo esteja disponível e apenas a utilização de versões atuais de produtos. Utilizando-se versões antigas ou versões para as quais não haja mais suportes, aumenta-se o risco de ataques cyber.A fim de manter-se informado sobre updates de produtos, subscreva o Industrial Security RSS Feed da Siemens em https://www.siemens.com/industrialsecurity';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e57';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e57'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e59';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e59'] = 'Volume de fornecimentoSão fornecidos os seguintes componentes:Instrument de radar SITRANS LR120Folheto informativo ""Documentos e software" com:Número de série do dispositivoCódigo QR com link para escaneamento diretoFolheto informativo ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes" com: Bluetooth PIN Bluetooth PUK Device Access PUK O escopo adicional de fornecimento consiste em:Documentação"Instruções de segurança" específicas para aplicações Ex (em modelos Ex)Homologação de radiotransmissãoSe for o caso, outros certificadosNotaNo manual de instruções são descritas também características opcionais do dispositivo. O respectivo volume de fornecimento depende da especificação da encomenda.ComponentesAntena de radarCaixa do sistema eletrônicoRosca para montagemCabo de ligaçãoComponentes do SITRANS LR120Placa de característicasA placa de características contém os dados mais importantes para a identificação e para a utilização do dispositivo:Tipo de dispositivoInformações sobre homologaçõesInformações sobre a configuraçãoDados técnicosNúmero de série do dispositivoCódigo Q para identificação do aparelhoCódigo numérico para o acesso Bluetooth (opcional)Informações do fabricante';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e62';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e62'] = 'Área de aplicaçãoO SITRANS LR120 é um instrument de radar para a medição contínua do nível de enchimento. Ele é apropriado para produtos líquidos e sólidos em quase todas as áreas industriais.Princípio de funcionamentoO dispositivo envia através de sua antena um sinal de radar contínuo, modulado por frequência. A frequência deste sinal altera-se em forma de dentes de serra. O sinal enviado é refletido pela superfície do produto de enchimento e captado pela antena como eco. Essa alteração de frequência é proporcional à distância e convertida ao nível de enchimento.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e65';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e65'] = 'Configuração sem fioAparelhos que disponham de um módulo Bluetooth integrado podem ser configurados sem fio por meio do Siemens mobile IQ App.InstrumentTerminal móvelConexão sem fio com aparelhos de configuração padrões com Bluetooth integrado LEConfiguração pela linha de sinaisEm aparelhos com saída de sinal 4 … 20 mA/HART é possível também uma configuração através de linha de sinais. Isto ocorre através de um adaptador de interface como também através de um PC/Notebook via SIMATIC PDM.InstrumentResistência HART 250 Ω (opcional, a depender do tipo de avaliação)Sistema centralControlador manualConexão do PC à linha de sinais';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e68';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e68'] = 'EmbalagemO seu dispositivo foi protegido para o transporte até o local de utilização por uma embalagem. Os esforços sofridos durante o transporte foram testados de acordo com a norma ISO 4180.A embalagem do dispositivo é de papelão, é ecológica e pode ser reciclada. Em modelos especiais é utilizada adicionalmente espuma ou folha de PE. Elimine o material da embalagem através de empresas especializadas em reciclagem.TransportePara o transporte têm que ser observadas as instruções apresentadas na embalagem. A não observância dessas instruções pode causar danos no dispositivo.Inspeção após o transporteImediatamente após o recebimento, controle se o produto está completo e se ocorreram eventuais danos durante o transporte. Danos causados pelo transporte ou falhas ocultas devem ser tratados do modo devido.ArmazenamentoAs embalagens devem ser mantidas fechadas até a montagem do dispositivo e devem ser observadas as marcas de orientação e de armazenamento apresentadas no exterior das mesmas.Caso não seja indicado algo diferente, guarde os dispositivos embalados somente sob as condições a seguir:Não armazenar ao ar livreArmazenar em lugar seco e livre de póNão expor a produtos agressivosProteger contra raios solaresEvitar vibrações mecânicasTemperatura de transporte e armazenamentoConsulte a temperatura de armazenamento e transporte em ""Anexo - Dados técnicos - Condições ambientais"Umidade relativa do ar de 20 … 85 %';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e71';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e71'] = 'Suporte de montagemO acessório de montagem serve para uma montagem estável do aparelho no ponto de medição. As peças estão disponíveis em diferentes modelos e tamanhos.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e75';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e75'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e77';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e77'] = 'Condições ambientaisO dispositivo é apropriado para condições ambientais normais e ampliadas conforme DIN/EN/BS EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1. Ele pode ser usado tanto em recinto fechado como ao ar livre.Condições do processoNotaPor razões de segurança, o dispositivo só pode ser utilizado dentro das condições admissíveis do processo. Informações a esse respeito podem ser encontradas no capítulo ""Dados técnicos" do manual de instruções na placa de características.Assegure-se, antes da montagem, de que todas as peças do dispositivo que se encontram no processo sejam apropriadas para as condições que regem o processo.Entre elas, especialmente:Peça ativa na mediçãoConexão do processoVedação do processoSão condições do processo especialmente:Pressão do processoTemperatura do processoPropriedades químicas dos produtosAbrasão e influências mecânicas';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e80';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e80'] = 'Cantoneira de montagemPara uma montagem na parede, recomendamos uma cantoneira com abertura para rosca G1. A fixação do aparelho na cantoneira ocorre através de uma contraporca G1 de plástico fornecida. Observe a distância recomendada para a parede indicada no capítulo ""Instruções de montagem".Montagem com uma cantoneira';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e83';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e83'] = 'Posição de montagemMonte o aparelho numa posição distante pelo menos 200 mm (7.874 in) da parede do reservatório. Se o aparelho for montado no centro de tampas côncavas ou redondas, podem surgir ecos múltiplos, que podem ser suprimidos através de uma devida calibração (vide ""colocação em funcionamento").Se esta distância não puder ser mantida, deveria ser realizado uma supressão de sinais falsos na colocação em funcionamento. Isso vale principalmente se houver perigo de aderências na parede do reservatório. Nesse caso, recomenda-se a realização da supressão de sinais falsos mais tarde, quando houver aderências.Montagem do instrument de radar em teto de reservatório redondoNível de referênciaO centro da lenta da antena é o início da faixa de medição e é ao mesmo tempo o nível de referência para a calibração mín./máx., vide o gráfico a seguir:Nível de referênciaNível de referênciaFluxo de entrada do produtoNão monte os dispositivos sobre ou no fluxo de enchimento. Assegure-se de que seja detectada a superfície do produto e não o seu fluxo de entrada.Montagem do instrument de radar no fluxo de entrada do produtoLuvaNa montagem em luva, a luva deveria ser o mais curta possível e sua extremidade deveria ser arredondada. Isso reduz reflexões falsas pela luva.A borda da antena deveria ficar saliente na luva no mínimo 5 mm (0.2 in).Recomendação para a montagem em luva do SITRANS LR120No caso de boas propriedades de reflexão do produto, o SITRANS LR120 pode ser montado também em luvas de tubo mais longas que a antena. A extremidade da luva deveria ser, nesse caso, lisa e sem rebarbas e, se possível, até arredondada.NotaEm montagem sobre luvas de tubo mais longas, é recomendável fazer uma supressão de sinais de interferência (vide capítulo ""Ajuste de parâmetros").Valores recomendados para o comprimentos das luvas podem ser consultados na figura ou na tabela a seguir. Os valores são derivados de aplicações típicas. São possíveis também comprimentos maiores que as dimensões recomendadas, entretanto, devem ser consideradas as condições locais.Montagem em luva de tubo com dimensões diferentes da luva Diâmetro da luva d Comprimento da luva h 80 mm 3" ≤ 300 mm ≤ 11.8 in 100 mm 4" ≤ 400 mm ≤ 15.8 in 150 mm 6" ≤ 600 mm ≤ 23.6 inAlinhamento - líquidosAlinhe o aparelho em líquidos de forma mais perpendicular possível em relação à superfície do produto, a fim de atingir resultados ideais na medição.Alinhamento em líquidosAgitadoresCaso haja um agitador no reservatório, deveria ser efetuada uma supressão de sinais falsos com o agitador em funcionamento. Isso garante que as reflexões de interferência do agitador sejam armazenadas em diferentes posições.AgitadoresFormação de espumaAtravés do enchimento, de agitadores e outros processos no reservatório, pode ocorrer na superfície do produto, em parte formação de espuma. Essa espuma pode amortecer significativamente o sinal enviado.Quando espumas causam erros de medição, deveriam ser utilizados instrumentes com radar guiado.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e86';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e86'] = 'MontagemAo montar o aparelho é necessário observar o seguinte:Montagem no lado da água de montante ou no lado de entradaMontagem no centro em relação à calha e vertical em relação à superfície do líquidoDistância para o estreitamento do canal ou à calha tipo VenturiDistância para altura máx. de diafragma ou calha para uma precisão ideal de medição: > 250 mm (9.843 in)1Exigências das homologações para a medição de débito, por ex. MCERTSCalha Curvas predefinidas: Uma medição de fluxo com essas curvas padrão é muito fácil de ser configurada, já que não são necessárias as dimensões da calha.Palmer-Bowlus-Flume (Q = k x h1,86)Venturi, represa trapezoidal, vertedouro retangular (Q = k x h1,5)V-Notch, vertedouro triangular (Q = k x h2,5) Calha com dimensões padrão ISO: Na seleção dessas curvas, é necessário conhecer as dimensões da calha e introduzi-las no assistente. Dessa forma, a precisão der medição do fluxo é mais alta que nas curvas predefinidas.Calha retangular (ISO 4359)Calha trapezoidal (ISO 4359)Calha em U (ISO 4359)Vertedouro triangular parede fina (ISO 1438)Vertedouro retangular parede fina (ISO 1438)Represa retangular larga Krone (ISO 3846) Fórmula de fluxo: Se a fórmula de fluxo da calha for conhecida, esta opção deveria ser selecionada, pois assim se atinge a mais alta precisão der medição do fluxo.Fórmula de fluxo: Q = k x hexp Definição do fabricante: Caso seja utilizada uma calha Parshall do fabricante ISCO, esta opção tem que ser selecionada. Dessa forma, se atinge uma alta precisão de medição do fluxo com uma configuração mais simples.De forma alternativa podem ser aceitos aqui também os valores de tabela Q/h disponibilizados pelo fabricante. ISCO-Parshall-Flume Tabela Q/h (atribuição da altura com respectivo fluxo em uma tabela)NotaDados detalhados de projeto podem ser obtidos junto aos fabricantes das calhas ou na respectiva literatura técnica,Os exemplos a seguir destinam-se à visão geral da medição de débito.Calha retangularOrifício do vertedouro (vista lateral)Água de montanteÁgua de jusanteOrifício do vertedouro (vista do lado da água de jusante)Medição de débito com vertedouro retangular: hmáx. = máx. enchimento da calha retangularCalha tipo Venturi KhafagiPosição do instrumentCalha tipo VenturiMedição de débito com calha Venturi Khafagi : hmáx. = enchimento máx. da calha; B = maior estrangulamento da calha';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e90';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e90'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e92';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e92'] = 'Instruções de segurançaObserve sempre as seguintes instruções de segurança:Conexão elétrica só deve ser efetuada por pessoal técnico qualificado e autorizado pelo proprietário do equipamentoAVISOConectar ou desconectar o aterramento apenas com a tensão desligada.Alimentação de tensãoOs dados da alimentação de tensão podem ser lidos no capítulo ""Dados técnicos".NotaAbasteça o aparelho através de um circuito com limitação de energia (potência máx. 100 W) conforme IEC 61010-1, por exemplo:Fonte de alimentação classe 2 (conforme UL1310)Fonte de alimentação SELV (extra baixa tensão de segurança) com limitação apropriada interna ou externa da corrente de saídaLeve em consideração as seguintes influências adicionais da tensão de operação:Tensão de saída mais baixa da fonte de alimentação sob carga nominal (por exemplo, no caso de uma corrente do instrument de 20,5 mA ou 22 mA com mensagem de falha)Influência de outros dispositivos no circuito (vide valores de carga nos ""Dados técnicos")Cabo de ligaçãoO aparelho é fornecido com o cabo conectado, de forma fixa. Caso seja necessário um prolongamento, é recomendável utilizar cabo de dois fios blindado.No modo HART Multidrop, é necessário, em geral, um cabo blindado.Blindagem do cabo e aterramentoRecomendamos conectar a blindagem do cabo no lado da alimentação no potencial da massa.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e95';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e95'] = 'Atribuição dos fios cabo de ligaçãoAtribuição dos fios do cabo de conexão fixo   Cor do fio Função Polaridade 1 Preto Alimentação de tensão, saída de sinal Plus (+) 2 Branco Alimentação de tensão, saída de sinal Menos (-) 3 Blindagem';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e98';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e98'] = 'Após ter sido feito a conexão à alimentação de tensão o aparelho executa um autoteste:Teste interno do sistema eletrônicoO sinal de saída é ajustado para falha.Depois do qual é emitido o valor de medição na linha de sinais.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e102';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e102'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e104';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e104'] = 'Aparelhos com interface de rádio para Bluetooth estão protegidos contra acesso indesejado por fora. Isto significa que a recepção de dados de medição e do estado bem como a alteração de ajustes do aparelho só sejam possíveis por pessoas autorizadas.Bluetooth PINPara o estabelecimento da conexão com Bluetooth por meio da ferramenta de trabalho (Smartphone/tablet/notebook) é necessário dispor de um PIN Bluetooth. Tal código precisa ser digitado uma única vez a comunicação Bluetooth é estabelecida pela primeira vez. Depois ele estará salvo na ferramenta de trabalho e não precisará mais ser digitado.O PIN Bluetooth PIN é diferente para cada aparelho. Ele é fornecido no folheto informativo ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes" junto com o aparelho. Ele pode ser mudado pelo usuário após a primeira conexão ter sido estabelecida. Após ter sido digitado um PIN Bluetooth errado, só será possível digitar novamente após o tempo de esperar ter chegado ao fim. O tempo de espera irá aumentar respectivamente a medida em que for feito mais um erro ao digitar o códigoBluetooth PUKO PUK Bluetooth permite o estabelecimento de uma comunicação Bluetooth em caso de perda do PIN Bleuetooth. Ele não é alterável. O PUK Bluetooth encontra-se no folheto informativo ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes". Caso este documento seja perdido, o PUK pode ser recebido de sua pessoa de contato, após uma legitimação. O armazenamento e a transmissão dos códigos de acesso Bluetooth ocorre sempre de forma criptografada (algoritmo SHA 256).';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e107';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e107'] = 'Os ajustes (parâmetros) do aparelho podem ser protegidos contra mudanças indesejadas. No estado de fornecimento do aparelho, a proteção de parâmetros encontra-se desativada. É possível alterar todos os ajustes.PIN do usuárioPara proteger a parametrização, o aparelho pode ser bloqueado pelo usuário com ajuda de um PIN do usuário livremente selecionável. Depois, os ajustes (parâmetros) só podem, no entanto, não podem mais ser alterados. O PIN do usuário será também salvo na ferramenta de configuração. A diferença para o PIN Bluetooth é que ele precisa ser digitado novamente cada vez que o aparelho for desbloqueado. Utilizando-se o app de configuração ou o EDD, o PIN do usuário para desbloqueio salvo será sugerido ao usuário.PUK para acesso ao aparelhoO PUNK para acesso ao aparelho permite o desbloqueio do aparelho em caso de perda do PIN do usuário. Ele não é alterável. O PUK para acesso ao aparelho encontra-se no folheto informativo fornecido ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes". Caso este documento seja perdido, o PUK para acesso ao aparelho pode ser consultado entrando-se em contato com sua respectiva pessoa contato, após uma legitimação. O armazenamento bem como a transmissão do PUK do usuário é feita sempre de forma criptografada (algoritmo SHA 256).';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e111';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e111'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e113';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e113'] = 'ConectarInicie o app de configuração. O terminal móvel procura automaticamente aparelhos compatíveis com Bluetooth existentes na proximidade.Os aparelhos encontrados são relacionados.Selecione, na lista de aparelhos, o aparelho desejado.AutentificarNo estabelecimento da primeira conexão, a ferramenta de configuração e o instrument têm que se autenticar mutuamente. Após a primeira autenticação correta, as conexões posteriores podem ser estabelecidas sem nova consulta de autenticação.Introduzir código de acesso BluetoothPara a autentificação introduzir na próxima janela do menu o PIN Bluetooth de 6 dígitos.O código pode ser visto no Folheto informativo ""Device Bluetooth and Parameter Access Codes" na embalagem do aparelho.NotaSe for introduzido um código errado, só se pode repetir a introdução após um determinado tempo. Esse tempo é prolongado a cada nova tentativa com um PIN errado.Conexão estabelecidaApós o estabelecimento da conexão, aparece o menu de configuração do instrument na respectiva ferramenta de configuração.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e118';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e118'] = 'O aparelho é configurado da seguinte forma:Baixe o SITRANS mobile IQ App do App Store no seu aparelho e instale o App.Inicie o App. Surgirão os aparelhos que se encontram na proximidade.Clique no aparelho com o qual deseja se conectar. Na primeira conexão é necessário digitar o código PIN fornecido junto com o aparelho (vide folheto Device Bluetooth and parâmetro Access Codes). Após o PIN ter sido digitado corretamente, são mostradas as informações sobre o aparelho.Utilize o Setup/a colocação rápida em funcionamento a fim de configurar o instrument para a aplicação que precisa.Modo 1: UE, Albânia, Andora, Azerbaijão, Austrália, Belarus, Bósnia e Herzegóvina, Grã-Bretanha, Islândia, Canadá, Liechtenstein, Marrocos, Moldávia, Mônaco, Montenegro, Nova Zelândia, Macedônia do Norte, Noruega, São Marino, Arábia Saudita, Suíça, Servia, África do Sul, Turquia, Ucraina, USAModo 2: Brasil, Japão, Coréia do Sul, Taiwan, TailândiaModo 3: Índia, MalásiaModo 4: Rússia, CazaquistãoConforme o modo, as características mecânicas do aparelho podem ser outras (vide capítulo ""Dados técnicos, grandeza de entrada").Maiores informações podem ser consultadas no documento ""Disposições sobre radiotransmissão para instrumentos de medição com homologações técnicas" no nosso site.Há suporte para muitas ferramentas de diagnóstico, inclusive a visualização do perfil do eco:';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e121';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e121'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e123';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e123'] = 'Estão disponíveis para o aparelho descrições na forma de Enhanced Device Description (EDD) para programas de configuração, como por ex. PDM.DownloadSIMATIC PDM é um pacote de software para a colocação em funcionamento e a manutenção de equipamentos de processamento: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109755005 Certifique-se na folha de suporte do nosso site se possui a mais recente versão de SIMATIC PDM, o mais recente Service Pack (SP) e o mais recente Hotfix (HF). Vá até:Downloads de software: http://www.siemens.com/processinstrumentation/downloadsAcesse a árvore do processo: ""Automação da indústria de processamento > Sistemas de controle de processo > SIMATIC PCS 7 > Componentes de sistema > Gestão de meios de servivo > SIMATIC PDM".PartidaProceda da seguinte maneira:Inicie o SIMATIC PDM, conectecom o aparelho e carregue dados do aparelho.Adeque os valores dos parâmetros no campo de valores dos parâmetros. Clique em Enter. Os campos de status chamam-se ""Alterado".Abra o menu ""Aparelho > Download para o aparelho…". Quando estiver finalizado, selecione ""Arquivo > Salvar", a fim de salvar os ajustes. Os campos de status são apagados.Visão geral do PDM, EDD Offline, PartidaVisão geral do PDM, EDD Offline, continuaçãoProcedimentoSelecione ""Aparelho / Assistente > Partida rápida" a fim de fazer a primeira colocação em funcionamento. Siga os passos guiados para a colocação em funcionamento conforme a Vossa aplicação específica.Assistente rápido para partida PDMSelecione ""aparelho > Programas de serviço Perfil do eco" a fim de confirmar a qualidade do sinal. Selecione as curvas que devem ser carregadas na visão geral do perfil do eco. Selecione agora ""Carregar as curvas selecionadas". As curvas e outras informações sobre o diagnóstico serão carregadas após aprox. 45 segundos.Linha azul - Perfil do ecoLinha vermelha - TVTLinha marrom - Ocultação automática de eco falso (caso ativado)Visão geral do perfil do eco PDMPara criar uma curva AFES nova, utilize ""Assistente > Ocultação automática de eco falso" do menu do aparelho e introduza a distância até à superfície do material.SIMATIC PDM dá suporte a muitas outras funções úteis, inúmeras possibilidades de ajuda ao diagnóstico e Asset Management. Mais detalhes podem ser consultados no manual de SIMATIC PDM em https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109755005';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e127';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e127'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e129';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e129'] = 'ManutençãoSe o aparelho for utilizado conforme a finalidade, não é necessária nenhuma manutenção especial na operação normal.Medidas contra incrustaçõesEm algumas aplicações, o resultado da medição pode ser influenciado por incrustações do produto no sistema da antena. Portanto, a depender do instrument e da aplicação, tomar as devidas medidas para evitar que ele fique muito sujo. Se necessário, o sistema da antena deve ser limpo em determinados intervalos.limpezaA limpeza contribui para que a placa de características e marcas no aparelho fiquem visíveis.É necessário observar o seguinte:Utilize apenas produtos de limpeza que não sejam agressivos para a caixa, a placa de características e as vedações.Só utilize métodos de limpeza que seja de acordo com o grau de proteção do aparelho.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e132';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e132'] = 'Comportamento em caso de falhasÉ de responsabilidade do proprietário do equipamento tomar as devidas medidas para a eliminação de falhas surgidas.Causas de falhasO aparelho garante um funcionamento altamente seguro. Porém, podem ocorrer falhas durante sua operação. Essas falhas podem por ex. apresentar as seguintes causas:InstrumentProcessoAlimentação de tensãoAvaliação de sinalEliminação de falhasAs primeiras medidas a serem tomadas:Avaliação de mensagens de erroVerificação do sinal de saídaTratamento de erros de mediçãoOutras possibilidades de diagnóstico mais abrangentes são oferecidas pelo terminal móvel (Smartphone/tablete) com o app de configuração ou um PC/Notebook com o PDM e EDD adequado. Em muitos casos, isso permite identificar as causas e eliminar as falhas.Comportamento após a eliminação de uma falhaA depender da causa da falha e das medidas tomadas, se necessário, executar novamente os passos descritos no capítulo ""Colocar em funcionamento" ou controlar se está plausível e completo.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e135';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e135'] = 'Sinal 4 … 20 mAConecte um multímetro com faixa de medição apropriada, de acordo com o esquema de ligações. A tabela a seguir descreve os erros possíveis no sinal de corrente, ajudando na sua eliminação: Erro Causa Eliminação do erro Sinal de 4 … 20 mA instável grandeza de medição oscila Ajustar atenuação Falta o sinal de 4 … 20 mA Erro na conexão elétrica Controlar conexão, se necessário corrigir Falta alimentação de tensão Controlar se há rupturas nos cabos, consertar, se necessário Tensão de alimentação muito baixa, resistência de carga muito alta Controlar e corrigir, se necessário Sinal de corrente maior que 22 mA, menor que 3,6 mA sistema eletrônico do instrument defeituoso Trocar o aparelho ou, a depender do modelo, enviá-lo para conserto';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e138';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e138'] = 'O aparelho dispõe de uma função de automonitoração e diagnóstico conforme NE 107 e VDI/VDE 2650. Além das mensagens de status apresentadas nas tabelas a seguir, é possível visualizar mensagens de erro ainda mais detalhadas através da opção do menu ""Diagnóstico" através da respectiva ferramenta de trabalho.Mensagens de statusAs mensagens de status são subdividas nas seguintes categorias:AvariaControle de funcionamentoFora da especificaçãoNecessidade de manutençãoe mostradas mais claramente por pictogramas:Falha (Failure) - vermelhaFora da especificação (Out of specification) - amarelaControle de funcionamento (Function check) - laranjaNecessidade de manutenção (Maintenance) - azulPictogramas das mensagens de status Falha (Failure): O aparelho emite uma mensagem de falha devido à detecção de uma falha no funcionamento.A mensagem de status está sempre ativa. O usuário não pode desativá-la. Controle de funcionamento (Function check): Estão sendo realizados trabalhos no aparelho, o valor medido está temporariamente inválido (por exemplo, durante uma simulação)Esta mensagem de status está desativada por meio de default. Fora da especificação (Out of specification): O valor medido é incerto, pois ultrapassou a especificação do dispositivo (por exemplo, temperatura da eletrônica).Esta mensagem de status está desativada por meio de default. Necessidade de manutenção (Maintenance): Funcionamento do dispositivo limitado por influências externas. A medição é influenciada, o valor de medição ainda é válido. Planejar a manutenção do dispositivo, pois é de se esperar uma falha no futuro próximo (por exemplo, devido a incrustações/aderências).Esta mensagem de status está desativada por meio de default.Failure Código Mensagem de texto Causa Eliminação do erro DevSpec State in CMD 48 F013 Não existe valor de medição Nenhum valor de medição na fase de inicialização ou durante o funcionamento Controlar a montagem e a configuração de parâmetros, corrigindo, se necessário Limpar sistema de antena Byte 5, Bit 0 de Byte 0 … 5 F017 Margem de calibração muito pequena Calibração fora da especificação Alterar a calibração de acordo com os valores-limite (diferença entre Mín. e Máx. ≥ 10 mm Byte 5, Bit 1 de Byte 0 … 5 F025 Erro na tabela de linearização Os marcadores de índice não se elevam continuamente, por exemplo, pares de valores ilógicos Conferir a tabela de linearização Apagar a tabela/criar uma nova Byte 5, Bit 2 de Byte 0 … 5 F036 Não há software executável Falha de soma de prova na atualização do software sem êxito ou cancelada Repetir a atualização do software Enviar o aparelho para ser consertado Byte 5, Bit 3 de Byte 0 … 5 F040 Erro no sistema eletrônico Ultrapassagem do nível limite no processamento de sinais Erro de hardware Reiniciar o aparelho Enviar o aparelho para ser consertado Byte 5, Byte 5, Bit 4 de Byte 0 … 5 F080 Erro geral do software Erro geral do software Reiniciar o aparelho Byte 5, Byte 5, Bit 5 de Byte 0 … 5 F105 Detectando valor de medição O aparelho ainda se encontra na fase de inicialização. O valor de medição ainda não pôde ser detectado Aguardar o término da fase de inicialização Duração de até aprox. 3 minutos, a depender do ambiente de medição e dos parâmetros configurados. Byte 5, Byte 5, Bit 6 de Byte 0 … 5 F260 Erro na calibração Falha de soma de prova nos valores de calibração Erro na EEPROM Enviar o aparelho para ser consertado Byte 4, Bit 0 de Byte 0 … 5 F261 Erro no ajuste do aparelho Erro na colocação em funcionamento Erro na supressão de sinais de interferência Erro ao executar um reset Repetir a colocação em funcionamento Executar um reset Byte 4, Bit 1 de Byte 0 … 5 F265 Falha na função de medição Falha sequências do programa da falha na função de medição Aparelho reinicializa-se automaticamente Byte 4, Bit 3 de Byte 0 … 5Function check Código Mensagem de texto Causa Eliminação do erro DevSpec State in CMD 48 C700 Simulação ativa Uma simulação está ativa Terminar a simulação Aguardar o término automático após 60 min. Simulation Active" no "Status padronizado 0"Out of specification Código Mensagem de texto Causa Eliminação do erro DevSpec State in CMD 48 S600 Temperatura inadmissível do sistema eletrônico Temperatura do sistema eletrônico em faixa não especificada Controlar a temperatura ambiente Isolar o sistema eletrônico Byte 23, Bit 4 de Byte 14 … 24 S601 Enchimento excessivo Perigo de enchimento excessivo do reservatório Assegurar-se de que não ocorra mais nenhum enchimento Controlar o nível de enchimento no reservatório Byte 23, Bit 5 de Byte 14 … 24 S603 Tensão de alimentação não admissível Tensão dos terminais muito baixa Controlar tensão nos terminais, aumentar tensão de operação Byte 23, Bit 6 de Byte 14 … 24Maintenance Código Mensagem de texto Causa Eliminação do erro DevSpec State in CMD 48 M500 Erro no estado de fornecimento Os dados não puderam ser restaurados no reset para o estado de fornecimento Repetir o reset Carregar o arquivo XML com os dados do instrument para o aparelho Bit 0 de Byte 14 … 24 M501 Erro na tabela inativa de linearização Erro de hardware EEPROM Enviar o aparelho para ser consertado Bit 1 de Byte 14 … 24 M507 Erro no ajuste do aparelho Erro na colocação em funcionamento Erro ao executar um reset Erro na supressão de sinais de interferência Efetuar um reset e repetir a colocação em funcionamento Bit 7 de Byte 14 … 24 M508 Não há software executável para o Bluetooth Falha de soma de prova no software do Bluetooth Atualizar o software Bit 8 de Byte 14 … 24 M509 Atualização do software está sendo feita Atualização do software está sendo feita Aguardar até que o update do SW tenha finalizado Bit 9 de Byte 14 … 24 M510 Nenhuma comunicação com o controlador principal A comunicação entre o sistema eletrônico principal e o módulo do display sofre interferência Controlar o cabo de ligação para o display Enviar o aparelho para ser consertado Bit 10 de Byte 14 … 24 M511 Configuração inconsistente do software Uma unidade de software precisa de uma atualização do software Atualizar o software Bit 11 de Byte 14 … 24';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e141';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e141'] = 'As tabelas abaixo mostram exemplos típicos de erro de medição.As figuras na coluna ""Descrição do erro mostram o nível de enchimento efetivo como nível de enchimento tracejado e nível de enchimento emitido como linha contínua.Nível de enchimento realNível de enchimento exibido pelo instrumentTratamento de erros de mediçãoNotaNo nível de enchimento constante emitido a causa poderia também se encontrar também no ajuste de falha da saída de corrente em ""Manter valor".Se o nível de enchimentofor muito baixo, a causa poderia ser também uma resistência muito alta do caboTabela 10.1: Líquidos: erro de medição com nível de enchimento constante Descrição do erro Causa Eliminação do erro Valor de medição mostra um nível de enchimento muito baixo ou muito alto Calibração incorreta de Mín./Máx. Corrigir a calibração de Mín./Máx. Curva de linearização errada Corrigir a curva de linearização O valor de medição salta na direção de 100 % A amplitude do eco do nível de enchimento cai devido ao processo Não foi efetuada a supressão de sinais de interferência Efetuar uma supressão de sinais de interferência A amplitude ou o local de um eco falso se alterou (por exemplo, condensado, incrustações do produto); a supressão de sinais falsos não é mais válida Identificar a causa da alteração dos sinais de interferência, efetuar a supressão de sinais de interferência com, por exemplo, condensado.Tabela 10.2: Líquidos: erro de medição no enchimento Descrição do erro Causa Eliminação do erro Valor de medição fica constante durante o enchimento Ecos falsos muito grandes nas proximidades ou eco do nível de enchimento muito pequeno Formação forte de espuma ou vórtice Calibração de Máx. incorreta Eliminar sinais de interferência nas proximidades Controlar o ponto de medição: a antena deveria sobressair da luva roscada, eventuais ecos falsos por luva de flange? Remover sujeira da antena No caso de falhas causadas por anteparos nas proximidades, alterar o sentido de polarização Criar nova supressão de sinais de interferência Corrigir a calibração de Máx. O valor de medição salta no enchimento na direção de 0 % O eco do nível de enchimento não pode ser diferenciado do eco falso em uma posição de eco de falso (salta para eco múltiplo) No caso de falhas causadas por anteparos nas proximidades: Alterar o sentido de polarização Escolher a posição de montagem mais favorável O valor de medição salta no enchimento na direção de 100 % A amplitude do eco do nível de enchimento cai no enchimento devido a fortes turbulências e espuma. O valor de medição salta para o eco falso Efetuar uma supressão de sinais de interferência O valor de medição salta no enchimento esporadicamente para 100 % Variação de condensado ou sujeira na antena Efetuar a supressão de sinais falsos ou aumentar a supressão de sinais falsos com condensado/sujeira na vizinhança através de edição O valor de medição salta para ≥ 100 % ou 0 m de distância O eco de nível de enchimento não é mais detectado na faixa superior devido a espuma ou sinais falsos. O instrument passa para a proteção contra enchimento excessivo. São emitidos o nível de enchimento máx. (distância 0 m) e a mensagem de status ""Proteção contra enchimento excessivo". Controlar o ponto de medição: a antena deveria sobressair da luva roscada, eventuais ecos falsos por luva de flange? Remover sujeira da antenaTabela 10.3: Líquidos: erro de medição no esvaziamento Descrição do erro Causa Eliminação do erro O valor de medição permanece inalterado no esvaziamento na vizinhança Eco falso maior que o eco do nível de enchimento Eco do nível de enchimento muito pequeno Controlar o ponto de medição: a antena deveria sobressair da luva roscada, eventuais ecos falsos por luva de flange? Remover sujeira da antena No caso de falhas causadas por anteparos nas proximidades: Alterar o sentido de polarização Após a eliminação do eco falso, a supressão de sinais falsos tem que ser apagada. Efetuar uma nova supressão de sinais falsos O valor de medição salta no esvaziamento esporadicamente na direção de 100 % Variação de condensado ou sujeira na antena Efetuar a supressão de sinais falsos ou aumentar a supressão de sinais falsos na vizinhança através de ediçãoTabela 10.4: Produtos sólidos: erro de medição com nível de enchimento constante Descrição do erro Causa Eliminação do erro Valor de medição mostra um nível de enchimento muito baixo ou muito alto Calibração incorreta de Mín./Máx. Corrigir a calibração de Mín./Máx. Curva de linearização errada Corrigir a curva de linearização O valor de medição salta na direção de 100 % A amplitude do eco do produto cai devido ao processo Não foi efetuada a supressão de sinais de interferência Efetuar uma supressão de sinais de interferência A amplitude ou o local de um eco falso se alterou (por exemplo, condensado, incrustações do produto); a supressão de sinais falsos não é mais válida Identificar a causa da alteração dos sinais de interferência, efetuar a supressão de sinais de interferência com, por exemplo, condensado.Tabela 10.5: Produtos sólidos: erro de medição no enchimento Descrição do erro Causa Eliminação do erro O valor de medição salta no enchimento na direção de 0 % O eco do nível de enchimento não pode ser diferenciado do eco falso em uma posição de eco de falso (salta para eco múltiplo) Eliminar/reduzir o eco falso: minimizar a interferência por anteparos através da alteração do sentido de polarização Escolher a posição de montagem mais favorável Reflexão transversal em um funil de extração, amplitude do eco da reflexão transversal maior que a do eco do nível de enchimento Direcionar o instrument para a parede oposta do funil, evitar cruzamento com o fluxo de enchimento Valor de medição oscila em torno de 10 … 20 % Diversos ecos de uma superfície do produto não plana, por exemplo, no caso de empilhamento de produtos sólidos Controlar o parâmetro Tipo de produto e ajustá-lo, se necessário Otimizar a posição de montagem e alinhamento do instrument Reflexões da superfície do produto através da parede do reservatório (deflexão) Selecionar uma posição de montagem mais favorável, otimizar o alinhamento do instrument, por exemplo, com suporte móvel O valor de medição salta no enchimento esporadicamente para 100 % Condensado alterável ou sujeira na antena Efetuar a supressão de sinais falsos ou aumentar a supressão de sinais falsos com condensado/sujeira na vizinhança através de ediçãoTabela 10.6: Produtos sólidos: erro de medição no esvaziamento Descrição do erro Causa Eliminação do erro O valor de medição permanece inalterado no esvaziamento na vizinhança Sinal falso mais alto do que o eco de nível de enchimento ou eco de nível de enchimento baixo demais Eliminar ecos falsos na vizinhança, controlando se a antena sai da luva Remover sujeira da antena Minimizar anteparos montados na vizinhança que causem interferência através da alteração do sentido de polarização Após a eliminação do eco falso, a supressão de sinais falsos tem que ser apagada. Efetuar uma nova supressão de sinais falsos O valor de medição salta no esvaziamento esporadicamente na direção de 100 % Condensado alterável ou sujeira na antena Efetuar a supressão de sinais falsos ou aumentar a supressão de sinais falsos na vizinhança através de edição Valor de medição oscila em torno de 10 … 20 % Diversos ecos de uma superfície do produto não plana, por exemplo, no caso de funil de extração Controlar o parâmetro Tipo de produto e ajustá-lo, se necessário Reflexões da superfície do produto através da parede do reservatório (deflexão) Otimizar a posição de montagem e alinhamento do instrument';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e145';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e145'] = 'Coloque a nota de entrega, a nota que acompanha o produto a ser devolvido e a declaração de descontaminação em um envelope transparente bem fixado, no lado externo da embalagem. Aparelhos e peças de reposição que tenham sido devolvidos sem a declaração de descontaminação, serão devidamente descontaminados sob o ponto de vista técnico antes que passem por qualquer procedimento. O custo oriundo deste processo será coberto pelo usuário.Formulários necessários:Nota de entregaNota que acompanha produtos a serem devolvidos com as seguintes informações: https://www.siemens.com/processinstrumentation/returngoodsnoteProduto (designação de artigo)Número dos aparelhos/peças de reposição devolvidosMotivo para a devoluçãoDeclaração de descontaminação https://www.siemens.com/sc/declarationofdecontaminationCom esta declaração o Senhor assegura que o aparelho/peça de reposição foi acuradamente limpa e que não contém nenhum resíduo. Além disso que o aparelho/ peça de reposição não representa nenhum perigo para o homem e o meio ambiente.Caso o aparelho/peça de reposição devolvido tenha entrado em contato com substâncias impuras, cáusticas, inflamáveis ou água, será dever do Senhor limpar e descontaminar acuradamente o aparelho/peça de reposição antes de devolvê-lo para que todas as cavidades da aparelho/peça de reposição esteja isenta de substâncias perigosas. Por fim, controle se a limpeza foi realizada corretamente.Aparellhos/peças de reposição devolvidos aos quais nao tenha sido anexado nenhuma Declaração de descontaminação, serão tecnicamente limpos antes de qualquer procedimento às Vossas custas.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e148';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e148'] = 'Suporte técnicoCaso esta documentação não tenha esclarecido completamente as suas dúvidas técnicas, solicitamos que se dirija ao suporte técnico em www.siemens.com/automation/support-request.Maiores informações sobre o nosso suporte técnico podem ser encontradas em www.siemens.com/automation/csi/serviceServiço e suporte na internetAlém da nossa oferta de documentação a Siemens também oferece uma vasta solução dando um suporte em www.siemens.com/automation/service&supportInterlocutorCaso tenha mais perguntas sobre o aparelho, solicitamos dirigir-se diretamente ao seu representante da Siemens: ww.automation.siemens.com/partnerPara encontrar a Vossa pessoa-contato para o seu produto, vá até ""Todos os produtos e setores". Selecione ""Produtos e serviços > Automação da indústria de processamento > Instrumentalização de processos".DocumentaçãoDocumentação sobre diferentes produtos e sistemas encontra-se em www.siemens.com/processinstrumentation/documentation.CertificadosOs certificados podem ser encontrados na Internet em www.siemens.com/processinstrumentation/certificates ou em um DVD anexado.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e151';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e151'] = 'Caso seja necessário um conserto do aparelho, dirija-se à Siemens. Os endereços podem ser encontrados em www.siemens.com/processautomation.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e155';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e155'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e157';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e157'] = 'Para a desmontagem, efetue os passos indicados no capítulo ""Montar" e ""Conectar à alimentação de tensão" de forma análoga, no sentido inverso.AVISOAo desmontar observe as condições do processo nos reservatórios ou tubulações. Existe o perigo de ferimento por ex. devido a pressões ou temperaturas altas bem como produtos agressivos ou tóxicos. Evite perigos tomando as respectivas medidas de proteção.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e160';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e160'] = 'Entregue o aparelho à uma empresa especializada em reciclagem e não use para isso os postos de coleta municipais.Remova antes pilhas eventualmente existente caso seja possível retirá-las do aparelho. Devem passar por uma detecção separada.Caso no aparelho a ser eliminado tenham sido salvos dados pessoais, apague tais dados antes de eliminar o aparelhoCaso não tenha a possibilidade de eliminar corretamente o aparelho antigo, fale conosco sobre uma devolução para a eliminação.Informações detalhadas sobre os aparelhos que funcionam com pilha encontram-se em (https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479891/)Nota Descarte especial necessário O aparelho contém componentes que precisam ser especialmente descartados.Descarte o aparelho corretamente e de forma sustentável através de uma empresa local.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e164';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e164'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e166';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e166'] = 'RadarO aparelho foi testado e homologado conforme a edição atual das normas e padrões nacionais.Disposições sobre o uso podem ser consultadas no documento ""Disposições sobre radiotransmissão para instrumentos de medição com homologações técnicas" no nosso site.BluetoothO módulo de Bluetooth no aparelho foi testado e homologado conforme a edição atual das normas e padrões nacionais.As confirmações bem como as disposições para o uso podem ser encontradas no documento ""Homologações de radiotransmissão" fornecido ou na www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e169';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e169'] = 'Para a série de aparelhos, estão disponíveis ou em preparação modelos para uso em áreas com perigo de explosão.Os respectivos documentos podem ser encontrados em www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e172';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e172'] = 'Para a série de aparelhos, estão disponíveis ou em preparação modelos para uso na área naval.Os respectivos documentos podem ser encontrados em www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e175';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e175'] = 'Para a série de aparelhos, estão disponíveis ou em preparação modelos para uso como parte de uma proteção contra enchimento excessivo.As respectivas homologações podem ser encontrados em www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e178';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e178'] = 'Para a série de aparelhos, estão disponível ou em preparação versões para o uso nas áreas alimentícia farmacêutica.Os respectivos certificados podem ser encontrados em www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e182';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e182'] = 'O dispositivo atende as exigências legais das diretrizes ou regulamentos técnicos específicos do país em questão. Confirmamos a conformidade através de uma marcação correspondente.A respectiva declaração de conformidade pode ser encontrada em www.siemens.com/level.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e185';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e185'] = 'A NAMUR uma associação que atua na área de automação da indústria de processamento na Alemanha. As recomendações NAMUR publicadas valem como padrões na instrumentação de campo.O dispositivo atende as exigências das seguintes recomendações NAMUR:NE 21 – Compatibilidade eletromagnética de meios operacionaisNE 43 – Nível de sinais para a informação de falha de transmissoresNE 53 – Compatibilidade de aparelhos de campo e componentes de visualização/configuraçãoNE 107 – Automonitoração e diagnóstico de aparelhos de campoPara maiores informações, vide www.namur.de.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e189';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e189'] = '';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e191';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e191'] = 'Instrução para aparelhos homologadosEspecificações do aparelho: Siemens toma todas as medidas de forma que estas especificações sejam corretas, se reserva no entanto o direito de alterá-las a qualquer momento.Homologações específicas do aparelho: As homologações específicas do aparelho precisam sempre ser consultas nas placas de características do aparelho.Materiais e pesos Materiais, com contato com o produto AntenaPVDFcontraporcaaPP Materiais, sem contato com o produto CaixaPVDFVedação entrada do caboFKMCabo de ligaçãoPVCPesoDispositivo0,7 kg (1.543 lbs)Cabo de ligação0,1 kg/mUnião para montagemRosca G1, R1, 1 NPTGrandeza de entradaGrandeza de mediçãoGrandeza de medição é a distância entre a borda da antena do instrument e da superfície do produto. A borda da antena também é o nível de referência para a medição.Faixa de mediçãoa0 … 30 m (0 … 98.43 ft)Distância de medição mínimabModo 1, 2, 40 mm (0 in)Modo 3≥ 250 mm (9.843 in)Nível de referênciaGrandeza de medição, faixa máxima de mediçãoDados referentes à grandeza de entradaFase de inicializaçãoTempo de inicialização para UB = 12 V DC, 18 V DC, 24 V DC< 15 sCorrente de partida para o tempo de inicialização≤ 3,6 mAConsumo de potênciaUB OnTempo de inicializaçãoEmissão de valor de mediçãoUB Offtempo de inicialização e tempo de inicialização Corrente do instrument Tensão de operação 12 V DC 18 V DC 24 V DC ≤ 3,6 mA < 45 mW < 65 mW < 90 mW 4 mA < 50 mW < 75 mW < 100 mW 20 mA < 245 mW < 370 mW < 485 mWGrandeza de saídaSinal de saída4 … 20 mA/HARTFaixa do sinal de saída3,8 … 20,5 mA/HART (ajuste de fábrica)Resolução do sinal0,3 µAResolução da medição digital1 mm (0.039 in)Sinal de falha da saída de corrente (ajustável)≤ 3,6 mA, ≥ 21 mA, último valor de medição válidoCorrente máx. de saída22 mACorrente de partida≤ 3,6 mA; ≤ 10 mA por 5 ms após o aparelho ser ligadoCarga545 Ohm de 24 V DCAtenuação (63 % da grandeza de entrada), ajustável0 … 999 sValores HART de saídaaPV (Primary Value)Por cento lin.SV (Secondary Value)DistânciaTV (Third Value)Segurança de mediçãoQV (Fourth Value)Temperatura do sistema eletrônicoEspecificação HART atendida7.0Mais informações sobre Manufacturer ID, aparelhos ID aparelhos RevisionVide site do FieldComm GroupDiferença de medição (conforme DIN EN 60770-1)Condições de referência do processo conforme a norma DIN EN 61298-1Temperatura+18 … +30 °C (+64 … +86 °F)Umidade relativa do ar45 … 75 %Pressão do ar860 … 1060 mbar/86 … 106 kPa (12.5 … 15.4 psig)Condições de referência de montagemDistância até os anteparos> 200 mm (7.874 in)RefletorRefletor de placas planoReflexões falsasMaior sinal de falso 20 dB menor que o sinal útilDiferença de medição em líquidos≤ 2 mm (distância de medição > 0,25 m/0.8202 ft) ou ±10 mm (distância de medição 0 … 0,25 m/0.8202 ft)não-repetibilidadea≤ 2 mmDiferença de medição com produtos sólidosOs valores dependem bastante da aplicação, não sendo possível, portanto, indicar dados garantidos.Grandezas que influenciam a exatidão de medição2 Dados válidos para o valor de medição digital Derivação de temperatura - Valor digital< 3 mm/10 K, máx. 5 mm Dados válidos adicionalmente para a saída de corrente Derivação de temperatura - saída de corrente< 0,03 %/10 K ou máx. 0,3 % relativos à margem de 16 7mADiferença na saída de corrente por conversão digital-analógico< 15 µADiferença de medição adicional devido a interferências eletromagnéticasConforme NAMUR NE 21< 80 µAConforme EN 61326-1nenhumDe acordo com IACS E10 (construção naval)/IEC 60945< 250 µACaracterísticas de medição e dados de potênciaFrequência de mediçãoBanda W (tecnologia de 80 GHz)Tempo de ciclo de mediçãoa≤ 250 msTempo de resposta do saltob≤ 3 sÂngulo de radiaçãoc4°Constante dielétrica> 1,6Condições ambientaisTemperatura ambiente-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)Temperatura de transporte e armazenamento-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)Condições ambientais mecânicasvibrações (oscilações)Classe 4M8 segundo IEC 60721-3-4 (5 g, de 4 … 200 Hz)Pancadas (choque mecânico)Classe 6M4 segundo IEC 60271-3-6 (50 g, 2,3 ms)Resistência contra impactoIK07 segundo IEC 62262Condições do processoPara as condições do processo, devem ser observados também os dados da placa de características. Vale sempre o valor mais baixo.Temperatura do processo-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)Pressão do processo-1 … 3 bar (-100 … 300 kPa/-14.5 … 43.51 psig)Interface para BluetoothPadrão BluetoothBluetooth 5.0Frequência2,402 … 2,480 GHzPotência de envio máx.+2,2 dBmNúmero de participantes máx.1Alcancetípico 25 m (82 ft)Depende das condições locaisConfiguraçãoTerminal móvelSITRANS mobile IQAlimentação de tensãoTensão de operação UBcom 4 mA12 … 35 V DCcom 20 mA9 … 35 V DCProteção contra inversão de polaridadeIntegradoProteção contra sobretensãoResistência a impactos que transpassem contra peças metálicas de montagem> 10 kVResistência à sobretensão (impulsos de teste de voltagem 1,2/50 µs an 42 Ω)> 1000 VDispositivo de proteção contra sobretensão adicionalDevido à estrutura sem potencial da eletrônica e amplas medidas de isolamento em geral não é necessário.Medidas de proteção elétricaGrau de proteçãoIP66/IP68 (3 bar, 24 h) segundo IEC 60529,Tipos 6P segundo UL 50Altura de uso acima do nível do mar5000 m (16404 ft)Classe de proteçãoIIIGrau de poluição4';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e194';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e194'] = 'Dimensões SITRANS LR120';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e197';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e197'] = 'Open source software components are also used in this device. A documentation of these components with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers can be found on our homepage.';
			
	g_sepIdx[g_sepIdx.length] = 'td20e200';
	g_searchEnginePlainTextArray['td20e200'] = 'Todas as marcas e nomes de empresas citados são propriedade dos respectivos proprietários legais/autores.';
			